Thông tư 08/2021/TT-BTNMT
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Ngày ban hành: 2021-06-30

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG _____________ Số: 08/2021/TT-BTNMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------- Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021 THÔNG TƯ Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Căn cứ Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn; Nghị định số 48/2020/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn; Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn. Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc hải văn mã số QCVN 69: 2021/BTNMT. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2021; Thông tư số 08/2020/TT-BTNMT ngày 11 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư này./. Nơi nhận: - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Tòa án Nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; - Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Lưu: VT, PC, KHCN, TCKTTV. (200). KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Lê Công Thành CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------- QCVN 69: 2021/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUAN TRẮC HẢI VĂN National technical regulation on Marine Observation HÀ NỘI - 2021 QCVN 69: 2021/BTNMT LỜI NÓI ĐẦU QCVN 69: 2021/BTNMT do Tổng cục Khí tượng Thủy văn biên sọan, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo Thông tư số……./2021/TT-BTNMT ngày….... tháng…... năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. QCVN 69: 2021/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA National technical regulation on Marine Observation I. QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định về quan trắc hải văn trên lãnh thổ Việt Nam. 2. Đối tượng áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng đối với các cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân có liên quan đến họat động quan trắc hải văn. 3. Giải thích thuật ngữ Trong Quy chuẩn này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 3.1. Yếu tố hải văn bao gồm tầm nhìn xa phía biển, gió bề mặt, sóng biển, nhiệt độ nước biển tầng mặt, độ muối nước biển, sáng biển, mực nước biển và dòng chảy biển. 3.2. Vị trí quan trắc hải văn: là nơi được lựa chọn, tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật về quan trắc để xây dựng các công trình lắp đặt thiết bị thủ công hoặc tự động, phục vụ quan trắc hải văn. 3.3. Công trình quan trắc hải văn: là cơ sở vật chất đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành, được xây dựng để lắp đặt thiết bị, phương tiện đo. 3.4. Tầm nhìn xa phía biển: là khỏang cách xa nhất có thể quan sát các vật thể (tiêu điểm) trên nền trời, tùy thuộc vào độ trong suốt của hiện tượng khí tượng do ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như lượng mây, mù, sương mù, mưa và các hiện tượng khí tượng khác. 3.4.1. Tầm nhìn xa phía biển ban ngày: là khỏang cách xa nhất quan sát một vật thể dựa vào mức độ trong suốt của hiện tượng khí tượng. 3.4.2. Tầm nhìn xa phía biển ban đêm: là khỏang cách xa nhất được xác định trước quan sát một nguồn sáng có cường độ vừa phải. 3.5. Gió bề mặt: là chuyển động ngang của khối không khí, đặc trưng bởi hướng gió và tốc độ gió. Hướng gió được xác định theo la bàn, độ góc (o). 3.5.1. Tốc độ gió: là tỷ số giữa quãng đường và thời gian khối không khí đi hết quãng đường đó. 3.5.2. Tốc độ gió tức thời: là tốc độ gió đo được tại thời điểm quan trắc. 3.5.3. Tốc độ gió trung bình: là giá trị tốc độ gió tại kỳ quan trắc được tính bằng trung bình của các giá trị đo được trong khỏang thời gian 2 phút hoặc 10 phút. QCVN 69: 2021/BTNMT 3.6. Sóng biển: là các sóng bề mặt xuất hiện tại tầng trên cùng của biển hay đại dương 3.6.1. Độ cao sóng: là khỏang cách theo chiều thẳng đứng từ chân sóng đến đỉnh sóng. 3.6.2. Hướng sóng: là hướng mà sóng từ đâu truyền tới, hướng sóng được xác định theo 8 hướng chính la bàn và độ góc (o). 3.6.3. Độ dài sóng: là khỏang cách theo chiều ngang giữa hai đỉnh sóng hoặc hai chân sóng liên tiếp. 3.6.4. Chu kỳ sóng: là khỏang thời gian tính bằng giây giữa hai đỉnh đầu sóng liên tiếp qua một điểm cố định nào đó trên mặt biển. 3.6.5. Tốc độ truyền sóng: là quãng đường đỉnh sóng di chuyển được trong một chu kỳ sóng. 3.7. Nhiệt độ nước biển tầng mặt: là nhiệt độ đo được trên bề mặt biển. 3.8. Độ muối nước biển: là tổng lượng muối (tính ra gam) chứa trong 1 kg nước biển. 3.9. Sáng biển: là hiện tượng phát sáng của các sinh vật, đặc biệt là các sinh vật biển ở lớp nước tầng mặt, có thể nhìn thấy vào ban đêm. 3.10. Mực nước biển (h): là tổng hợp của ba thành phần: Mực nước biển trung bình, thủy triều và dao động dư. h = MSL + T + MR; 3.10.1. Mực nước biển trung bình (MSL): là giá trị trung bình của tất cả các quan trắc mực nước biển trong một khỏang thời gian nào đấy. 3.10.2. Thủy triều (T): là dao động tuần hòan gây ra do lực tạo triều. Lực tạo triều xuất hiện do tác động của các lực vũ trụ, các lực hấp dẫn giữa Trái đất, Mặt trăng và Mặt trời. 3.10.3. Dao động dư (MR): là thành phần phi triều gây ra do những nhiễu động của thời tiết và nó được xác định sau khi tách thủy triều ra khỏi mực nước tổng cộng. 3.11. Dòng chảy biển: là sự di chuyển của khối nước biển từ vị trí này đến vị trí khác theo phương nào đó. 3.11.1. Vận tốc dòng chảy: là tỷ số giữa quãng đường và thời gian khối nước đi hết quãng đường đó. 3.11.2. Hướng chảy: được xác định từ đâu chảy đi và theo hướng la bàn, độ góc (o). 3.12. Tần suất đo: là số lần đo trong 24 giờ, thực hiện tại các thời điểm cố định theo quy định. QCVN 69: 2021/BTNMT 3.13. Nước lớn: mực nước biển cao nhất trong một chu kỳ dao động thủy triều được thể hiện bằng trị số độ cao và thời gian xuất hiện. 3.14. Nước ròng: mực nước biển thấp nhất trong một chu kỳ dao động thủy triều được thể hiện bằng trị số độ cao và thời gian xuất hiện. 3.15. Triều dâng: khỏang thời gian từ nước ròng đến nước lớn liền kề. 3.16. Triều rút: khỏang thời gian từ nước lớn đến nước ròng liền kề. 3.17. Tầng quan trắc: khỏang cách thẳng đứng tính từ mặt nước biển yên tĩnh đến điểm quan trắc. 3.18. Chu kỳ sóng: thời gian giữa hai lần xuất hiện liên tiếp đỉnh sóng tại một điểm. 3.19. Giờ tròn: giờ tại các thời điểm từ 0 giờ; 1 giờ; 2 giờ; cho đến 23 giờ II. QUY ĐỊNH VỀ KỸ THUẬT 1. Quy định vị trí, công trình quan trắc đối với các yếu tố hải văn Quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Quy định thông số kỹ thuật của thiết bị quan trắc các yếu tố hải văn 2.1. Thông số kỹ thuật của thiết bị quan trắc tầm nhìn xa phía biển 2.1.1. Thông số kỹ thuật Đơn vị đo: mét (m) Khỏang đo: từ 10 m trở lên Độ phân giải: 1 m Sai số phép đo quy định tại bảng 1. Bảng 1. Sai số phép đo tầm nhìn xa 2.1.2 Quan trắc tầm nhìn xa phía biển bằng phương pháp thủ công a) Cấp tầm nhìn xa phía biển dựa vào tiêu điểm được quy định theo bảng 2. QCVN 69: 2021/BTNMT Bảng 2. Cấp tầm nhìn xa phía biển dựa vào tiêu điểm b) Yêu cầu phân cấp tầm nhìn xa phía biển quy định tại bảng 3. QCVN 69: 2021/BTNMT 2.2. Thông số kỹ thuật của thiết bị quan trắc gió bề mặt Khi vườn khí tượng cách xa vị trí quan trắc sóng từ 1500 m đến 2000 m trở lên và độ cao mặt vườn khí tượng cao hơn 10 m so với mực nước biển trung bình thì phải quan trắc gió tại vị trí quan trắc sóng. 2.3. Thông số kỹ thuật của thiết bị quan trắc sóng 2.3.1. Quy định thông số kỹ thuật của thiết bị quan trắc sóng quy định tại bảng 5. QCVN 69: 2021/BTNMT Bảng 5. Quy định thông số kỹ thuật của thiết bị quan trắc sóng 2.3.2. Quy định quan trắc kiểu sóng và ký hiệu tại bảng 6. 2.3.3. Quy định quan trắc dạng sóng và ký hiệu tại bảng 7 QCVN 69: 2021/BTNMT 2.3.4. Quy định quan trắc độ cao sóng ước lượng và cách ghi tại bảng 8 2.3.5. Quy định quan trắc hướng truyền sóng và ký hiệu tại bảng 9. Bảng 9. Hướng truyền sóng Hướng truyền sóng đo bằng máy tự động tính theo độ góc (o) từ 0o đến 360o. 2.3.6. Quy định quan trắc cấp trạng thái mặt biển tại bảng 10. Bảng 10. Xác định cấp trạng thái mặt biển QCVN 69: 2021/BTNMT Đơn vị đo: độ Celsius (oC) Khỏang đo: từ 0 đến 50 oC Độ phân giải: 0,2 oC Sai số phép đo: ± 0,1 oC 2.5. Thông số kỹ thuật của thiết bị quan trắc độ muối nước biển Bảng 11. Thông số kỹ thuật của thiết bị quan trắc độ muối nước biển QCVN 69: 2021/BTNMT 2.6. Thông số kỹ thuật của thiết bị quan trắc sáng biển QCVN 69: 2021/BTNMT 2.8. Thông số kỹ thuật của thiết bị quan trắc dòng chảy biển 2.8.1. Thông số kỹ thuật của thiết bị quan trắc dòng chảy biển quy định tại bảng 13. Bảng 13. Thông số kỹ thuật của thiết bị quan trắc dòng chảy biển 2.8.2. Yêu cầu quy định độ sâu, tầng đo dòng chảy biển bằng các thiết bị thủ công tại bảng 14. 2.8.3. Đo dòng chảy biển bằng thiết bị tự động đặt dưới đáy biển tùy theo nhu cầu cài đặt chương trình các tầng đo tính từ đáy biển lên mặt nước, hoặc tính từ mặt nước đến độ sâu đặt máy. 2.8.4. Đo dòng chảy biển bằng thiết bị tự động đặt trên cao, chỉ đo dòng chảy mặt không đo theo các tầng sâu. 3. Quy định phương pháp quan trắc các yếu tố hải văn Quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. QCVN 69: 2021/BTNMT 4. Quy định về thiết bị quan trắc hải văn 4.1. Phương tiện đo, thiết bị, vật tư dùng trong quan trắc hải văn thuộc danh mục phải kiểm định, hiệu chuẩn được thực hiện đúng quy định của pháp luật về đo lường. 4.2. Phương tiện đo không thuộc danh mục phương tiện đo phải kiểm định, hiệu chuẩn phải có hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ, đặc tính kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 5. Quy định về phát báo và lưu trữ kết quả quan trắc hải văn 5.1. Số liệu trước khi phát báo và lưu trữ phải đảm bảo đầy đủ và chính xác. 5.2. Số liệu được mã hóa đúng quy định của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO). 5.3. Mã điện được phát báo về các địa chỉ quy định đúng thời gian (không chậm hơn 15 phút kể từ giờ quan trắc). 5.4. Tổng cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lưu trữ và bảo quản số liệu gốc. 5.5. Số liệu được kiểm tra, kiểm sóat, thẩm định trước khi lưu trữ. 5.6. Số liệu trạm tự động được truyền liên tục về các máy chủ. 5.7. Số liệu định dạng *.xls, *text. 5.8. Thời gian đo thực hiện theo định dạng: dd/mm/yyyy HH:mm + yyyy: định dạng năm gồm bốn chữ số; + mm: định dạng tháng gồm hai chữ số; + dd: định dạng ngày gồm hai chữ số; + HH:mm: định dạng giờ, phút gồm hai chữ số. 5.9. Yếu tố đo được định dạng: + dd: hướng gió trước giờ tròn 10 phút; + ff: tốc gió trước giờ tròn 10 phút; + dxdx2m: hướng gió trung bình của vận tốc gió lớn nhất diễn ra trong 2 phút liên tục thuộc khỏang thời gian của tần suất đo 10 phút/1 lần; + fxfx2m: vận tốc gió lớn nhất 2 phút trong 10 phút; + TGXH 2m: thời gian xuất hiện vận tốc gió lớn nhất 2 phút trong 10 phút; + dxdx2s: hướng gió lớn nhất 2 giây trong 10 phút; + fxfx2s: vận tốc gió lớn nhất 2 giây trong 10 phút; + TGXH 2s: thời gian xuất hiện vận tốc gió lớn nhất 2 giây trong 10 phút; + DIR1: hướng sóng thứ nhất; + SPD1: tốc độ sóng thứ nhất; QCVN 69: 2021/BTNMT + DIR10: hướng sóng thứ 10; + SPD10: tốc độ sóng thứ 10; + DIR20: hướng sóng thứ 20; + SPD20: tốc độ sóng thứ 20; + TM02: chu kỳ sóng; + HM0: độ cao sóng có nghĩa; + HMAX: độ cao sóng lớn nhất; + DIRTP: hướng dòng chảy; + TP: tốc độ dòng chảy; + H: mực nước biển trung bình; + S: độ muối nước biển; + TW: nhiệt độ nước biển; + VB: dung lượng ắc quy; + Giá trị "trống": số liệu khuyết trong bảng. 6. Quy định cách ghi và chỉnh lý số liệu quan trắc hải văn 6.1. Kết quả quan trắc hải văn được ghi vào sổ quan trắc bằng bút chì đen và nhập số liệu vào phần mềm do đơn vị sử dụng quy định. 6.2. Trang bìa và thuyết minh của sổ quan trắc hải văn phải ghi bằng bút mực đen hoặc mực xanh đen. 6.3. Sau thời điểm quan trắc 19 giờ hàng ngày, quan trắc viên phải ghi, nhập số liệu các kết quả từ sổ quan trắc sang báo cáo. 6.4. Đối với trạm có phương tiện tự ghi mực nước phải cắt giản đồ, quy tóan giản đồ nhập số liệu vào báo cáo. 6.5. Phải hiệu chính số đọc trên các phương tiện đo trước khi kiểm tra, tính tóan, chỉnh lý sơ bộ kết quả, chọn các giá trị đặc trưng. 7. Quy định kết quả giao nộp khi kết thúc việc quan trắc, đo đạc các yếu tố hải văn 7.1. Tài liệu quan trắc thủ công: sổ quan trắc, giản đồ tự ghi mực nước và các báo cáo. 7.2. Tài liệu quan trắc tự động: các báo cáo, tệp số liệu. 7.3. Các tài liệu giao nộp phải có địa chỉ, ký tên, đóng dấu của Trạm, số gửi và ngày tháng năm. QCVN 69: 2021/BTNMT III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 1. Các tổ chức, cá nhân thực hiện họat động quan trắc hải văn thuộc đối tượng áp dụng phải tuân thủ các quy định kỹ thuật trong Quy chuẩn này. 2. Quy định về quản lý họat động quan trắc hải văn đối với mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia. 2.1. Đối với Trạm 2.1.1. Thời điểm quan trắc 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ, 19 giờ quan trắc viên phải thu thập, mã hóa số liệu, thảo mã điện và điện báo; thực hiện quan trắc đúng giờ và đúng trình tự. 2.1.2. Sử dụng các phương tiện đo có đủ chứng nhận và hạn kiểm định; phải kiểm tra phương tiện đo trước khi quan trắc. 2.1.3. Vệ sinh, bảo quản, bảo dưỡng công trình, thiết bị: a) Tuyến cọc, thủy chí vệ sinh hàng ngày, thời gian bảo quản thường xuyên, bảo dưỡng 3 tháng/lần; công trình lắp thiết bị vệ sinh hàng ngày, thời gian bảo quản thường xuyên, bảo dưỡng 1 lần/năm; b) Máy đo nhiệt độ, độ muối vệ sinh sau khi đo, thời gian bảo quản thường xuyên, bảo dưỡng 6 tháng/lần; c) Máy tự ghi mực nước, máy ngắm sóng vệ sinh 7 ngày/lần, thời gian bảo quản thường xuyên, bảo dưỡng 6 tháng/lần; d) Máy đo sóng, dòng chảy tiếp xúc với nước vệ sinh 1 tháng/lần, thời gian bảo quản thường xuyên, bảo dưỡng 3 tháng/lần; máy đo sóng, dòng chảy không tiếp xúc với nước vệ sinh 2 tháng/lần, thời gian bảo quản thường xuyên, bảo dưỡng 6 tháng/lần. 2.1.4. Cập nhật các thông tin mới vào hồ sơ kỹ thuật trạm. 2.1.5. Khi phát hiện thấy các hiện tượng bất thường về hải văn nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm và hiện tượng hải văn bất thường phải thông báo kịp thời về chính quyền địa phương và cơ quan quản lý cấp trên. 2.1.6. Thời gian nộp kết quả quan trắc (tài liệu số, giấy chi tiết tại phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này): trước ngày 05 tháng sau về Đài Khí tượng Thủy văn khu vực. 2.1.7. Gửi báo cáo họat động trạm (01 lần/tháng), chi tiết tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này; báo cáo kịp thời về các hành vi vi phạm hành lang kỹ thuật công trình, tài liệu và các cơ sở vật chất khác. 2.1.8. Đối với trạm tự động: số liệu truyền liên tục, đầy đủ về đúng các địa chỉ quy định. Thực hiện đúng biểu mẫu, cấu hình, định dạng tệp số liệu, thời gian cài đặt. 2.1.9. Trường hợp xảy ra sự cố: báo cáo, xử lý trong thời hạn 3 ngày. QCVN 69: 2021/BTNMT 2.2. Đối với Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, khu vực 2.2.1. Kiểm sóat, đánh giá kết quả tài liệu, gửi báo cáo đúng mẫu quy định (01 lần/tháng), thời gian trước ngày 10 tháng sau, chi tiết tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này; 2.2.2. Gửi báo cáo tình trạng họat động trạm (01 lần/tháng), thời gian trước ngày 10 tháng sau; báo cáo đột xuất (báo cáo trước và sau) khi có thời tiết nguy hiểm, chi tiết tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này; 2.2.3. Dẫn kiểm tra độ cao đầu cọc ít nhất 1 lần/năm; kiểm tra mốc chính 5 năm/lần. 2.3. Đối với đơn vị quản lý về họat động quan trắc hải văn 2.3.1. Gửi phiếu nhận xét đánh giá chất lượng tài liệu hải văn cho các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực sau khi thẩm định 01 lần/tháng, chi tiết tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này. 2.3.2. Gửi báo cáo tổng kết đánh giá họat động mạng lưới trạm hải văn cho các Đài Khí tượng Thủy văn khu vực (01 lần/năm), chi tiết tại phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư này. 2.3.3. Kiểm tra kỹ thuật, kiểm tra đột xuất mạng lưới trạm quan trắc hải văn tại các Đài Khí tượng Thủy văn (01 lần/năm), chi tiết tại phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này. IV. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức phổ biến, đôn đốc, kiểm tra, áp dụng Quy chuẩn này cho các đối tượng có liên quan. QCVN 69: 2021/BTNMT PHỤ LỤC I VỊ TRÍ, CÔNG TRÌNH QUAN TRẮC HẢI VĂN (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-BTNMT ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn 1. Vị trí, công trình quan trắc tầm nhìn xa phía biển 1.1. Vị trí quan trắc a) Thông thóang về phía biển; b) Thuận lợi, an tòan khi quan trắc; c) Đảm bảo họat động ổn định, lâu dài. 1.2. Công trình quan trắc: Quan trắc tầm nhìn xa không cần công trình mà dựa vào các tiêu điểm hoặc độ rõ của đường chân trời. 2. Vị trí, công trình quan trắc gió bề mặt 2.1. Vị trí quan trắc a) Thông thóang, đón được các hướng gió chính thịnh hành; b) Đảm bảo hành lang kỹ thuật; c) Đảm bảo đủ diện tích để lắp đặt công trình quan trắc; d) Đảm bảo họat động quan trắc lâu dài. 2.2. Công trình quan trắc Công trình cột gió được xây dựng và lắp đặt có 2 dạng. 2.2.1. Dạng hình cột trụ tròn a) Vật liệu: bằng thép không gỉ, chống được ăn mòn hóa học; thích hợp với môi trường biển; b) Chiều cao từ 10 m đến 12 m (tính từ mặt đất nơi đặt công trình); liên kết với hệ thống cáp néo; c) Cấu tạo: + Độ dày ống ≥ 0,003 m; đường kính ống  ≥ 0,049 m; + Chân cột: được lắp cố định trên trụ móng bê tông vững chắc. 2.2.2. Dạng hình tam giác a) Vật liệu: bằng thép không gỉ, chống được ăn mòn hóa học; thích hợp với môi trường biển; b) Chiều cao: từ 10 m đến 12 m (tính từ mặt đất nơi đặt công trình); c) Hình dạng: tháp hình tam giác đều; d) Cấu tạo: QCVN 69: 2021/BTNMT + Tháp gồm 3 ống chính tại 3 góc của tam giác, chiều dài mỗi ống chính dài 3 m được nối nhiều đọan với nhau cho đủ độ cao và các thanh giằng có độ dài ≥ 0,020 m; + Độ dày ống ≥ 0,003 m; đường kính ≥ 0,036 m; liên kết với nhau bằng các thanh giằng có đường kính ≥ 0,015 m; + Chân cột: gồm 3 chân (phần trên mặt đất), được gắn trên một đế kiểu tam giác để cố định các chân cột; + Thiết bị chống sét; + Các thiết bị phụ trợ tháp: cáp néo, tăng đơ, e-cu. 3. Vị trí, công trình quan trắc sóng 3.1. Vị trí quan trắc a) Nằm trong khu vực lưu thông tự do với biển; b) Thông thóang, đón được hướng gió, hướng sóng chính thịnh hành; c) Nằm trong khu vực sâu nhất vùng biển đặt trạm; d) Không bị ảnh hưởng bởi đảo, bãi cát nổi, bãi đá ngầm làm biến dạng sóng từ ngòai khơi truyền vào; đ) Đảm bảo họat động ổn định, lâu dài. 3.2. Công trình quan trắc 3.2.1. Công trình quan trắc thủ công bằng máy ngắm sóng 3.2.1.1. Nhà đặt máy đo sóng Kích thước: 2 m x 2 m x 2,5 m, có 3 cửa hướng ra biển; Trụ đặt máy: bằng gỗ, gạch hoặc bê tông cao 1 m. 3.2.1.2. Phao đo sóng a) Phao Vật liệu: bằng thép không gỉ hoặc nhựa cao cấp; Hình dạng: phao hình quả nhót, tròn, kín, cân bằng trong nước; Kích thước: đường kính 1 m, dài 1,8 m; Màu sắc: phần trên sơn màu đỏ, phần dưới sơn màu đen; Trên phao ghi tên và địa chỉ đơn vị quản lý, số điện thọai liên hệ. b) Dây neo phao Vật liệu: kim lọai hoặc phi kim đảm bảo họat động an tòan cho phao; Chiều dài: gấp 1,5 lần độ sâu lớn nhất tại nơi thả phao. c) Trụ neo phao Vật liệu: bê tông cốt thép; QCVN 69: 2021/BTNMT Hình dạng: chóp cụt, ở giữa có quai, móc để cố định dây neo phao; Trọng lượng trụ: phải đảm bảo đủ để cố định neo phao, thiết bị không bị trôi do tác động của ngoaị lực. Trọng lượng tối thiểu là: + Nặng 500 kg, ở nơi địa chất đáy biển là phù sa, đất sét, dòng chảy yếu; + Nặng 800 kg, ở nơi địa chất đáy biển là cát, đá, sỏi, dòng chảy mạnh. 3.2.2. Công trình quan trắc sóng tự động 3.2.2.1. Công trình thiết bị đo không tiếp xúc với nước biển Vật liệu: thép không gỉ; Hình dạng: + Khung kiểu tam giác vuông gồm: đầu cánh tay gắn thiết bị và đầu cánh tay cố định với đế khung theo dạng trục quay; + Kiểu dạng cánh tay đòn đơn. Kích thước: dài 1,2 m; độ dày 0,03 m; Khung hoặc cánh tay đòn đơn được gắn trên các công trình nhà giàn, cầu cảng, đảm bảo độ cao cho phép theo đặc tính kỹ thuật của thiết bị. Tùy thuộc vào từng lọai công trình có sẵn mà thiết kế phần gắn kết cho phù hợp, đảm bảo vững chắc và an tòan cho thiết bị. 3.2.2.2. Công trình thiết bị đo tiếp xúc trực tiếp với nước biển a) Khung gắn thiết bị Vật liệu: kim lọai không gỉ, chống được sự ăn mòn trong nước biển; Hình dạng: hình chóp cụt, có 3 hoặc 4 thanh nối đáy trên với đáy dưới, đáy được cố định bởi các thanh ngang hoặc khung tròn, trên có gắn bộ phận gá thiết bị; Kích thước: + Khung không gắn lên khối bê tông: dài 1,5 m; rộng 1,5 m; cao 0,5 m; + Khung gắn lên khối bê tông: dài 0,45 m; rộng 0,45 m; cao 0,5 m Dễ dàng vận chuyển, triển khai lắp đặt và thu hồi thiết bị. b) Khối bê tông gắn khung Hình dạng: hình chóp cụt, đáy vuông; Kích thước: + Đáy dưới: 1,2 m x 1,2 m; + Đáy trên: 0,5 m x 0,5 m; + Cao: 0,3 m. Trọng lượng: 400 kg QCVN 69: 2021/BTNMT Đáy trên khối bê tông có gắn bu lông lắp vừa kích thước với khung và có 4 quai để dễ dàng vận chuyển, lắp đặt. c) Ngòai ra có thể tận dụng công trình có sẵn như: cầu cảng, nhà giàn,... để gắn thiết bị. 4. Vị trí, công trình quan trắc nhiệt độ nước biển tầng mặt, độ muối nước biển 4.1. Vị trí quan trắc Yếu tố nhiệt độ nước biển và độ muối nước biển được bố trí cùng một vị trí: a) Nằm trong khu vực lưu thông tự do với nước biển; b) Không bị ảnh hưởng của các công trình bê tông, đá tảng, nguồn nước ngầm, nước sông, nước bẩn, nước nóng của nhà máy chảy ra; c) An tòan, thuận lợi cho việc đi lại quan trắc, bảo dưỡng, bảo quản máy và thiết bị đo; d) Đảm bảo họat động ổn định, lâu dài. 4.2. Công trình quan trắc 4.2.1. Công trình quan trắc nhiệt độ nước biển tầng mặt, độ muối nước biển thủ công Quan trắc nhiệt độ nước biển và độ muối nước biển bằng phương pháp thủ công không cần đến công trình mà tùy theo trạng thái mặt biển và điều kiện quan trắc thuận lợi, dùng dây thả trực tiếp thiết bị đo xuống vị trí quan trắc hoặc lấy mẫu nước biển tại vị trí quan trắc để đo đạc. 4.2.2. Công trình quan trắc nhiệt độ nước biển tầng mặt, độ muối nước biển tự động Công trình quan trắc bằng thiết bị tự động bao gồm các công trình đã được xây dựng sẵn: chân cầu cảng, chân nhà giàn, công trình giếng hoặc các công trình khác có thể lắp được thiết bị đo. Khung lắp thiết bị gắn lên các công trình phải đảm bảo đặc tính kỹ thuật của thiết bị. Tùy theo công trình có sẵn thiết bị gắn kết phải phù hợp, đảm bảo vững chắc và an tòan cho thiết bị. 5. Vị trí, công trình quan trắc sáng biển 5.1. Vị trí quan trắc a) Nằm trong khu vực biển thông thóang; b) Không bị ảnh hưởng ánh sáng có nguồn gốc do con người tạo ra hoặc từ các vật sáng; c) Không bị ảnh hưởng của các nguồn nước ngầm, nước ngọt, nước bẩn, nước xả của nhà máy; d) Đảm bảo họat động ổn định, lâu dài. QCVN 69: 2021/BTNMT 5.2. Công trình quan trắc Quan trắc sáng biển không cần công trình. 5.3. Dụng cụ, tiêu điểm quan trắc Thước, gậy, các mỏm đá và đầu sóng gió. 6. Vị trí, công trình quan trắc mực nước biển 6.1. Vị trí quan trắc a) Nằm trong khu vực lưu thông tự do với biển, hạn chế tối đa ảnh hưởng của sóng; b) Đảm bảo đo được mực nước thấp nhất và cao nhất có thể xảy ra tại nơi quan trắc; c) Đảm bảo đủ diện tích để lắp đặt công trình quan trắc; d) Cấu trúc địa chất ổn định, không gây sụt, lún công trình quan trắc; đ) An tòan, thuận lợi khi quan trắc, bảo dưỡng, bảo quản máy và thiết bị đo; e) Đảm bảo họat động ổn định, lâu dài. 6.2. Công trình quan trắc Kiên cố, vững chắc; phù hợp, thuận tiện cho lắp đặt thiết bị quan trắc; bảo đảm an tòan cho thiết bị. 6.2.1. Công trình giếng a) Đáy giếng thấp hơn 1,0 m so với mực nước thấp nhất có thể xảy ra tại nơi đặt công trình, sàn công tác cao hơn mực nước lớn nhất thiết kế từ 1,0 m đến 1,5 m và miệng giếng cao hơn sàn công tác 0,8 m, chi tiết về yêu cầu kỹ thuật tại bảng 1. Bảng 1. Yêu cầu kỹ thuật công trình giếng b) Nhà đặt máy tự ghi mực nước thuộc lọai công trình cấp III, diện tích từ 2,5 m x 2,5 m đến 3,5 m x 3,5 m; c) Đường dẫn nước vào giếng bằng bê tông, kim lọai không gỉ hoặc nhựa cao cấp, đường kính trong đạt 0,065 m trở lên, độ dài bằng khỏang cách thực tế, hai đầu đường dẫn nước trong và ngòai giếng phải thấp hơn mực nước thấp nhất 1,0 m. QCVN 69: 2021/BTNMT 6.2.2. Công trình tuyến cọc a) Tuyến cọc xây dựng theo độ dốc của bờ, chênh cao giữa hai cọc liền kề từ 0,3 m đến 0,5 m; b) Tuyến bậc cọc có đầu cọc cao hơn mặt bậc từ 0,02 m đến 0,05 m; c) Cọc bằng gỗ nhóm 2: kích thước 0,1 m x 0,1 m, cọc đóng sâu ít nhất 0,8 m, đất cát phù sa đóng sâu từ 1,0 m đến 1,5 m và đầu cọc cao hơn mặt đất từ 0,05 m đến 0,10 m; d) Cọc bằng bê tông cốt thép: kích thước 0,15 m x 0,15 m, độ dài cọc được lựa chọn phù hợp với địa chất nơi đặt tuyến quan trắc và đầu cọc cao hơn mặt đất từ 0,05 m đến 0,10 m. 6.2.3. Công trình thủy chí: thủy chí chia vạch đến 1,0 cm, vạch chia đảm bảo chính xác, rõ ràng, chi tiết về yêu cầu kỹ thuật của thủy chí tại bảng 2, yêu cầu kỹ thuật của công trình thủy chí tại bảng 3. Bảng 2. Yêu cầu kỹ thuật của thủy chí Bảng 3. Yêu cầu kỹ thuật công trình của thủy chí 6.2.4. Công trình gắn thiết bị đo tự động: dùng các phụ trợ được làm bằng thép không gỉ, đạt yêu cầu kỹ thuật của thiết bị đo, được gắn lên các công trình xây dựng sẵn (trụ bê tông, trụ thép, cầu cảng hoặc trên các nhà giàn). QCVN 69: 2021/BTNMT 6.3. Công trình mốc độ cao của trạm a) Số lượng: mỗi trạm có 01 mốc chính (mốc cơ bản) và tối thiểu có 01 mốc kiểm tra (mốc phụ): Mốc phải đảm bảo ổn định lâu dài; Mốc được làm bằng bê tông cốt thép; Thuận lợi cho việc sử dụng đo dẫn độ cao; Dấu mốc làm bằng kim lọai không gỉ hoặc bằng sứ; Độ cao mốc chính được dẫn từ mốc cơ bản thuộc hệ độ cao Nhà nước; Trong trường hợp chưa dẫn được độ cao Nhà nước đến mốc chính, thì giả định độ cao mốc chính. b) Quy cách xây dựng mốc chính (mốc cơ bản) và mốc kiểm tra (mốc thường) áp dụng Phụ lục I QCVN 11: 2008/BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008. c) Phương pháp đo, dẫn độ cao áp dụng Phụ lục II, III QCVN 11: 2008/BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2008. 7. Vị trí, công trình quan trắc dòng chảy biển 7.1. Vị trí quan trắc a) Nằm trong khu vực lưu thông tự do với biển; b) Thông thóang, đón được hướng gió và hướng dòng chảy chính thịnh hành; c) Khu vực quan trắc phải có độ sâu tối thiểu 5 m khi thủy triều xuống thấp nhất và sâu dưới 50 m khi thủy triều lên cao nhất; d) Đáy biển bằng phẳng ổn định, ít bị tác động bởi vận chuyển bùn cát và bồi tụ; đ) Không có đảo chắn, bãi cát nổi, bãi đá ngầm, các công trình thủy hay các chướng ngại vật khác làm giới hạn hay làm thay đổi tính chất dòng chảy; e) Đảm bảo họat động ổn định, lâu dài. 7.2. Công trình quan trắc Công trình lắp thiết bị đo dòng chảy đảm bảo phải vững chắc, gắn kết phù hợp với đặc tính kỹ thuật của thiết bị, chi tiết tại mục 3.2.2 Phụ lục I Quy chuẩn này. QCVN 69: 2021/BTNMT PHỤ LỤC II PHƯƠNG PHÁP QUAN TRẮC CÁC YẾU TỐ HẢI VĂN (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-BTNMT ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn quốc gia về quan trắc hải văn) 1. Phương pháp quan trắc tầm nhìn xa phía biển 1.1. Tần suất quan trắc 1.1.1. Quan trắc 4 lần/ngày vào các thời điểm 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ và 19 giờ. 1.1.2. Trong điều kiện có thời tiết nguy hiểm trên biển thực hiện quan trắc liên tục 1 lần/giờ. 1.1.3. Ngòai tần suất quan trắc thực hiện theo quy định tại điểm 1.1.1 và 1.1.2, mục 1, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này, cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ sung tần suất quan trắc tùy theo nhu cầu. 1.1.4. Quan trắc tự động: tự động đo và truyền số liệu liên tục 24/24 giờ hoặc theo nhu cầu sử dụng. 1.2. Phương pháp quan trắc 1.2.1. Quan trắc tầm nhìn xa ban ngày a) Quan trắc tầm nhìn xa về phía lục địa được thực hiện tại vị trí đã được quy định; lần lượt quan trắc tầm nhìn xa cả 9 tiêu điểm, bắt đầu từ tiêu điểm gần nhất tới tiêu điểm xa nhất; xác định xem tiêu điểm nào thấy được và tiêu điểm nào không thấy được; cấp tầm nhìn được xác định ứng với khỏang cách giữa 2 tiêu điểm liên tiếp nhau và xác định theo cấp từ 0 đến 9 được quy định tại bảng 2 đọan a, điểm 2.1.2, khỏan 2.1, mục 2, Phần II. Quy định về kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này; b) Trường hợp đủ tiêu điểm quan trắc tầm nhìn xa phía biển, tiêu điểm được lựa chọn là mũi đất, hòn đảo, phao, đèn pha và ống khói của tàu biển hoặc vật khác khi đã biết trước khỏang cách; trường hợp không có hoặc thiếu tiêu điểm về phía biển thì xác định cấp tầm nhìn xa dựa vào mức độ nhìn rõ nét đường chân trời được quy định tại bảng 3 đọan b, điểm 2.1.2, khỏan 2.1, mục 2, Phần II Quy định về kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này; c) Trường hợp tầm nhìn xa không nhìn thấy đường chân trời thì phải xác định tầm nhìn xa mặt nước biển ước lượng bằng mắt hoặc ống nhòm; d) Tầm nhìn xa phía biển theo các hướng không giống nhau thì trong sổ quan trắc sẽ ghi tầm nhìn xa xấu nhất và giới hạn tầm nhìn xa; đ) Khi tầm nhìn xa nhỏ hơn 4 km từ cấp 5 trở xuống phải ghi thêm ký hiệu hiện tượng giới hạn tầm nhìn xa (mù, sương mù, mưa). 1.2.2. Quan trắc tầm nhìn xa ban đêm QCVN 69: 2021/BTNMT Quan trắc tầm nhìn xa về phía lục địa, phía biển khi có tiêu điểm: Quan trắc viên đến vị trí quy định làm quen với bóng tối trước khi quan trắc từ 10 phút đến 15 phút và thực hiện quan trắc; phương pháp quan trắc thực hiện theo quy định tại điểm 1.2.1, khỏan 1.2, mục 1, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; Trường hợp thiếu tiêu điểm quan trắc thì xác định tầm nhìn xa trước lúc mặt trời lặn một hoặc hai giờ (tùy theo điều kiện thời tiết); tại thời điểm quan trắc 1 giờ không có hiện tượng nào làm giảm tầm nhìn xa thì lấy tầm nhìn xa tại thời điểm quan trắc 19 giờ; phương pháp quan trắc thực hiện theo quy định tại điểm 1.2.1, khỏan 1.2, mục 1, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 1.2.3. Quan trắc tầm nhìn xa bằng thiết bị tự động: tự động đo và truyền số liệu. 2. Phương pháp quan trắc gió bề mặt 2.1. Tần suất quan trắc 2.1.1. Quan trắc 4 lần/ngày vào các thời điểm 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ và 19 giờ. 2.1.2. Trong điều kiện thời tiết nguy hiểm thực hiện quan trắc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 2.1.3. Quan trắc tự động: tự động đo và truyền số liệu liên tục 24/24 giờ hoặc theo nhu cầu sử dụng. 2.2. Phương pháp quan trắc 2.1.1. Quan trắc viên đến công trình, đứng đúng vị trí quy định, quan trắc đồng thời hướng và tốc độ gió trong 2 phút. a) Quan trắc gió bằng cấp gió Beaufort: dùng dải phong tiêu bằng vải dài 1 m, rộng 0,15 m để quan trắc hướng và dựa trên những biểu hiện của cây cối, cảnh vật quanh trạm để xác định tốc độ gió; quan trắc tốc độ gió theo cấp gió Beaufort tiến hành trong 10 phút, xác định hướng gió theo dải phong tiêu, xác định tốc độ gió theo cấp gió được quy định tại bảng 1, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Bảng 1: Quy định cấp gió Beaufort thành m/s QCVN 69: 2021/BTNMT b) Quan trắc gió bằng máy đo gió cầm tay: dụng cụ đặt thiết bị quan trắc bằng cột gỗ, bê tông, thép không gỉ; lắp máy đo gió cầm tay vào đầu cột dựng thẳng đứng, chắc chắn, cao trên mặt đất 2 mét; gạt khóa hãm máy không cho kim chạy, ghi trị số ban đầu, rồi bấm đồng hồ đếm giây, đồng thời mở khóa cho kim máy gió bắt đầu chạy; để máy chạy 100 giây gạt khóa hãm lại và đọc trị số của các kim; hiệu chính tốc độ qua chứng từ kiểm định để được giá trị tốc độ gió thực đo; xác định trị số tốc độ gió trung bình chưa hiệu chính theo công thức: V( / ) Số đọc – trị số ban đầu ( ) Thời gian quan trắc (s) Trong đó: V là tốc độ gió trung bình, đơn vị đo m/s. c) Quan trắc gió bằng máy gió tự báo: quan trắc đồng thời hướng và tốc độ trong thời gian 2 phút; đọc hướng và tốc độ gió trên màn hình hiển thị của thiết bị đo; d) Quan trắc gió bằng máy đo gió tự ghi: hằng ngày thay, lắp giản đồ vào 9 giờ 10 phút, dùng bút chì gạch một nét để đánh mốc giản đồ vào lúc 10 giờ, 13 giờ, 19 giờ, 1 giờ, 7 giờ; vào các kỳ quan trắc Synop hay Typh, đọc hướng gió và tốc độ gió trên giản đồ trước khi đọc khí áp kế; tốc độ gió và hướng gió là giá trị trung bình trong thời gian 10 phút trước giờ tròn. Trình tự quy tóan giản đồ trong 24 giờ: hiệu chính giờ trên giản đồ máy tự ghi; xác định hướng gió và tốc độ gió theo từng giờ; xác định hướng gió và tốc độ gió trung bình lớn nhất vào từng thời điểm 10 phút; xác định hướng gió và tốc độ gió tức thời lớn nhất. 2.1.2. Quan trắc gió bằng thiết bị tự động: tự động đo và truyền số liệu. QCVN 69: 2021/BTNMT 3. Phương pháp quan trắc sóng 3.1. Tần suất quan trắc 3.1.1. Quan trắc 3 lần/ngày vào 7 giờ, 13 giờ, 19 giờ; thời điểm 19 giờ có xê dịch theo mùa được thực hiện quan trắc trước nhưng không quá 2 giờ. 3.1.2. Trong điều kiện có thời tiết nguy hiểm thực hiện quan trắc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 3.1.3. Đối với quan trắc tự động: tự động đo và truyền số liệu liên tục 24/24 giờ hoặc theo nhu cầu sử dụng. 3.2. Phương pháp quan trắc 3.2.1. Quan trắc sóng ước lượng bằng mắt: quan trắc viên đến công trình, đứng đúng vị trí và thực hiện quan trắc; trong 5 phút quan trắc viên nhìn bề mặt biển xác định kiểu sóng, dạng sóng, trạng thái mặt biển, độ cao, chu kỳ và hướng sóng. a) Quan trắc kiểu sóng: sóng gió vào thời điểm quan trắc, gió vẫn tác động trực tiếp lên sóng; sườn sóng ở phía khuất gió dốc hơn ở phía đón gió; đầu sóng đổ xuống tạo thành bọt trắng; sóng lừng vào thời điểm quan trắc thấy gió nhỏ, lặng; sóng lừng được xác định từ nơi khác truyền đến vị trí quan trắc; sóng lừng có dạng thỏai, đều và dài song song với nhau; kiểu sóng được quy định tại bảng 6, điểm 2.3.2, khỏan 2.3, mục 2, Phần II Quy định về kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này; b) Quan trắc dạng sóng: sóng đều có các đầu sóng dài, song song với nhau; khỏang cách giữa hai đầu sóng liên tiếp nhỏ hơn độ dài của sóng; sóng không đều có các đầu sóng vỡ ra từng đọan, đầu và chân sóng xen kẽ nhau; khỏang cách giữa hai đầu sóng liên tiếp lớn hơn độ dài của sóng; dạng sóng được quy định tại bảng 7, điểm 2.3.3, khỏan 2.3, mục 2, Phần II Quy định về kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này; c) Quan trắc trạng thái mặt biển: biểu thị theo cấp đo từ 0 đến 9 do tác động của gió làm cho mặt biển thay đổi; cấp trạng thái mặt biển được quy định tại bảng 10, điểm 2.3.6, khỏan 2.3, mục 2, Phần II Quy định về kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này; d) Quan trắc độ cao sóng: ước lượng bằng mắt hoặc dùng ống nhòm trong 5 phút xác định độ cao của những sóng lớn thấy rõ nhất và ghi vào sổ ghi chép từ 10 đến 15 sóng lớn, chọn 5 sóng lớn nhất ghi vào sổ quan trắc; độ cao sóng ước lượng bằng mắt được phân cấp từ 0 đến 9, cách ghi quy định tại bảng 8, điểm 2.3.4, khỏan 2.3, mục 23, Phần II Quy định về kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này; đ) Quan trắc chu kỳ sóng: tại một điểm cố định trên mặt biển quan trắc viên dùng đồng hồ bấm giây theo dõi 11 đầu sóng truyền qua điểm cố định, bấm đồng hồ dừng lại; chu kỳ sóng bằng tổng thời gian xác định được chia cho 10; tại mỗi ốp quan trắc xác định 3 lần thời gian truyền của 11 đầu sóng liên tiếp đi qua một điểm cố định. QCVN 69: 2021/BTNMT Chu kỳ sóng được tính theo công thức  = (s) 10 Chu kỳ sóng trung bình được tính theo công thức  = 3 (s) 30 Trong đó:  là chu kỳ sóng, đơn vị đo bằng giây (s); t1 là thời gian truyền của 11 đầu sóng lần 1; t2 là thời gian truyền của 11 đầu sóng lần 2; t3 là thời gian truyền của 11 đầu sóng lần 3; e) Quan trắc hướng sóng bằng mắt: xác định theo hướng từ đâu truyền tới và được chia theo 8 hướng chính la bàn, quy định tại bảng 9, điểm 2.3.5, khỏan 2.3, mục 2, Phần II Quy định về kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này. 3.2.2. Quan trắc bằng máy phối cảnh a) Thực hiện quan trắc kiểu sóng, dạng sóng và trạng thái mặt biển áp dụng đọan a, b, c điểm 3.2.1 khỏan 3.2, mục 3, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; b) Quan trắc độ cao: khi sóng có độ cao từ 0,25 m trở lên; điều chỉnh ống ngắm để phao đo sóng trùng với thang độ cao, xác định số khỏang chia từ vị trí chân sóng đến vị trí cao của đỉnh phao, phần lẻ của khỏang chia được xác định bằng cách ước lượng; trong 5 phút xác định độ cao của những sóng lớn nhất, dựa vào thang độ cao, chọn ra 5 sóng lớn nhất ghi vào sổ quan trắc. Biết số khỏang chia và giá trị mỗi khỏang chia ta sẽ xác định được độ cao sóng theo công thức: h = H x i x k (m) Trong đó: h là độ cao sóng, đơn vị đo mét (m), chính xác đến 1 cm; H là số khỏang chia trên thang độ cao, máy H10 có 48 khỏang, H40 có 60 khỏang; i là giá trị của mỗi khỏang chia, máy H10 một khỏang chia là 0,5 m, H40 một khỏang chia là 1 m; k là hệ số của máy phụ thuộc vào mực nước khi quan trắc; c) Quan trắc chu kỳ sóng: hướng ống ngắm sao cho sóng truyền về phía quan trắc viên, các đầu sóng trùng với hệ những đường thẳng nằm ngang của lưới phối cảnh, xác định đỉnh sóng đầu tiên truyền qua một đường ngang nào đó của thang độ, đồng thời bấm đồng hồ đếm giây; theo dõi 10 đầu sóng liên tiếp đi qua bấm đồng hồ dừng lại, quan trắc liên tiếp 3 lần; chu kỳ sóng được tính bằng giá trị trung bình của 3 lần quan trắc; đơn vị là giây (s); QCVN 69: 2021/BTNMT d) Quan trắc độ dài sóng: hướng ống ngắm sao cho sóng truyền thẳng về phía quan trắc viên, dựa vào thang độ dài trên máy để xác định khỏang cách giữa hai đầu sóng liên tiếp chiếm bao nhiêu khỏang chia; độ dài thực của sóng được tính như sau:  = d x n x k (m) Trong đó:  là độ dài sóng (mét); d là độ dài của khỏang chia (mét), quy định tại bảng 2, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này; n là số khỏang chia; k là hệ số của máy phụ thuộc vào mực nước thời điểm quan trắc; Bảng 2. Bảng độ dài khỏang chia mạng phối cảnh đ) Quan trắc tốc độ truyền sóng: hướng ống kính sao cho sóng truyền về phía quan trắc viên, dùng đồng hồ đếm giây xác định thời gian mà một đầu sóng truyền qua một hay nhiều khỏang chia của thang đo độ dài; tốc độ truyền sóng được tính như sau: C = 1 k (m/s) t Trong đó: C là tốc độ truyền sóng (m/s); l là khỏang cách đỉnh sóng đi được 100 m (mét); t là thời gian (giây); k là hệ số của máy phụ thuộc vào mực nước thời điểm quan trắc; e) Quan trắc hướng truyền sóng: hướng ống ngắm của máy theo hướng song song với phương truyền sóng; hướng truyền sóng xác định theo đĩa định hướng có chia độ và lấy tròn theo 8 hướng chính; trường hợp sóng truyền về phía quan trắc viên thì ghi số đo trực tiếp trên đĩa định hướng, trường hợp ngược lại lấy số đọc cộng thêm 180o. QCVN 69: 2021/BTNMT 3.2.3. Quan trắc sóng bằng thiết bị tự động: tự động đo và truyền số liệu. 4. Phương pháp quan trắc nhiệt độ nước biển tầng mặt 4.1. Tần suất quan trắc 4.1.1. Quan trắc 4 lần/ngày vào các thời điểm 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ, 19 giờ; thực hiện quan trắc trước giờ tròn 10 phút. 4.1.2. Đối với quan trắc tự động: tự động đo và truyền số liệu liên tục 24/24 giờ hoặc theo nhu cầu sử dụng. 4.2. Phương pháp quan trắc 4.2.1. Quan trắc nhiệt độ nước biển bằng nhiệt kế a) Trường hợp có sóng biển nhỏ: quan trắc viên đến đúng vị trí quy định và thực hiện quan trắc; dùng dây thả nhiệt kế ngập trong nước 0,5 m theo phương thẳng đứng, kéo nhanh nhiệt kế lên, đổ nước ở bầu đi và tiếp tục thả nhiệt kế xuống đúng vị trí có độ sâu thực hiện lần đầu; thời gian để nhiệt kế dưới nước biển tối thiểu 3 phút; kéo nhanh nhiệt kế lên; đọc trị số trên nhiệt kế, phần thập phân trước, phần nguyên sau, chính xác đến 0,1 oC; ghi vào sổ quan trắc (ban ngày, đứng quay lưng về phía mặt trời; ban đêm, chiếu đèn pin từ phía sau nhiệt kế); b) Trường hợp có sóng biển lớn: quan trắc viên đến đúng vị trí quy định và thực hiện quan trắc; dùng dụng cụ lấy nước tại độ sâu nhỏ hơn 0,5 m, khi quan trắc phải che nắng, mưa cho mẫu để tránh thay đổi giá trị thực của số liệu; nhúng nhiệt kế vào nước và lắc nhẹ từ hai đến ba lần; nhấc nhiệt kế lên, đổ nước trong bầu ra và nhúng nhiệt kế vào nước tối thiểu 3 phút; đọc trị số trên nhiệt kế, phần thập phân trước, phần nguyên sau, chính xác đến 0,1 oC; ghi vào sổ quan trắc. 4.2.2. Quan trắc nhiệt độ nước biển bằng máy cầm tay a) Khi sóng biển nhỏ: thả đầu đo trực tiếp ngập trong nước 0,5 m, thời gian tối thiểu 3 phút; nhấn phím bật chế độ đo nhiệt độ, khi giá trị trên máy ổn định ghi vào sổ quan trắc; b) Khi sóng biển lớn: dùng dụng cụ lấy nước tại độ sâu nhỏ hơn 0,5 m; thả đầu đo vào dụng cụ lấy mẫu và lắc nhẹ, thời gian tối thiểu 3 phút; nhấn phím bật chế độ đo nhiệt độ, khi giá trị trên máy ổn định ghi vào sổ quan trắc (phải che nắng, mưa cho mẫu để tránh thay đổi giá trị thực của số liệu). 4.2.3. Quan trắc nhiệt độ nước biển bằng thiết bị tự động: tự động đo và truyền số liệu. QCVN 69: 2021/BTNMT 5. Phương pháp quan trắc độ muối nước biển 5.1. Tần suất quan trắc 5.1.1. Quan trắc 4 lần/ngày vào các thời điểm 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ, 19 giờ; thực hiện quan trắc trước giờ tròn 10 phút. 5.1.2. Đối với quan trắc tự động: tự động đo và truyền số liệu 24 lần/ngày hoặc theo nhu cầu sử dụng. 5.2. Phương pháp quan trắc 5.2.1. Khi sóng biển nhỏ: thả đầu đo trực tiếp ngập trong nước 0,5 m, thời gian tối thiểu 3 phút; nhấn phím bật chế độ đo độ muối, khi giá trị trên máy ổn định ghi vào sổ quan trắc. 5.2.2. Khi sóng biển lớn: dùng dụng cụ lấy nước tại độ sâu nhỏ hơn 0,5 m; thả đầu đo vào dụng cụ lấy mẫu và lắc nhẹ, thời gian tối thiểu 3 phút; nhấn phím bật chế độ đo độ muối, khi giá trị trên máy ổn định ghi vào sổ quan trắc (phải che nắng, mưa cho mẫu để tránh thay đổi giá trị thực của số liệu). 5.2.3. Quan trắc độ muối nước biển bằng thiết bị tự động: tự động đo và truyền số liệu. 6. Phương pháp quan trắc sáng biển 6.1. Tần suất quan trắc Quan trắc 2 lần/ngày vào thời điểm 1 giờ và 19 giờ; thực hiện quan trắc trước giờ tròn 5 phút. 6.2. Phương pháp quan trắc 6.2.1. Quan trắc sáng tia: tại vị trí quan trắc bằng mắt quan sát tác động cơ học của sóng lên các mỏm đá hoặc sử dụng gậy, thước khua xuống nước biển quan sát nhìn thấy những tia sáng hình kim phát ra. 6.2.2. Quan trắc sáng sữa: tại vị trí quan trắc bằng mắt quan sát thấy có ánh sáng màu sữa, độ sáng lớn trong thời gian ngắn. 6.2.3. Quan trắc sáng đám sinh vật lớn: tại vị trí quan trắc bằng mắt quan sát thấy trên mặt biển có hiện tượng phát sáng dài, rộng và di chuyển được (phát sáng của sinh vật lớn: bạch tuộc, sứa, cá, động vật khác). 6.2.4. Khi quan trắc thấy các kiểu sáng biển được quy định tại điểm 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, khỏan 6.2, mục 6, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này thì thực hiện tra theo bảng 12, khỏan 2.6, mục 2, Phần II Quy định về kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này được cấp cường độ sáng biển và ghi vào sổ quan trắc. 6.2.5. Cách ghi số liệu quan trắc sáng biển a) Khi quan trắc mà hòan tòan không thấy sáng biển thì ghi ký hiệu "0"; b) Kiểu sáng tia: ghi ký hiệu chữ T trong sổ quan trắc và ghi kèm cấp sáng biển tương ứng; trường hợp kiểu sáng tia có cường độ cấp 1 ghi T1, cường độ cấp 2 ghi T2, các cấp khác ghi tương tự; QCVN 69: 2021/BTNMT c) Kiểu sáng sữa: ghi ký hiệu chữ S trong sổ quan trắc và ghi kèm cấp sáng biển tương ứng. Trường hợp kiểu sáng sữa có cường độ cấp 1 ghi S1, cường độ cấp 2 ghi S2, các cấp khác ghi tương tự; d) Kiểu sáng đám sinh vật lớn: ghi ký hiệu chữ SVL trong sổ quan trắc và ghi kèm cấp tương ứng; trường hợp kiểu sáng SVL có cường độ cấp 1 ghi SVL1, cường độ cấp 2 ghi SVL2, các cấp khác ghi tương tự; đ) Những ngày có trăng: không quan trắc được sáng biển thì ghi ký hiệu "OST", quan trắc được sáng biển ghi chú thêm ký hiệu (Tr) vào bên phải kiểu sáng biển. 7. Phương pháp quan trắc mực nước biển 7.1. Tần suất quan trắc 7.1.1. Quan trắc 4 lần/ngày vào các giờ: 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ, 19 giờ. 7.1.2. Trong điều kiện có thời tiết nguy hiểm thực hiện quan trắc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 7.1.3. Đối với quan trắc tự động: tự động đo và truyền số liệu 24 lần/ngày hoặc theo nhu cầu sử dụng. 7.2. Phương pháp quan trắc 7.2.1. Quan trắc mực nước bằng thủy chí, cọc a) Khi không có sóng: Quan trắc viên phải nhìn thẳng vào thủy chí, thước đo mực nước được đặt thẳng đứng trên đầu cọc, đọc vạch chia ở sát mặt nước, mặt nước nằm tại vạch chia nào thì lấy trị số của vạch chia đó là số đọc; phải đọc 6 lần và ghi vào sổ; trường hợp mặt nước nằm trong khỏang hai vạch của thủy chí hoặc thước đo thì quy tròn đến 1 cm, khi mặt nước nhỏ hơn 0,5 vạch chia lấy trị số dưới, từ 0,5 vạch chia trở lên lấy trị số trên; b) Khi có sóng: nhìn vào thủy chí, thước đọc mực nước vào các thời điểm đỉnh sóng và chân sóng liền kề đi qua; phải quan trắc 3 cặp trị số (đỉnh sóng, chân sóng), giá trị trung bình của 6 lần đọc là số đọc; c) Ghi đầy đủ các hạng mục "Số hiệu cọc", "Độ cao đầu cọc", "Số đọc" vào sổ quan trắc; d) Quy số đọc mực nước về "O" trạm của mỗi lần đo bằng "Độ cao đầu cọc" + "Số đọc". 7.2.2. Quan trắc mực nước trên máy tự ghi kiểu phao a) Đọc mực nước trên cọc, thủy chí vào 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ, 19 giờ; đánh mốc trên giản đồ bằng cách gạt nhẹ cần bút hoặc quay bánh xe phao để ngòi bút vạch thành một vạch thẳng đứng 3 mm về hai phía của đường ghi mực nước, tách cần bút để ngắt quãng trên đường tự ghi từ 2 phút đến 3 phút; vào các thời điểm đánh mốc giản đồ thấy chênh lệch thời gian nhanh hay chậm thì phải điều chỉnh kim đồng hồ trên máy tự ghi cho đúng với thời gian Đài tiếng nói Việt Nam; xác định trị số chênh lệch mực nước giữa cọc, thủy chí và giản đồ tự ghi; QCVN 69: 2021/BTNMT b) Cắt giản đồ tự ghi mực nước theo định kỳ 3 lần/tháng, lần một đúng 8 giờ ngày 11, lần hai đúng 8 giờ ngày 21 và lần ba đúng 0 giờ ngày 1 tháng tiếp theo; thời gian thay, cắt giản đồ không được quá 5 phút, trường hợp quá thời gian quy định thì đọc lại mực nước trên cọc, thủy chí và đánh mốc thêm; c) Kiểm tra và sửa đường ghi mực nước trên giản đồ: đường ghi trơn tru đều đặn nhưng bị đứt đọan với thời gian nhỏ hơn hoặc bằng 3 giờ thì căn cứ vào xu thế của đường ghi vẽ phục hồi lại đọan đã mất; với thời gian lớn hơn 3 giờ và nhỏ hơn 6 giờ thì căn cứ vào xu thế của đường ghi hiện tại, xu thế của đường ghi ngày hôm trước và ngày hôm sau để vẽ phục hồi lại đọan đã mất; đường ghi có dạng bậc thang hoặc răng cưa thì cần làm trơn bằng cách vẽ một đường trung bình đi qua điểm giữa các đọan bậc thang hay răng cưa; d) Khai tóan giản đồ: lấy bút chì đen kẻ 1 đọan dài khỏang 3 mm vuông góc với đường tự ghi mực nước, tại điểm cắt giữa đường chia giờ và đường tự ghi, đọc trị số mực nước chính xác đến 1 cm và ghi kết quả vào bên phải đường tự ghi; đ) Xác định nước lớn và nước ròng trên giản đồ: xác định trị số nước lớn, nước ròng và thời gian xảy ra tương ứng thỏa mãn hai điều kiện: chênh lệch mực nước lớn hơn hoặc bằng 10 cm và thời gian lớn hơn hoặc bằng 3 giờ; trường hợp nước lớn, nước ròng dừng trong nhiều giờ thì lấy giá trị tại thời điểm mực nước bắt đầu dừng; ghi trị số nước lớn, nước ròng và thời gian xuất hiện dạng phân số; e) Xác định thời gian triều dâng và triều rút: thời gian triều dâng bằng thời gian xảy ra nước lớn trừ đi thời gian xảy ra nước ròng liền kề trước đó; thời gian triều rút bằng thời gian xảy ra nước ròng trừ đi thời gian xảy ra nước lớn liền kề trước đó; trường hợp thời gian triều dâng, triều rút nằm gối lên hai ngày liền kề nhưng số giờ của mỗi ngày không bằng nhau thì thời gian triều dâng, triều rút được chọn cho ngày có số giờ lớn hơn; trường hợp thời gian triều dâng, triều rút nằm gối lên cả hai ngày liền kề nhưng có số giờ bằng nhau thì thời gian triều dâng, triều rút đó được chọn cho ngày có tổng số giờ triều dâng, triều rút nhỏ hơn; trường hợp tổng số thời gian triều dâng, triều rút của hai ngày bằng nhau thì được chọn cho ngày tiếp theo. 7.2.3. Hiệu chính mực nước trên giản đồ QCVN 69: 2021/BTNMT a) Chênh lệch mực nước giữa cọc, thủy chí với giản đồ tự ghi từ 2 cm trở lên thì phải hiệu chính mực nước ngay sau khi khai tóan giản đồ; b) Xác định chênh lệch mực nước giữa 2 ốp quan trắc liền kề, xác định hiệu số chênh lệch mực nước giữa 2 ốp được tính theo công thức: 𝒄= 𝒃−𝒂 Trong đó: a là chênh lệch mực nước giữa giản đồ với cọc, thủy chí tại ốp quan trắc trước; b là chênh lệch mực nước giữa giản đồ với cọc, thủy chí tại ốp quan trắc hiện tại; c là hiệu số chênh lệch mực nước giữa 2 ốp; c) Xác định khỏang chênh lệch mực nước từng giờ giữa 2 ốp quan trắc theo công thức: = 𝒄 𝟔 Trong đó: c là hiệu số chênh lệch mực nước giữa 2 ốp; d là khỏang chênh lệch mực nước một giờ giữa 2 ốp quan trắc; d) Mực nước từng giờ sau khi hiệu chính bằng mực nước từng giờ khai tóan trên giản đồ cộng đại số với các hiệu chính tương ứng, quy định tại bảng 3, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Bảng 3. Hiệu chính mực nước giữa hai ốp liền kề trên giản đồ QCVN 69: 2021/BTNMT 7.2.4. Dẫn độ cao cho thủy chí, cọc, máy tự ghi và thiết bị tự động a) Dẫn độ cao Nhà nước (độ cao tuyệt đối) về mốc chính và mốc kiểm tra tại trạm; b) Dẫn độ cao xác định độ cao số "O" thủy chí, cọc, máy tự ghi và thiết bị tự động; quy về "O" trạm ngay khi xây dựng hoặc sửa chữa; c) Dẫn kiểm tra độ cao của thủy chí, cọc, máy tự ghi và thiết bị tự động với mốc kiểm tra một năm một lần; kết quả kiểm tra báo cáo về cơ quản quản lý trực tiếp theo quy định; d) Độ cao mốc chính: dẫn kiểm tra 5 năm một lần đối với trạm họat động lâu dài; đối với trạm mới thành lập 1 năm dẫn kiểm tra một lần. 7.2.5. Quan trắc mực nước bằng thiết bị tự động: tự động đo và truyền số liệu. 8. Phương pháp quan trắc dòng chảy biển 8.1. Tần suất quan trắc 8.1.1. Quan trắc 4 lần/ngày vào các giờ: 1 giờ, 7 giờ, 13 giờ, 19 giờ; quan trắc 8 lần/ngày vào các giờ: 1 giờ, 4 giờ, 7 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 16 giờ, 19 giờ, 22 giờ; quan trắc 12 lần/ngày vào các giờ lẻ: 1 giờ, 3 giờ, cho đến 23 giờ. 8.1.2. Đối với quan trắc tự động: tự động đo và truyền số liệu liên tục 24/24 giờ hoặc theo nhu cầu sử dụng. 8.2. Phương pháp quan trắc 8.2.1. Xác định độ sâu điểm đo, thả máy xuống tầng đo quy định, đo hướng và tốc độ dòng chảy; căn cứ vào độ sâu điểm đo, bố trí số tầng theo bảng 14, điểm 2.8.2, khỏan 2.8, mục 2, Phần II Quy định về kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này hoặc theo yêu cầu có thể bố trí tầng đo nhiều hơn; tầng mặt thả phương tiện đo ngập dưới nước tối thiểu 0,5 m; tầng đáy phương tiện đo cách đáy biển tối thiểu 1 m; đơn vị đo tốc độ dòng chảy m/s; hướng dòng chảy theo độ góc từ 0o đến 360o. 8.2.2. Quan trắc dòng chảy bằng thiết bị tự động: tự động đo và truyền số liệu. 9. Quan trắc các yếu tố khi có thời tiết nguy hiểm Khi có thời tiết nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm quan trắc viên phải theo dõi liên tục, quan trắc các yếu tố hải văn, ghi hiện tượng và trị số ngay vào sổ quan trắc. QCVN 69: 2021/BTNMT PHỤ LỤC III SỔ QUAN TRẮC VÀ CÁC BÁO CÁO (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-BTNMT ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn quốc gia về quan trắc hải văn) Mẫu 1 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN SỔ QUAN TRẮC HẢI VĂN VEN BỜ THÁNG NĂM TRƯỞNG TRẠM (Ký tên, đóng dấu) QCVN 69: 2021/BTNMT Quan trắc theo giờ ............... Đài tiếng nói Việt Nam.............. THUYẾT MINH VỀ ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN QUAN TRẮC 5. Quan trắc gió 6. Quan trắc sáng biển Tình hình thay đổi địa điểm và phương tiện quan trắc (công trình, thiết bị đo và các số hiệu chính) QCVN 69: 2021/BTNMT QCVN 69: 2021/BTNMT QCVN 69: 2021/BTNMT QCVN 69: 2021/BTNMT Mẫu 2 MẪU BÁO CÁO BHV-1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------- BÁO CÁO QUAN TRẮC HẢI VĂN VEN BỜ THÁNG NĂM Vĩ độ Bắc ..................................... Kinh độ Đông Địa phương.................................... Tỉnh (thành phố): TÀI LIỆU VỀ ĐỊA ĐIỂM QUAN TRẮC VÀ MÁY 1. Quan trắc nhiệt độ và độ muối nước biển: 2. Quan trắc dao động mực nước biển: Mốc chính: Độ cao mốc chính: Mốc kiểm tra: Độ cao mốc phụ: Số hiệu và hiệu chính thủy chí, cọc quy về "O" trạm: Ngày dẫn độ cao: Người dẫn độ cao: "O" trạm lấy là: Độ cao của "O" trạm: Triều ký: 3. Quan trắc sóng: Máy đo sóng: QCVN 69: 2021/BTNMT 4. Quan trắc tầm nhìn xa phía biển: 5. Quan trắc gió: 6. Quan trắc sáng biển: 7. Tình hình thay đổi công trình, di chuyển địa điểm quan trắc, máy hỏng, thay máy, ngày thêm số hiệu chính mới, ngày và kết quả đo dẫn độ cao: 8. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm: Họ và tên người lập bảng Họ và tên người đối chiếu Trưởng trạm Nhận xét của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ…. Họ và tên người phúc thẩm Họ và tên người duyệt lại QCVN 69: 2021/BTNMT TRẠM THÁNG NĂ TRỊ SỐ ĐẶC BIỆT VỀ GIÓ SỐ NGÀY CÓ CÁC LỌAI CẤP SÓNG QCVN 69: 2021/BTNMT TRẠM THÁNG NĂM CÁC TRỊ SỐ ĐẶC TRƯNG TRONG THÁNG QCVN 69: 2021/BTNMT Mẫu 3 MẪU BÁO CÁO BHV-2 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO MỰC NƯỚC BIỂN TỪNG GIỜ VÀ KHI NƯỚC LỚN NƯỚC RÒNG THÁNG NĂM Họ và tên Trưởng trạm: Họ và tên Quan trắc viên: Chú thích: Họ và tên người lập bảng Họ và tên người đối chiếu Trưởng trạm Nhận xét của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ VỀ QUAN TRẮC HẢI VĂN Họ và tên người phúc thẩm Họ và tên người duyệt lại (cm) QCVN 69: 2021/BTNMT MỰC NƯỚC TỪNG GIỜ VÀ MỰC NƯỚC TRUNG BÌNH QUI VỀ "O" TRẠM QCVN 69: 2021/BTNMT TRẠM KHÍ TƯỢNG HẢI VĂN: GIỜ VÀ ĐỘ CAO NƯỚC LỚN, NƯỚC RÒNG THÁNG NĂM THỜI GIAN TRIỀU DÂNG, TRIỀU RÚT Quy về "O" Trạm CÁC TRỊ SỐ ĐẶC BIỆT TRONG THÁNG QCVN 69: 2021/BTNMT Mẫu 4 BẢNG THỐNG KÊ ĐẶC TRƯNG CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG HẢI VĂN QCVN 69: 2021/BTNMT Mẫu 5 MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU TỰ ĐỘNG Tên trạm: SỐ LIỆU THÁNG: Kính độ: Tỉnh: Vĩ Độ: QCVN 69: 2021/BTNMT PHỤ LỤC IV MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC, HỌAT ĐỘNG TRẠM KHÍ TƯỢNG HẢI VĂN (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-BTNMT ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN KHU VỰC ………………….. TRẠM …………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------- ……., ngày...... tháng.......năm .... BÁO CÁO THÁNG ….. NĂM … TRẠM HẢI VĂN: …………. Kính gửi: …………………………………………… I. Tình hình nhân lực (ghi rõ họ tên và trình độ từng người) 1. Nguyễn Hữu A. Trình độ: ………………….…Chức vụ: ……………… 2. Phạm Văn B. Trình độ: …………………….Chức vụ: ……………… (Ghi rõ đã học tập tài liệu gì trong tháng, thao diễn kỹ thuật mấy lần; đã triển khai, kiểm tra các phương án đo đạc khi có bão, áp thấp nhiệt đới và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, phương án đảm bảo an tòan lao động) Các tài liệu được học tập thường xuyên như: III. Diễn biến vùng bờ đặt trạm và những hiện tượng ảnh hưởng đến các yếu tố đo IV. Tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ (Ghi rõ đặc trưng các yếu tố xảy ra trong tháng) 1. Mực nước: lớn nhất thực đo…. cm ngày…. ; nhỏ nhất thực đo ... cm ngày … 50 QCVN 69: 2021/BTNMT 2. Sóng: độ cao sóng lớn nhất: ….m, ngày….. số lần xuất hiện … 3. Trạng thái mặt biển: cấp lớn nhất ….. ngày ….. 4. Gió: tốc độ gió lớn nhất: …. m/s ngày: ….. 5. Mưa: tổng lượng mưa tháng: ….. mm; Số ngày mưa: …... Lượng mưa ngày lớn nhất: ….. mm ngày ….. 6. Nhiệt độ nước: lớn nhất ….. oC ngày….., nhỏ nhất ….. oC ngày ….. 7. Độ muối: lớn nhất: ….. o/oo, ngày:…..; Nhỏ nhất: …..o/oo ngày: ….. V. Tình hình máy, thiết bị đang sử dụng QCVN 69: 2021/BTNMT PHỤ LỤC V MẪU PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÀI LIỆU, HỌAT ĐỘNG CỦA TRẠM KTHV (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-BTNMT ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn quốc gia về quan trắc hải văn) Mẫu 1 VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số …. /…. V/v đánh giá xếp lọai chất lượng tài liệu, họat động tại trạm ......., ngày .... tháng .... năm ...... Kính gửi: Đơn vị quản lý…………………………………. Sau khi kiểm tra, kiểm sóat tài liệu và tổng hợp kết quả việc giám sát thực hiện nhiệm vụ tháng …. năm ……. Đơn vị báo cáo ………… đánh giá chất lượng tài liệu, họat động tại trạm như sau: 1. Tên trạm: ………………. 2. Thời gian Đài nhận tài liệu Ngày……. tháng ….. năm 20….. Đánh giá: đúng hạn/không đúng hạn 3. Số lượng, chủng lọai tài liệu Số lượng, chủng lọai tài liệu: đầy đủ/không đầy đủ. Đánh giá: đạt yêu cầu/không đạt yêu cầu. 4. Chất lượng đạt được 4.1 Chất lượng tài liệu - Bảng đánh giá chi tiết các yếu tố hải văn: QCVN 69: 2021/BTNMT - Chi tiết trừ điểm:…………………….. - Chất lượng đạt được: ……. - Xếp lọai: …….. 4.2 Chất lượng họat động - Chất lượng họat động của trạm chi tiết tại bảng dưới đây: - Chi tiết điểm trừ: ……………….. - Chất lượng đạt được: ……… - Xếp lọai: …………… 4.3 Chất lượng chung trong tháng: - Chất lượng đạt được: 𝐶𝐿 𝐶ℎấ𝑡 𝑙ượ𝑛𝑔 𝑡à𝑖 𝑙𝑖ệ𝑢+ 𝐶ℎấ𝑡 𝑙ượ𝑛𝑔 ℎ𝑜ạ𝑡 độ𝑛𝑔 - Xếp lọai: ……………. 5. Đề xuất, kiến nghị: Nơi nhận: - Như trên; (Ký, ghi rõ họtên, đóng dấu) - Lưu: …. QCVN 69: 2021/BTNMT Mẫu 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc V/v gửi kết quả quan trắc tài liệu ......., ngày .... tháng .... năm ...... tại trạm PHIẾU GỬI KẾT QUẢ QUAN TRẮC Kính gửi: Đơn vị quản lý……………………………… Đài Khí tượng Thủy văn ……………… giao nộp cho đơn vị ………. các tài liệu hải văn tháng …. năm …. như sau: Nơi nhận: Xác nhận của đơn vị quản lý THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-BTNMT ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn quốc gia về quan trắc hải văn) QCVN 69: 2021/BTNMT PHỤ LỤC VI MẪU BÁO CÁO TÌNH TRẠNG HỌAT ĐỘNG CÁC TRẠM KTHV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------- TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐƠN VỊ BÁO CÁO Số:.. /BC-... ……, ngày…..tháng…. năm ... BÁO CÁO TÌNH TRẠNG HỌAT ĐỘNG CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG HẢI VĂN THỦ CÔNG, TỰ ĐỘNG Tháng... năm 20.. Kính gửi: ....................................................... Đơn vị ... báo cáo tình trạng họat động của các trạm khí tượng thủy văn thuộc Đơn vị trong tháng...năm 20...với các nội dung sau: I. Số lượng trạm 1.1. Trạm khí tượng hải văn thủ công: 1.2. Trạm khí tượng hải văn tự động: II. Báo cáo tóm tắt họat động của các trạm KTHV 2.1. Trạm khí tượng hải văn thủ công: 2.2. Trạm khí tượng hải văn tự động: 2.3. Máy, thiết bị, phương tiện họat động.... số liệu lưu vào Datalogger và truyền về Trung tâm quan trắc khí tượng thủy văn, Trung tâm Thông tin dữ liệu khí tượng thủy văn và Trung tâm Dự báo quốc gia,... III. Kết quả khắc phục sự cố các trạm tháng trước và phương hướng khắc phục sự cố các trạm trong tháng tiếp theo 3.1. Kết quả khắc phục sự cố các trạm trong tháng…. - Lắp đặt lại cảm biến...; - Sửa máy...; QCVN 69: 2021/BTNMT - Đã xử lý khắc phục sự cố, sửa chữa máy.... 3.2. Phương hướng khắc phục sự cố các tháng.... - Tiếp tục kiểm tra, bảo trì cho các trạm khí tượng hải văn, đảm bảo số liệu và đường truyền tốt. Thường xuyên theo dõi kiểm tra bảo dưỡng, khắc phục tình hình những máy đo gặp sự cố. - Tiếp tục sửa chữa khắc phục máy đo ...trạm... 3.3. Đề xuất, kiến nghị Kiến nghị với Trung tâm...................... thường xuyên phối hợp với Đơn vị........................ trong công tác sửa chữa khắc phục những sự cố, hỏng hóc thiết bị, phương tiện đo tại trạm khí tượng hải văn................. để trạm đo vận hành hiệu quả. Đơn vị ...báo cáo ...................../. Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ - Như trên; - ……….. L (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) ........................................ QCVN 69: 2021/BTNMT Mẫu 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐƠN VỊ BÁO CÁO ....................... Số: /......... V/v báo cáo tình trạng họat động của các trạm KTHV ….., ngày...... tháng.......năm .... Kính gửi: ............................... Thực hiện ý kiến chỉ đạo của .... về việc rà sóat nhân lực, tình hình họat động của công trình, máy thiết bị đo tại các trạm khí tượng hải văn trên tòan mạng lưới phục vụ ATNĐ, bão. Đơn vị........báo cáo tình hình họat động tại các trạm khí tượng hải văn cụ thể như sau: 1. Nhân lực, vật lực Đơn vị........ đã chỉ đạo các đơn vị, các trạm bố trí đầy đủ nhân lực, vật lực theo dõi thời tiết liên tục đáp ứng được với thời tiết nguy hiểm xảy ra. 2. Máy thiết bị đang họat động và dự phòng tại trạm Hiện tại các trạm đã được trang bị đầy đủ máy thiết bị đang họat động và dự phòng cụ thể như sau: - Máy gió kiểu...... của các trạm hiện đang họat động....., số liệu truyền về trung tâm...... có đủ chứng từ kiểm định và còn trong hạn sử dụng. - Máy đo mực nước kiểu.....của các trạm đang họat động ...... , số liệu truyền về trung tâm.... có đủ chứng từ kiểm định và còn trong hạn sử dụng. - Máy đo nhiệt độ/độ muối nước biển của các trạm đang họat động ...... , số liệu truyền về trung tâm.... có đủ chứng từ kiểm định và còn trong hạn sử dụng. QCVN 69: 2021/BTNMT - Máy đo sóng kiểu...của các trạm đang họat động ......, số liệu truyền về trung tâm.... có đủ chứng từ kiểm định và còn trong hạn sử dụng. 3. Thông tin liên lạc Hệ thống thông tin liên lạc đảm bảo đáp ứng được nhu cầu thu và truyền tin tốt, các đơn vị đã sẵn sàng trực ca, làm ốp, Typh khi có yêu cầu. 4. Phương án tăng cường cho các trạm khí tượng hải văn khi cần thiết Các đơn vị trực thuộc ... quản lý có đầy đủ các phương án quan trắc và điện báo khi có ATNĐ, bão xảy ra. Đã lên phương án trong trường hợp công trình quan trắc, nhà làm việc, thông tin liên lạc, máy thiết bị quan trắc các trạm khí tượng hải văn gặp sự cố. Thường xuyên cập nhật báo cáo kịp thời khi có sự cố về máy thiết bị, công trình, thông tin liên lạc… Trên đây là báo cáo tình hình họat động của các trạm khí tượng hải văn thuộc Đơn vị quản lý báo cáo................được biết để theo dõi và tổng hợp. Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ - Như trên; (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-BTNMT ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn - Lưu: ...... QCVN 69: 2021/BTNMT PHỤ LỤC VII MẪU PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÀI LIỆU TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐƠN VỊ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ……../ ......... ......., ngày .... tháng .... năm ...... PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ Chất lượng tài liệu hải văn thủ công Đài KTTV khu vực ….. Tên trạm: 1. Tháng … năm …. 2. Kết quả đánh giá tài liệu a) Xếp lọai chất lượng tài liệu: Điểm đạt = 100 điểm – …. điểm = ….. điểm. TRƯỞNG PHÒNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) - Lưu: QCVN 69: 2021/BTNMT Mẫu 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐƠN VỊ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ Số: ……../ ......... ......., ngày .... tháng .... năm ...... PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ Chất lượng tài liệu hải văn tự động Đài KTTV khu vực ….. Tên trạm: 1. Tháng … năm …. 2. Kết quả đánh giá tài liệu a) Xếp lọai chất lượng tài liệu: TRƯỞNG PHÒNG QCVN 69: 2021/BTNMT PHỤ LỤC VIII MẪU BÁO CÁO TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌAT ĐỘNG (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-BTNMT ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn quốc gia về quan trắc hải văn) TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐƠN VỊ BÁO CÁO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ……../ ......... ......., ngày .... tháng .... năm ...... Kính gửi: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực........... BÁO CÁO TỔNG KẾT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌAT ĐỘNG MẠNG LƯỚI CÁC TRẠM KHÍ TƯỢNG HẢI VĂN THUỘC ĐÀI KTTV KHU VỰC...... Năm ..... Nơi nhận: - Như trên; THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu) (Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-BTNMT ngày tháng năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn quốc gia về quan trắc hải văn) QCVN 69: 2021/BTNMT PHỤ LỤC IX MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA KỸ THUẬT, KIỂM TRA ĐỘT XUẤT TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐƠN VỊ KIỂM TRA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......., ngày .... tháng .... năm ..... BIÊN BẢN KIỂM TRA KỸ THUẬT TRẠM ………………………. Thực hiện kế họach công tác kiểm tra kỹ thuật mạng lưới trạm khí tượng thủy văn năm … đã được ………….. phê duyệt, hôm nay ngày……. tháng ….. năm … Đòan kiểm tra kỹ thuật …………………………… đến kiểm tra trạm hải văn ……………………. thuộc ………..………..................... 1. Ông (bà):……………………Chức vụ: …………………Đơn vị….......................... 2. Ông (bà):……………………Chức vụ: …………………Đơn vị….......................... Trạm hải văn gồm: QCVN 69: 2021/BTNMT Sau khi kiểm tra trạm, Đòan công tác có đánh giá nhận xét trên nguyên tắc chấm điểm (thang điểm 100) như sau: Lọai tốt đạt từ 85 điểm trở lên; lọai khá từ 70 đến dưới 85 điểm; lọai trung bình từ 50 điểm đến dưới 70 điểm; lọai kém dưới 50 điểm. Hạng mục nào có điểm 0 ở nội dung kiểm tra, chấm điểm không đạt ở hạng mục đó. I. ĐỐI VỚI TRẠM HẢI VĂN QUAN TRẮC THỦ CÔNG QCVN 69: 2021/BTNMT QCVN 69: 2021/BTNMT Tổng điểm 1+2+3+4 = điểm Điểm cộng (có sáng tạo trong áp dụng cải tiến kỹ thuật): điểm Kết luận (điểm đạt + điểm cộng) là: II. ĐỐI VỚI TRẠM HẢI VĂN TỰ ĐỘNG điểm; Đạt lọai: 1. Điểm trừ đối với họat động của trạm QCVN 69: 2021/BTNMT QCVN 69: 2021/BTNMT Điểm cộng (có sáng tạo trong áp dụng cải tiến kỹ thuật): điểm QCVN 69: 2021/BTNMT III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ IV. KẾT LUẬN CỦA ĐÒAN 4.1. Quan trắc thủ công 4.2. Đo tự động Biên bản này được lập thành 3 bản, có giá trị như nhau, Trạm hải văn giữ 01 bản, Đơn vị quản lý giữ 01 bản, Đòan kiểm tra giữ 01 bản./. TM. TRẠM TM. ĐƠN VỊ QUẢN LÝ TM. ĐÒAN KIỂM TRA QCVN 69: 2021/BTNMT Mẫu 2 TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐƠN VỊ KIỂM TRA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------- ……, ngày… tháng …. năm …. BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐỘT XUẤT TRẠM ................ Thực hiện theo Quyết định số .../QĐ-... ngày... tháng... năm của .... về việc kiểm tra đột xuất đối với trạm hải văn ….. Hôm nay, vào hồi …….giờ…. ngày….. , Đòan kiểm tra thuộc .... tiến hành kiểm tra đột xuất trạm hải văn ….. 1. Đòan kiểm tra gồm: 1. Ông/bà:... - Chức vụ... - Đơn vị... - Trưởng đòan. 2. Ông/bà:... - Chức vụ... - Đơn vị... - Đòan viên... 2. Thành phần trạm: 1. Ông/bà:... - Trình độ... - Chức vụ... 2. Ông/bà:... - Trình độ... - Chức vụ... 3. Thời gian kiểm tra: Từ ngày... tháng... đến ngày... tháng... năm... 4.1. Kiểm tra các nội dung cụ thể theo chương trình được yêu cầu của quản lý chuyên môn kỹ thuật:... 4.2. Làm việc với các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến nội dung kiểm tra đột xuất:... 5. Ý kiến của đòan kiểm tra QCVN 69: 2021/BTNMT 6. Nhận xét, kết luận: Biên bản này được lập thành 4 bản, có giá trị như nhau, Trạm hải văn giữ 01 bản, Đơn vị quản lý trực tiếp giữ 01 bản, Đòan kiểm tra giữ 02 bản./. ĐỐI TƯỢNG BỊ KIỂM TRA (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) TRƯỞNG ĐÒAN KIỂM TRA (Ký, ghi rõ họ tên) QCVN 69: 2021/BTNMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------- TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN ĐƠN VỊ KIỂM TRA ------- --------------- ……, ngày… tháng …. năm …. BÁO CÁO Kết quả kiểm tra kỹ thuật Kính gửi: …………………………………. Thực hiện theo Quyết định số .../QĐ- ... ngày... tháng... năm của .... về việc kiểm tra kỹ thuật định kỳ đối với trạm hải văn... , từ ngày …../…../…….. đến ngày …../…../…….. Đòan kiểm tra đã kiểm tra tại …………………………………. Qua quá trình kiểm tra, Đòan kiểm tra đã xác minh trực tiếp các nội dung. Kết quả như sau: 1. Đặc điểm tình hình tổ chức, họat động có liên quan đến nội dung kiểm tra 2. Kết quả kiểm tra (các nội dung đã tiến hành kiểm tra, mô tả kết quả kiểm tra...) 3. Kết luận về những nội dung đã tiến hành kiểm tra (kết quả đạt được, hạn chế, thiếu sót của đối tượng kiểm tra) 4. Các biện pháp xử lý đã áp dụng theo thẩm quyền (nếu có) 5. Kiến nghị 5.1. Đối với Đài KTTV khu vực 5.2. Đối với Tổng cục KTTV: Nơi nhận: - Như trên; TRƯỞNG ĐÒAN KIỂM TRA (Ký, ghi rõ họtên)