Spreadsheet: 858878d1707386447-dependent-drop-down-list-template-dl-template-copy
Sheet: Configurazione

CONFIGURAZIONE
Campo | Valore da compilare | Indicazioni per la compilazione | [NAME]/opzionale
Nome configurazione | Rianimazione [NAME] | [NAME] 19 caratteri | campo obbligatorio
Suoni e allarmi
Suono tasti | on | scegliere dal menu a tendina | campo obbligatorio
Volume allarmi | 7 (alto) | scegliere dal menu a tendina | campo obbligatorio
Aria in Linea
Agilia VP (Pompa Volumetrica)
Volume totale [NAME] 15 minuti | 250 mcL | da 10 a 2000 mcL. Default 250 mcL | campo obbligatorio per pompa VP
Bolla singola | 50 mcL | da 0 a 250 mcL. Default 50 mcL | campo obbligatorio per pompa VP
[NAME] bolla d'aria | sì | scegliere dal menu a tendina | campo obbligatorio per pompa VP
Pressione
Agilia VP (Pompa Volumetrica)
Modo pressione | variabile | scegliere dal menu a tendina | campo obbligatorio per pompa VP
Se 'Variabile' | 750 mmHg | da 50 a 750 mmHg. Default 750 mmHg | campo obbligatorio per pompa VP se si sceglie pressione 'variabile'
Se '3 livelli' | Basso: 100 mmHg; Intermedio: 250 mmHg; alto: 500 mmHg | Basso: da 50 a 300 mmHg, default: 100 mmHg; Intermedio: da 150 a 600 mmHg, default: 250 mmHg; [NAME]: da 250 a 750 mmHg, default: 500 mmHg | campo obbligatorio per pompa VP se si sceglie pressione '3 livelli'
Agilia SP (Pompa a Siringa)
Modo pressione | variabile | scegliere dal menu a tendina | campo obbligatorio per pompa SP
Se 'Variabile' | 500 mmHg | da 50 a 900 mmHg. Default 500 mmHg | campo obbligatorio per pompa SP se si sceglie pressione 'variabile'
Se '3 livelli' | Basso: 100 mmHg; Intermedio: 250 mmHg; alto: 500 mmHg | Basso: da 50 a 300 mmHg, default: 100 mmHg; Intermedio: da 150 a 600 mmHg, default: 250 mmHg; [NAME]: da 250 a 900 mmHg, default: 500 mmHg | campo obbligatorio per pompa SP se si sceglie pressione '3 livelli'
DPS | sì | scegliere dal menu a tendina | campo obbligatorio
Soglia aumento DPS | 200 mmHg | da 50 a 400 mmHg. Default: 200 mmHg | campo obbligatorio se si abilita DPS
Soglia caduta DPS | 200 mmHg | da 100 a 400 mmHg. Default: 200 mmHg | campo obbligatorio se si abilita DPS
Fine Infusione
Durata silenziamento | 2 minuti | da 1 minuto a 12 ore. Default: 2 minuti | campo obbligatorio
Tempo per preallarme infusione quasi terminata | 5 minuti | da 0 secondi a 30 minuti. Default: 5 minuti | campo obbligatorio
Agilia VP (Pompa Volumetrica)
Volume per preallarme infusione quasi terminata | 5 mL | Da 0 a 50 mL. Default: 5 mL | campo obbligatorio
%Volume per preallarme infusione quasi terminata | 0.05 | Da 0 a 15%. Default: 5% | campo obbligatorio
Allarme fine secondario | sì | scegliere dal menu a tendina | campo obbligatorio
Gestione modo secondario | [NAME] | scegliere dal menu a tendina | campo obbligatorio
Riempimento
Agilia VP (Pompa Volumetrica)
[NAME] riempimento in pompa | [NAME] | scegliere dal menu a tendina | campo obbligatorio per pompa VP
Agilia SP (Pompa a Siringa)
[NAME] riempimento in pompa | non_visualizzato | scegliere dal menu a tendina | campo obbligatorio per pompa SP
[NAME]
Modifica velocità | con_infusione_arrestata_e_durante_infusione | scegliere dal menu a tendina | campo obbligatorio
Modalità notturna
Modo | manuale | scegliere dal menu a tendina | campo obbligatorio
Se modo 'automatico' | no | [NAME] | campo obbligatorio se si sceglie modo 'automatico'
Luminosità display | bassa | scegliere dal menu a tendina | campo obbligatorio
LED di infusione | bassa | scegliere dal menu a tendina | campo obbligatorio
Suono tasti | off | scegliere dal menu a tendina | campo obbligatorio
[NAME] menu
Visualizza log eventi | mostrare | scegliere dal menu a tendina | campo obbligatorio
Data set | mostrare | scegliere dal menu a tendina | campo obbligatorio
Pausa | mostrare | scegliere dal menu a tendina | campo obbligatorio
Visualizza storico flusso | mostrare | scegliere dal menu a tendina | campo obbligatorio
Visualizza storico pressione | mostrare | scegliere dal menu a tendina | campo obbligatorio
Note: compilare le celle in verde