Spreadsheet: 694382d1599577689-building-count-formula-with-changing-row-formula-copy-of-report-1068-as-performance-25_08_20-_sy-12
Sheet: מהלך ניסוי

פרטי הניסוי
ניסוי 1068 | EndoZip AS Characterization
תאריך הניסוי | X
מבצע | X
EQ
מד כוח | X
[NAME] | X
תוכנה | X
מתח כניסה | 20V
ספק כוח | EQ020-1
[NAME] | X
מערכות משתתפות בניסוי
מערכת # ? | V | 12
[NAME] QC | X
פרוצדורה
עובי הקיבה |  | הערות
פאונדוס מדידה # 1
פאונדוס מדידה # 2
פאונדוס מדידה # 3
פאונדוס באדי מדידה # 1
פאונדוס באדי מדידה # 2
פאונדוס באדי מדידה # 3
באדי מדידה # 1
באדי מדידה # 2
באדי מדידה # 3
בדיקות מערכת הארטיקולציה "יבש" |  | הערות
ניתוק מחזיק מגנט
חיבור מערכת האנדו [NAME] , ובדיקת [NAME] מלאה.
מדידה על שולחן ישר עם מד זווית
[NAME] בוגי מול ידית | V | 0
דיסטאלית מצב 0  - כיפוף של הבוגי לכיוון הנגדי ומציאת הזוית | V | -5
[NAME] עבודה | V | 31
דיסטאלית מצב ארטיקולציה | V | 55
פרוקסימאלית מצב 0 | V | 0
פרוקסימאלית מצב 90 | V | 82
חיישן מצב עבודה | V
[NAME] אחרי כמה קליקים | V
[NAME] | X
סקןפ בחוץ | V
אנקודר FS | V
חיישן סוף מהלך FS | V
חיישן מחט | V
בדיקת לחץ מצב יבש |  | הערות
חיבור [NAME] למערכת הendozip . הלבשת כפפה על אזור הבוגי , וחיבור מד לחץ לכפפה.
חיבור פקק לכניסת הסקופ
הפעלת משאבת וואקום עד התיצבות הלחץ
מדידה שעון חיצוני | v | 88.4
מדידה חיישן פנימי | v | 271
מדידה לחץ בבוגי | v | 79
בדיקה וויזואלית חיצונית |  | הערות
[NAME] | v
[NAME] | v
כבל חיתוך במקום במצב ישר | v
כבל חיתוך במקום  במצב אנטומי | v
בדיקה וויזואלית בעזרת סקופ |  | הערות
הכנסת סקופ --> הדלקת מצלמה --> מעבר לאורך כל המערכת וחזרה .
[NAME] וקבלים במקום | V | גלעד - נראה שהקוייפייפ קצת מתוח , אולי בגלל שהמערכת קצת ארוכה מדי ,סדק במחבר לבוגי ,[NAME] קפץ מהשיניים בבוגי
קינקים בצינור האופטיקה | V
[NAME] הצלבות | V
[NAME] בארטיקולציה ובמבצ ישר | V
[NAME]וניווט ליעד
[NAME] (תאורה , מים , משאבה לניפוח ) -->הכנסת סקופ --> סגירת אטם סקופ --> סגירת ברז  וואקום של מערכת --> הפעלת הוואקום
[NAME] הכנסת מערכת
[NAME] |  | הערות
1-5 , 1 כמעט [NAME] , 5 כוחות גבוהים מאוד. | x
[NAME] |  | הערות
בחירת אזור תפירה -- > הבאת המערכת לקצה [NAME] -- > בדיקת אויינטציה -- > ניפוח הקייבה -- > כניסה ומיקום
[NAME] תפירה | V | 2
עובי נקודת תפירה | x
זווית דיסטאלית  נדרשת | V | 60
זווית פרוקסימאלית נדרשת | V | 90
1-5 , 1 כמעט [NAME] , 5 כוחות גבוהים מאוד. | x
1-5 , 1 נוח מאוד לא נוח  5 | x
עבודת התפירה |  | הערות
[NAME] -- > פתיחת ברז וואקום מערכת -- > וליחצה על כפתור נוואקום בסקום -- > הוצאת הסקום תוך שיחרור מכפתור הוואקום בסקופ -- > והחלפתו בפקק
[NAME] -- > ולחיצה על  כפתור תפירה ( הקלטה )
הפעלת : מצלמה-אזור בוגי ,הקלטה זרמים. | V
[NAME](בהעברת המערכת למצב תפירה ) | X | לא עובד, התנתקנו , והתחברנו מחדש , במגנט של מצב עבודה כנראה עף ,
1-5 , 1 נוח מאוד לא נוח  5 | X
חיישן סקופ | V
חיישן וואקום | V | 304
שעון חיצוני | V | 87.8
נותני בקרה שהוכנסו | V
[NAME] תפירה | V
חיישן סוף תפירה | V
חיישן הוצאת הוצאת FS | V
[NAME] | V | 117
עבודת [NAME] |  | הערות הוציאו את מכסה הסקום והכניסו סקופ , ואז מגנט של מצב עבודה לא עבודה , [NAME] אדומה אחרונה נדלקה , נתקנו הדלקנו יחידת נמנועים ועשינו ביט מחדש .
הפסקת ווקום / או סגירת ברז וואקום [NAME] -- > לחיצה על הכפתור למשך 2 שניות
ויידוי נורה ירוקה דלוקה -- >
הפעלת : מצלמה- את אזור הידית,סקופ -צילום מהלך ,הקלטה זרמים, | V
[NAME] החוט הנותר   בסוף ניסוי | x
הוצאת מערכת |  | בהוצאת המערכת נראה כי התפר רפויי , הכוסית לא הסתובבה ,[NAME] [NAME] של הגלגלת לא הסתדר טוב . החליפו בהרכבה את החוטים בין בגלגלת לקליפ .
העברת ידיות ארטיקולציה -- > שחרור מערכת A -- > שחרור אטם [NAME] -- > הוצאת מערכת
[NAME] חוט A 1-5 | V
גילוי חיישן ארטיקולציה מצב חופשי | V | עובד
[NAME]1-5 | V | בקלות
בחינת תפר
איכות התפר |  |  |  |  | אורך L
איכות התפר | X | [NAME] FTB | עובי ריקמה צד אחד | אורך של [NAME] בין קליפ דיסטאלי לריקמה בהעמסה של משקולת של 883g | A1-A1’ | A2-A2’ | [NAME]’ | A4-A4’ | P1-P1’ | [NAME]’ | P3-P3’ | P4-P4’
 | X | 1 | 3 | 67 | X | V | V | X | V | V | X | V
מערכת הנעה | X
 | X
בדיקת מייסבים (לאחר הוצאת המערכת ) | X
[NAME] | X
[NAME] ,אורך חוט נותר | X | כליפ [NAME] של 12.55 N
חיתוך | X
תאור נוסף