Consulta: viscosímetros
Producto: Digital Rotary viscosímetro Viscosidad Medidor Pantalla LCD Máquina de prueba de viscosidad Tester Rango 1-2000000Mpa.S
Marca: XINRISHEN
Tiene las siguientes características:
l alta precisión de la medición;
l Estable en pantalla medido;
operación l fácil y de lectura;
l Excelente en interferencia Anti-.
Ha sido ampliamente utilizado para determinar y medir la viscosidad del líquido en muchas aplicaciones tales como grasa, pintura, farmacia y adhesivos.
1. Datos técnicos principales
1) Rango de medición: 1 ~ 2 × 106mPa.s
2) tipos de rotor: 1 #, 2 #, 3 # y 4 # rotores; (Se puede determinar la viscosidad tan bajo como 0.1mPa.s con 0 # rotor).
3) la velocidad del rotor: 0.3,0.6,1.5,3,6,12,30,60 rpm; automática
4) error de medida: ± 5% (Newton líquido)
5) Fuente de alimentación: 220 V ± 10% 50z ± 10%
6) Temperatura ambiente: 5 ° C ~ 35 ° C; humedad relativa: ≤80%
Este instrumento es un viscosímetro digital. Las unidades de motor que el rotor gire a una velocidad constante a través de una velocidad variable. Cuando el rotor gira en el líquido, el líquido va a producir un momento de viscosidad actúa sobre el rotor, y el momento viscoso es más grande, por el contrario, menor es la viscosidad del líquido, menor es el momento viscoso. El momento viscoso que actúa sobre el rotor se determina por el sensor detecta, y se obtiene la viscosidad del líquid
El viscosímetro rotacional digital ha sido mejorado. El viscosímetro adopta la tecnología avanzada de diseño mecánico, el proceso de fabricación y tecnología de control de microcomputadora para hacer la recolección de datos correcta. La pantalla adopta una luz de fondo azul y pantalla de cristal líquido de alto brillo para mostrar datos claros.
viscosímetro rotacional digital se utiliza para determinar la cantidad de viscosa y la viscosidad absoluta de líquidos. En comparación con otros productos similares, esta función es más precisa.
Ha sido ampliamente utilizada para determinar y medir la viscosidad de los líquidos en muchas aplicaciones, tales como grasa, pintura, productos farmacéuticos y adhesivos.
Tipo de rotor: 1 #, 2 #, 3 # y 4 # rotor; (se puede utilizar 0 # rotor para determinar la viscosidad tan bajo como 0.1mPa.s.) Velocidad del rotor: 0,3, 0,6, 1,5, 3, 6, 12 , 30, 60 rpm; automática