Consulta: viscosímetros
Producto: Huanyu Viscosímetro cinemático SYD-265C 20 baño con estructura de doble envoltura 4 muestras
Marca: Huanyu
Por lo general, el producto tarda 7-13 días hábiles en llegar a su mano después de que su pedido sea confirmado.
Descripción:
Es adecuado para determinar la viscosidad kinemática de los productos de petróleo líquido (comportamiento newtonio) a una temperatura constante según la norma nacional de la gente de la República de China GB/T265 productos de petróleo-Determinación de la viscosidad kinemática y cálculo de la viscosidad dinámica.
Datos técnicos:
1. Fuente de alimentación AC(220±10%)V 50Hz±5%
2. Potencia de calefacción 1600 W.
3. Motor de agitado: potencia de 6 W, velocidad de rotación de 1200 r/min.
4. Rango de control de temperatura: temperatura ambiente: ~ 100 ℃.
5. Precisión de control de temperatura: ± 0,1 ℃.
6. Baño de temperatura constante: 20 L, estructura de doble concha.
7. Ambiente de trabajo: temperatura ambiente: temperatura ambiente: ~ 35 ℃.
Humedad relativa: 85%.
8. Sensor de temperatura: RTD, Pt100.
9. Consumo de energía total: 1800 W.
10. Visores capilares (visor de pinkevitch) 7 piezas en total, diámetro interior para cada uno: 0,6 mm, 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, ± 0,5 mm, 2,0 mm, ±0,5 mm
11. Dimensiones totales: 530 x 400 x 670 mm.
Te enviaremos el producto tan pronto como sea posible.
Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Este instrumento adopta el controlador de temperatura LCD, con características de control de temperatura rápido, rápido.
El instrumento adopta una carcasa de vidrio duro para baño y conservación del calor (estructura de doble carcasa).
El instrumento adopta un diseño de escritorio y todo en uno. La integridad es buena. Fácil de utilizar.
El instrumento adopta un dispositivo de agitador eléctrico. La temperatura en el baño de agua es uniforme.