Consulta: innovateking-eu
Producto: Tipo-C Probador USB Multímetro Bluetooth Amperímetro Voltímetro Medidor 0.96 Pulgadas Pantalla LCD a color IPS Medidor digital de 2 vías de voltaje actual Amperímetro PD Voltímetro TC66C
Marca: Innovateking-EU
Nota:
Debido a que el firware se actualiza constantemente, consulte los productos realmente recibidos.
Al usar TC66C para detectar el cargador, es necesario activar el menú desplegable de CC. Cuando se utiliza TC66C para detectar el proceso de carga del teléfono móvil, es necesario desactivar el menú desplegable de CC.
Cuando TC66C USA la línea Typec de doble cabezal para la operación de activación de señuelo, solo se puede usar un lado. Si no está brillante, voltea la interfaz.
Parámetros:
Pantalla de visualización: Pantalla IPS de 0,96 pulgadas en color
Rango de medición de voltaje: 0-30.0000V
Resolución de medición de voltaje: 0.0001V (0.1mV)
Rango de medición de corriente: 0-5.00000A
Resolución de medición actual: 0.00001A (0.01mA)
Tensión de alimentación: 3,5-24V
Rango de acumulación de capacidad: 0-99999mAh
Rango de acumulación de energía: 0-99999mWh 999.99Wh
Rango de impedancia de carga: 1Ω-9999.9Ω
Rango de medición de potencia: 0-150W
Frecuencia de actualización: 2Hz
Modo de reconocimiento de carga rápida: QC2.0, QC3. 0, APPLE 2.4A / 2.1A / 1A / DCP, 0.5A, Android SAMSUNG
Introducción del panel
A: Botón K1, presione brevemente para alternar los valores o ingresar al submenú.
B: botón K2, largo presione y mantenga presionado para entrar o salir del menú, presione brevemente para notar el cambio de menú.
C: interruptor del botón de la fuente de alimentación. Cuando está conectado, puede utilizar la fuente de alimentación del sistema; cuando está apagado, puede utilizar una fuente de alimentación aislada. Para una medición de alta precisión y bajo voltaje, puede cambiar a OUT y usar el puerto micro para encender.
D: puerto micro, se usa para aislar la fuente de alimentación o la conexión con el software de PC.
Paquete incluyendo
1 * Multímetro USB TC66C
Operación TC66 (C), software para PC, enlace de descarga de instrucciones de la APP: http://www.mediafire.com/folder/pqn0ybytqpy7n/TC66; Operación y video de prueba: https://youtu.be/SCVcSjDMx2g; Comentarios de clientes: https://youtu.be/yVPxT__wbS4
TC66C adopta una pantalla IPS en color LCD HD de 0,96 pulgadas para mostrar el estado de carga del dispositivo en tiempo real. Interfaz de interacción humano-computadora. El voltaje, la corriente, la capacidad, la energía, la potencia, la impedancia equivalente, la temperatura y otros indicadores son claros de un vistazo
Soporta medición de corriente bidireccional, corriente directa y corriente inversa. Resolución de medición de 6 dígitos. Fuente de alimentación independiente, medición desde 0V, detección de equipos de baja tensión necesaria
Función de almacenamiento de datos fuera de línea. Modo de una tecla para actualizar el firmware. Admite la aplicación de teléfono móvil (Android + IOS) y software de PC para conectar y controlar, control de conexión inalámbrica (solo para TC66C). Modo de reconocimiento de carga rápida: QC2.0, QC3.0, APPLE 2.4A / 2.1A / 1A / 0.5A, DCP de Android
Nota: Cuando descargue el archivo e instale el software para PC, algunos sistemas de virus de Windows le advertirán y lo tomarán como virus, por favor permita esta función o cierre el sistema de virus, podemos asegurarnos al 100% de que no hay virus. Además, todos los conectores tipo c no pueden soportar la fuerza longitudinal, así que insértelo o extráigalo con cuidado al usarlo y no lo agite.