Consulta: ohmmetro
Producto: UT803 True RMS Desktop Multimeter Auto Range Amplificador de Voltaje DMM 100KHZ Ohmmetro Interfaz USB del Probador de la Temperatura de la Capacitancia
Marca: Barry Century
Descripción:
Pantalla: 5999 cuentas
Fuente de alimentación: baterías 220V / 50Hz o 6 x 1.5V R14 (no incluidas)
Rango de voltaje de CC: 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V
Resolución de voltaje de CC: 0.1mV / 1mV / 10mV / 100mV / 1V
Precisión de voltaje de CC: ± (0.6% + 2) / ± (0.3% + 2) / ± (0.5% + 3)
Rango de voltaje de CA: 600mV / 6V / 60V / 600V / 1000V
Resolución de voltaje de CA: 0.1mV / 1mV / 10mV / 100mV / 1V
Precisión del voltaje de CA: ± (0.6% + 5) / ± (1.0% + 5) / ± (3.0% + 5)
Corriente DC: 600uA / 6000uA / 60mA / 600mA / 10A
Resolución de corriente DC: 0.1uA / 1uA / 0.01mA / 0.1mA / 10mA
Precisión de corriente DC: ± (0.5% + 3) / ± (0.8% + 3) / ± (1.2% + 3)
Corriente CA: 600uA / 6000uA / 60mA / 600mA / 10A
Resolución de corriente CA: 0.1uA / 1uA / 0.01mA / 0.1mA / 1mA / 10mA
Precisión de corriente CA: ± (1.0% + 5) / ± (2.0% + 5) / ± (3.0% + 5)
Resistencia: 600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ
Resolución de resistencia: 0.1Ω / 1Ω / 10Ω / 100Ω / 1kΩ / 10kΩ
Precisión de resistencia: ± (0.8% + 3) / ± (0.5% + 2) / ± (1.2% + 3)
Rango de frecuencia: 6KHz / 60KHz / 600KHz / 6MKHz / 60MHz
Resolución de frecuencia: 0.001KHz / 0.01KHz / 0.1KHz / 0.001MHz / 0.01MHz
Precisión de frecuencia: ± (0.1% + 3)
Rango de capacitancia: 6nF / 60nF / 600nF / 6μF / 60μF / 600μF / 6mF
Resolución de capacitancia: 0.001nF / 0.01nF / 0.1nF / 0.001uF / 0.01uF / 0.1uF / 0.001mF
Precisión de la capacitancia: ± (2.5% + 5) / ± (2.0% + 5) / ± (3.0% + 5) / ± (5.0% + 4)
Rango de temperatura: -40 ~ 1000 ° / -40 ~ 1832 °
Resolución de la temperatura: 1 ° / 1 °
Precisión de la temperatura: ± (8.0% + 5) / ± (1.0% + 3) / ± (1.5% + 3)
Rango: auto o manual
RMS verdadero: √
Prueba de diodo: √
Prueba de triodo: √
Prueba de continuidad: √
Retención de datos: √
Apagado automático: √
Tamaño: 216 x 300 x 90mm
Peso: 1876g
1. Multifuncional, puede medir voltaje AC / DC, corriente AC / DC, resistencia, diodo, triodo, capacitancia, frecuencia, temperatura, continuidad.
2. Inteligente: indicación de bajo consumo, protección contra sobrecarga, apagado automático.
3.Conmutación DC / AC, compatible con baterías de 220V y R14.
4.Con interfaz USB y RS232C, puede comunicarse con la computadora.
5.Más ventajas: retroiluminación de LCD, retención de datos, prueba de diodo, visualización de valores máximo / mínimo, indicación de polaridad negativa automática