Consulta: fotometro
Producto: Luxómetro Portátil, Medidor de Luz, Rango 0-200,000 Lux (0~20,000 FC), Pantalla LCD, Dígitos en 4 colores, Rentención de datos, Indicador de batería baja, Batería Incluida
Marca: URCERI
Color: amarillo
Medición precisa y respuesta rápida
El medidor de luz cubre un rango de medición desde 0 hasta 200.000 lux con resultados muy precisos. A dos veces por la frecuencia de segundo , cuenta con una alta tasa de respuesta por lo que puede estar seguro de obtener el resultado rápidamente y las lecturas de alta calidad.

Fácil de usar
Cuenta con una pantalla LCD de 4 colores digitales diseñada de forma única para que pueda revisar sus lecturas en cualquier momento del día. También puede comprobar fácilmente si se está acabando de energía con la indicación de batería baja o simplemente disfrutar de la función de apagado automático que se activará automáticamente cuando no se utiliza después de 15 minutos.

Aplicaciones Versátiles
Ligero y ultra compacto, puede llevarlo a cualquier lugar que necesite. Tiene una amplia gama de aplicaciones incluyendo, y no limitado a uso en la escuela, fábricas, almacenes, oficina o hogar para cualquier proyecto de fotografía, diseño escénico y más.

Especificaciones del producto:
Pantalla: pantalla LCD a Color de 4 Dígitos
Rango de medición: 0 ~ 200,000 lux, 0 ~ 20,000 Fc
Resolución: <1000: 0,1; > 1000: 1
Precisión: ± 3% rdg ± 8 dgts (<10.000 Lux), ± 4% rdg ± 10 dgts (> 10.000 Lux)
Respuesta espectral: CIE photopic (CIE curva de respuesta del ojo humano)
Precisión espectral: función CIE V (λ) (f1 '≤ 6%, f2' ≤ 2%)
Apagado automático: 15 minutos sin uso
Indicación de rango superior: LCD muestra "-OL-" o "-LO-"
Tasa de muestreo: dos veces / seg
Foto detector: fotodiodo de silicio con filtro de respuesta espectral
Fuente de alimentación: 3 pilas AAA de 1,5V
Duración de la batería: al menos de 60 horas
Dimensión (L × W × H): 174.5 × 56 × 30.5mm

Paquete:
1 x Medidor de luz
3 x 1.5V AAA Batería
1 x Manual del usuarioProduct Description
【Medidor profesional】: Con amplio rango de medición(0~200,000 Lux, 0 ~ 20,000 FC) y respuesta rápida( 2 veces / seg), es perfecto para cumplicar los trabajos de medición profesional
【Alta precisión】: ± 3% rdg ± 8 dgt (10,000 lux) ±4% rdg ±10 dgts (>10,000 Lux); resolución: <1000: 0.1
【Multifunción】: Almacenamiento de datos; máximo y mínimo; indicador de batería baja;apagado automático en 15 minutos sin uso
【Pantallas LCD en 4 colores】: La pantalla LCD ofrece lecturas más clara, y los datos se muestran en diferentes colores, puede localizarlos rápidamente
【Applicación amplia】: Es muy fácil de llevar a cualquier lugar que necesite; no solo se limitan a su uso en la escuela, fábricas sino también en almacenes, oficinas u hogares para cualquier proyecto de fotografía