Consulta: detector cortriente de fuga
Producto: Pinza de corriente para medir corriente de fuga / RMS Medición de corriente / Prueba de continuidad y resistencia / Medición de voltaje hasta 400 V PCE Instruments PCE-LCT 1
Marca: PCE Instruments
Con el amperímetro PCE-LCT 1, es posible medir las corrientes de fugas hasta un rango de 100A. La corriente de fuga se produce cuando una corriente fluye a través de conductos eléctricos que normalmente no están destinados para la conducción de la corriente. El amperimetro PCE-LCT 1 detecta estas corrientes y las muestra en la pantalla.
Especificaciones técnicas
Medición de corriente de fuga y corriente (AC A)
Rango de medición
40 mA
400 mA
40 A
80 A
80 A-100 A

Resolución 50 / 60 Hz
10 µA ± (1 % + 0,5 mA)
100 µA ± (3 % + 5 mA)
1 mA ± (4 % + 0,1 A)
10 mA ± (4 % + 1 A)
100 mA ± (2,5 % + 1 A)
100 mA ± (5 % + 1 A)

Precisión 400 Hz... 1 kHz
± (4,5 % + 0,5 mA)
± (3 % + 5 mA)
± (4 % + 1 A)
± (3 % + 1 A)
± (5 % + 1 A)

Medición de tensión (AC V)
Rango de medición: 400 V
Resolución 50 / 60 Hz: 1 V ± (1,5 % + 2 dígitos)
Precisión 400 Hz... 1 kHz: ± (2 % + 4 dígitos)

Medición de resistencia
Rango de medición: 40 Ω ... 400 Ω
Resolución: 0,1 Ω
Precisión ± (1 % + 2 dígitos)
Alarma: Valor de medición < 38 Ω

Especificaciones técnicas genéricas
Pantalla: de 3 3/4
Magnitudes eléctricas medibles: AC V, AC A, resistencia
Estándares de seguridad: CAT III 300V, CAT II 400V
Diámetro de la pinza: 30 mm
Impedancia de entrada: 10 MΩ
Cuota de registro: 2 Hz (valores numéricos), 20 Hz (gráfico de barras)
Temperatura operativa: -10 °C ... 50 °C
Humedad ambiental: < 85 % H.r.
Temperatura de almacenamiento: -20°C ... 60°C
Desconexión automática: A los 30 minutos de inactividad
Alimentación: Batería de 9 V
Corriente de entrada: 10 mA
Dimensiones: 210 x 62 x 35,6 mm
Peso: 200 g

Contenido del envío
1 x Amperímetro PCE-LCT 1
1 x Pila de 9 V
1 x Cables de prueba
1 x Bolsa de transporte
1 x Instrucciones de uso
Corriente de fuga, medición de la potencia (AC A)
Medición de la tensión (AC V)
Medición de la resistencia