Consulta: megaohmetro
Producto: Akozon UT501A 1000V Medidor de resistencia de aislamiento Probador de tierra Mipohmímetro Voltímetro LCD Pantalla de luz de alarma Zumbador
Marca: Akozon
Especificación:
Pantalla: LCD, cuenta 1999
Indicación de sobrecarga: "> 5.5GΩ" para la medición de la resistencia de aislamiento; Medición de tensión "OL V".
Precisión: ± (un% de lectura + dígitos); calibración por año
Temperatura de trabajo: 0-35
Humedad de trabajo: ≤75%
Altitud de trabajo: 2000m
Temperatura de almacenamiento: -20 ~ 60 ℃
Humedad de almacenamiento: ≤80%
Batería: batería 6pcs x 1.5V (NO incluida)
Tamaño (aproximado): 150 * 100 * 71mm / 5.9 * 3.9 * 2.8in
Peso (Aprox.): 837g / 29.5oz
Rango de prueba: 0.00MΩ ~ 5.5GΩ (Cuando es menos de 4.0MΩ, el zumbador emite sonidos de alarma). Nota: (100V) 0.00MΩ ~ 100MΩ

Voltaje nominal: 100V
Voltaje abierto: DC 100V ± 10%
Cuando la carga es de 100KΩ, la corriente de prueba nominal es de 0.9mA ~ 1.1mA.

Voltaje nominal: 250V
Voltaje abierto: DC 250V ± 10%
Corriente de prueba nominal: cuando la carga es de 250KΩ, la corriente de prueba nominal es de 0.9mA ~ 1.1mA.
Voltaje nominal: 500V
Voltaje abierto: DC 500V ± 10%
Corriente de prueba nominal: cuando la carga es 500KΩ, la corriente de prueba nominal es de 0.9mA ~ 1.1mA.
Voltaje nominal: 1000V
Voltaje abierto: DC 1000V ± 10%
Corriente de prueba clasificada: cuando la carga es de 1MΩ, la corriente de prueba nominal es de 0.9mA ~ 1.1mA

Corriente en cortocircuito: alrededor de menos de 1.8mA.
Precisión: 0.00MΩ ~ 99MΩ: ± (% + 5 dígitos);
100M ~ 5.5GΩ: ± (5% + 5 dígitos)
Medición de voltaje:
Voltaje de corriente alterna
Rango de prueba: 30V ~ 750V (50Hz / 60Hz)
Resolución: 1V
Precisión: ± (2% + 3digits)

Lista de paquetes:
1 x probador de resistencia de aislamiento
2 x plomo de prueba
2 x clip de cocodrilo
1 x bolsa negra
1 x Gallus
[Materiales de alta calidad] Este comprobador de resistencia a la tierra UT501A es un instrumento profesional para dectectar la resistencia a tierra de los equipos eléctricos. Gracias a la carcasa robusta, estructura interna compacta, este medidor de resistencia ofrece las características perfectas de resistencia a la caída y vida útil muy larga. Este comprobador de resistencia de aislamiento puede medir la resistencia de aislamiento, voltaje de CA, etc.
[Materiales de alta calidad] Este comprobador de resistencia a la tierra UT501A es un instrumento profesional para dectectar la resistencia a tierra de los equipos eléctricos. Gracias a la carcasa robusta, estructura interna compacta, este medidor de resistencia ofrece las características perfectas de resistencia a la caída y vida útil muy larga. Este comprobador de resistencia de aislamiento puede medir la resistencia de aislamiento, voltaje de CA, etc.
[Materiales de alta calidad] Este comprobador de resistencia a la tierra UT501A es un instrumento profesional para dectectar la resistencia a tierra de los equipos eléctricos. Gracias a la carcasa robusta, estructura interna compacta, este medidor de resistencia ofrece las características perfectas de resistencia a la caída y vida útil muy larga. Este comprobador de resistencia de aislamiento puede medir la resistencia de aislamiento, voltaje de CA, etc.
[Materiales de alta calidad] Este comprobador de resistencia a la tierra UT501A es un instrumento profesional para dectectar la resistencia a tierra de los equipos eléctricos. Gracias a la carcasa robusta, estructura interna compacta, este medidor de resistencia ofrece las características perfectas de resistencia a la caída y vida útil muy larga. Este comprobador de resistencia de aislamiento puede medir la resistencia de aislamiento, voltaje de CA, etc.
[Lectura fácil] Este megóhmetro digital tiene LCD digital grande y retroiluminación aplicada al medidor que facilita a los usuarios leer la información en la pantalla LCD. Iluminación de fondo de alta definición de pantalla grande: presione el botón de retroiluminación para encender o apagar la luz de fondo.Y esta resistencia a la tierra el comprobador tiene indicación de baja tensión. Presione el botón de Espera para congelar el valor mostrado. Presione nuevamente para liberar la pan