Consulta: megaohmetro
Producto: PEAKMETER Probador de Resistencia de Aislamiento MS5203 Pantalla Digital y Analógica 50-1000V Medidor de Probador de Resistencia de Aislamiento
Marca: Reminnbor
Especificaciones:
Parámetros técnicos - Tensión de salida - Campo de medición
Prueba de aislamiento:
50V (0% ~ + 20%) - 0.01MΩ ~ 50MΩ ± (3% + 5)
100V (0% ~ + 20%) - 0.01MΩ ~ 100MΩ ± (3% + 5)
250V (0% ~ + 20%) - 0.01MΩ ~ 250ΩM ± (3% + 5)
500V (0% ~ + 20%) - 0.01MΩ ~ 500MΩ ± (3% + 5)
500V (0% ~ + 20%) - 1.00GΩ ~ 5.00GΩ ± (5% + 0.1GΩ)
1000 V (0% ~ + 20%) - 5.00GΩ ~ 10.00GΩ ± (10% + 0.2GΩ)
Corriente de cortocircuito:
1,8 mA.
Funciones del multímetro:
Prueba de voltaje CC - 0,1 ~ 1000 V ± 0,5 %.
Prueba de voltaje CA - 0,1 ~ 50 V ± 1%.
Prueba de continuidad: 0,01 Ω ~ 200 Ω ± 0,5 %. Características:
Cálculo automático de PI y DAR
Almacenamiento / carga de datos
Compara los datos
Auto descarga para carga capacitiva
Función de temporizador para pruebas de aislamiento.
Función de bloqueo para pruebas de aislamiento.
Indicación de batería baja.
Prueba de voltaje CC / CA.
Prueba de continuidad.
Apagado automático.
Pantalla digital y analógica.
Parámetros generales:
Marca: PEAKMETERModelo - MS5203.
Alimentador - 6 pilas AA de 1,5 V (no incluidas)
Tamaño del artículo: 19 * 15 * 7 cm / 7.48 * 5.91 * 2.76 pulgadas
Peso: 1977 g.
Clasificación de seguridad - CE CAT.III 1000 V CAT IV 600 V RoHS
El paquete incluye:
1 x MS5203 Comprobador de aislamiento digital
1 manual de instrucciones (idioma español no garantizado).
2 clips de cocodrilo.
2 conductores de prueba.
1 x bolso de mano.
1 x Sling
Ampliamente utilizado: el probador de resistencia es adecuado para medir la resistencia a tierra de varios equipos. La resistencia de puesta a tierra se utiliza para probar la resistencia del aislamiento con un voltaje de 50 V 1000 V, que es pequeño y fácil de transportar.
Ampliamente utilizado: el probador de resistencia es adecuado para medir la resistencia a tierra de varios equipos. La resistencia de puesta a tierra se utiliza para probar la resistencia del aislamiento con un voltaje de 50 V 1000 V, que es pequeño y fácil de transportar.
Pantalla LCD: el probador de resistencia de tierra PM 5203 tiene una pantalla LCD digital grande y luz de fondo, que es conveniente para que los usuarios lean la información en la pantalla LCD, luz de fondo de alta definición de pantalla grande, barra analógica y una pantalla digital dual, una indicación de subtensión.
Cálculo automático: el probador de resistencia de tierra también tiene la función de medición máxima / MIN / promedio, medición de voltaje CA / CC y prueba de continuidad, y calcula automáticamente el índice de polarización y la tasa de absorción dieléctrica.
Protección de aislamiento: el medidor de resistencia de tierra tiene doble protección de aislamiento para una medición más segura. La funda de protección de tarjetas de múltiples ranuras trabaja en estrecha colaboración con el lector para que sea antideslizante y a prueba de caídas. La función de sincronización de datos se bloquea durante la prueba de aislamiento. La función de retardo de tiempo se descarga automáticamente durante la prueba de aislamiento.