Consulta: megaohmetro
Producto: SDENSHI VC60B + Megóhmetro Digital Megohmímetro Medidor de Ohmios Probador de Resistencia de Aislamiento
Marca: SDENSHI
Especificación:

Color: Gris Oscuro + Verde
Material: ABS
Voltaje de salida: DC250V / 500V / 1000V, ± 10%
Rango de aislamiento: 250 V: 0,1 MΩ ~ 20 MΩ / 20MΩ ~ 500 MΩ; 500 V: 0,1 MΩ ~ 50 MΩ / 50MΩ ~ 1000 MΩ; 1000V: 0.1MΩ ~ 100 MΩ / 100MΩ ~ 2000 MΩ
Precisión: ± (4% de lectura + 2 dígitos)
Corriente de cortocircuito:<1.6mA
Resistencia media: 250V / 500V: 2MΩ; 1000V: 5MΩ
Posición del terminal: L & E
Prueba de voltaje: AC750V; Precisión: ± (1% de lectura + 6 dígitos)
Impedancia de entrada: 1MΩ
Respuesta de frecuencia: (50 ~ 200) Hz
Posición del terminal: ACV & G
Pantalla: 90 * 48mm LCD con luz de fondo
Max. Visualización: 1999
Sobre el rango de visualización: 1
Método de medición: Conversión A / D
Frecuencia de muestreo: 3 veces / segundo
Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40 ° C
Humedad de funcionamiento: 30% ~ 85% RH
Fuente de alimentación: 8x 1.5V LR6 baterías (NO incluidas); o adaptador de corriente DC 12V (NO incluido)
Tamaño del producto: 170x120x60 mm / 6.7x4.7x2.36 pulgadas

El paquete incluye:

Probador de resistencia de aislamiento 1x
1 par de conductores de prueba 10A
2 x pinzas de cocodrilo
1 x manual de usuario en inglés
Bajo consumo de energía: menos de 300 mW en medición sin carga.
Pantalla LCD grande (90 * 48 mm), con luz de fondo, máx. pantalla 1999.
Amplio rango de medición: hasta 2000MΩ 1000V con una precisión de ± (4% de la lectura + 2 dígitos).
Función de retención de datos y apagado automático.
Indicación de sobre rango: pantalla 1.