振動型ジャイロスコープ
振動型ジャイロスコープ(しんどうがたジャイロスコープ、vibrating structure gyroscope : VSG、振動ジャイロ)は、振動により角速度を検出するジャイロスコープ。振動する物体が回転している場合、その回転軸に垂直な平面上で振動に対して垂直な力が発生することが物理的な基本原理となっている。振動子が回転している時に生じるコリオリの力を利用するため、工学文献ではコリオリ振動ジャイロ (coriolis vibratory gyro : CVG) とも呼ばれる。
振動型ジャイロスコープは、従来の回転型ジャイロスコープに比べ、同程度の精度をより単純に、より安価に実現可能である。この原理を使って小型化されたデバイスとして、比較的安価なタイプの姿勢指示器がある。
なお、昆虫の平均棍も振動により角速度を検出していると考えられている。
角速度\boldsymbol{\Omega}で回転する基準系から、速度\boldsymbol{v}で動作する質量mの物体を観測するとき、
\mathbf{F}_C = - 2 m \, \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{v}
で表わされるコリオリの力がみかけ上はたらく。この時、コリオリの力\boldsymbol{F}_Cは角速度ベクトル\boldsymbol{\Omega}と反対方向にはたらき、反時計回りの場合は進行方向から90度右向きとなる。
平面上で周波数\scriptstyle\omega_rで振動する2つのプルーフマス(proof mass、試験質量)について考える。
角速度 \scriptstyle\Omega で回転する基準系からみて速度 \scriptstyle v で動作するプルーフマスには、コリオリ力 \scriptstyle \boldsymbol F_c = -2m(\boldsymbol v\times\boldsymbol \Omega) がはたらく。プルーフマス面に沿う位置座標成分が x_p = \scriptstyle X_{ip} \sin(\omega_r t) の場合、プルーフマス面に沿う速度成分は \dot{x_p} = \scriptstyle X_{ip} \omega_r \cos(\omega_r t) となる。
回転によって発生するプルーフマス面と直行する方向の位置座標 \scriptstyle y_{op} は、
y_{op} = \frac{F_c}{k_{op} = \frac{2m\Omega X_{ip} \omega_r \cos(\omega_r t)}{k_{op}
で与えられる。ここで、
\scriptstyle m はプルーフマスの質量
\scriptstyle k_{op} はプルーフマス面に直行する方向に定義されるバネ定数
\scriptstyle\Omega は角速度ベクトルのプルーフマス面と直行する成分の大きさ
を示す。したがって、\scriptstyle m, k_{op}, X_{ip}, \omega_rが既知ならば、プルーフマス面と直行する方向の振幅成分を計測することにより\scriptstyle\Omegaを知ることができる。
ビーム(beam、梁)やシェル(shell、殻)のような線対称性をもつ薄型構造の応用例では、コリオリの力は回転軸に関する振動パターンの歳差運動を発生する。このようなシェルに関しては、入力の軸(回転軸)とは異なる軸で発生する角速度の軸にある定在波より遅い歳差を引き起こす。これは、1890年にイギリスの科学者ジョージ・ハートレイ・ブライアン (1864-1928)によって発見されたいわゆる「波の慣性効果」である。
多くの振動型ジャイロスコープはMEMS技術で製造されるようになり、均一の性能と品質が安価で実現し広く利用可能になった。(2010年4月現在、大量購入時の価格は、3軸ジャイロが1サンプルあたり約3ドル以下、1軸ジャイロは1ドル台である。)これらは、他の集積回路と同時にパッケージされ、アナログ出力あるいはデジタル出力を提供する。多くの場合、一つのデバイス内部に複数の軸のジャイロセンサを含み、いくつかのデバイスはジャイロスコープと加速度計の両方を1パッケージ化し完全な6自由度の出力を有する。基本的に、MEMSジャイロスコープとはフォトリソグラフィ技術を使用して構成された後述のような音叉型、振動ホイール型など様々な形状の振動子を持った角速度センサのことを指す。
振動部分の構造は以下のようなものがある。
音片 (横振動細棒、ビーム) 型
音叉型ジャイロスコープは、共振して動作する1組の試験質量(音叉)を振動させ、その振動面からのずれを検出し角速度信号を作り出す。
F.W.Meredithは、音叉型ジャイロの特許をロイヤル・エアクラフト・エスタブリッシュメント (RAE) で働いている間の1942年に登録した。その後、RAEのG.H.HuntとA.E.W.Hobbsによって1950年代後半まで開発が続けられ、Hobbsは 1 °/h(3.6×10-4 °/s)以下のドリフトをデモした。
近代の戦闘機用ジャイロは、サフラングループ(フランス)のSAGEM Defence Securite製などの二音叉型を使用している。6脚構造をとることにより、ファイバオプティックジャイロに匹敵する性能を出すことができる。
円柱、四角柱あるいは三角柱を振動させ、コリオリの力を検出する。
半球型共振ジャイロ(Hemispherical Resonator Gyro:HRG)とも呼ばれるワイングラス型共振器は、半球型に回転するよう駆動され、その節点で回転を測定する。ジョージ・ハートレイ・ブライアンが基本的な物理現象を発見してから約1世紀後に、がGMグループのデルコ・エレクトロニクス社やリットン社・(米国カリフォルニア州)の宇宙船打ち上げ部門にHRGを開発し、特許を取得した。ワイングラス型には2種類のシステム構成方法がある。1種はレート制御に基づいたもの、もう1種は積分制御に基づいたものであり、通常は制御パラメータによる励振と組み合わせて構成される。同一のハードウエア上でこれら両方の手法を使うことが可能であり、この種のジャイロの特有の特徴となっている。
ホイールが軸の周りで完全に回転させ、ホイールの傾斜を測定することによって角速度に関する信号を作り出す。
振動部分を励振させる方式は次のように分類できる。
平行平板間に電圧を印加すると静電引力が生じる現象を利用して可動部を振動させることができる。
2枚の平行な電極面の距離がy軸方向で可変な場合、電圧Vによって発生するy軸方向の力F_yは、
F_y = \frac{1}{2} \frac{\partial C}{\partial y} V^2 = - \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 z_0 x_0}{(y_0 + y)^2} V^2
となり、電極間の距離y_0 + yの二乗に反比例する。
2枚の平行な電極面の距離は一定で、電極が横(x軸方向)に移動することによって電極の面積が可変となる場合、電圧Vによって発生するx軸方向の力F_xは、
F_x = \frac{1}{2} \frac{\partial C}{\partial x} V^2 = \frac{1}{2} \frac{\partial (x_0 - x)}{\partial x} \frac{\varepsilon_0 z_0}{y_0} V^2 = - \frac{1}{2} \frac{\varepsilon_0 z_0}{y_0} V^2
となり、xに依存しない。
水晶やPZT(チタン酸ジルコン酸鉛)といった圧電素子に電圧を印加して振動させる場合、逆圧電効果によって生じる変形量は最大0.1%程度と小さいため、金属板と圧電材料板を重ねたユニモルフ構造、あるいは圧電材料板を組み合わせたバイモルフ構造をとり、「反り」を利用して変位を拡大させる。
角速度の検出方式は以下のように分類できる。
静電容量型 - 櫛型に並べられた電極間の静電容量を検出する
圧電型 - 圧電効果 (piezoelectric effect) によって発生した電荷を検出する
ピエゾ型 - ピエゾ抵抗効果による抵抗の変化を検知する
電磁型 - 磁束を横切る回路に発生する誘起起電力によって検出する
2枚の平行な電極面の距離がyだけ移動する(ただし移動距離yは初期の電極間距離dより十分小さい)場合、変化する静電容量\Delta Cは、
\Delta C = \varepsilon_0 \frac{tL}{d-y} - \varepsilon_0 \frac{tL}{d} \approx \varepsilon_0 \frac{tL}{d^2} y
となる。
2枚の平行な電極面の距離dは一定で、電極が横にxだけ移動する場合、変化する静電容量\Delta Cは、
\Delta C = \varepsilon_0 \frac{t(L+x)}{d} - \varepsilon_0 \frac{tL}{d} = \varepsilon_0 \frac{t}{d} x
となる。
これらの静電容量の変化は、電極間にV_{DC}の電圧が印加することによって、
i_s = \frac{d}{dt}[V_{DC} C_{sense}(t)] = V_{DC} \frac{\partial C_{sense}{\partial x} \dot{x}
として電流に変換できる。
圧電性の物質は振動を発生させることができ、さらに、コリオリの力によって発生した横移動を測定し角速度を示す信号を生成可能である。
性能評価方法についてはIEEE Std 1431-2004に概要があり、重要な仕様や定義についてはIEEE Std 528-2001に記載されている。
飽和せずに検出できる角速度の範囲を °/s(=dps)あるいは rad/s で示す。センサが破損しない最大の角速度を表すためにも重要な指標となる。角速度センサの仕様としては一般的にフルスケールとして定められる。
角速度(°/s)が何Vの出力となるかの倍率を V/(°/s), mV/(°/s) あるいは (°/s)/Vで示す。デジタルで角速度情報が出力される場合は、 LSB/(°/s) あるい (°/s)/LSB はとなる。
感度の性能評価としては、非線形性誤差、非対称性誤差、繰り返し誤差、安定性、ヒステリシスなどがある。周囲環境からの感受性としては、温度特性や加速度による感度の変化などがある。
バイアス(ゼロ点ともいう)は、積分して角度を算出する場合(積分ジャイロ)に重要となる。バイアスの変化(=ドリフト)は、評価条件などの変化によって角速度が無入力の状態で出力がどれだけ変化したかを測定し、 °/s あるいは °/h で示す。
ランダムドリフトはアランバリアンス(センサ出力の時間積分値を積分時間で割った値)を測定することによって求められる。1秒の時点からアングルランダムウォーク(Angle Random Walk=ホワイトノイズ)が得られ、極小値からバイアス安定性(Bias Instability=1/fゆらぎ)が求まる。
市販されているジャイロセンサのノイズの仕様は、角速度ノイズ密度 (Rate Noise Density) で示され、単位は °/s/√Hz となる。
一般的なジャイロスコープの仕様では、検出可能な角速度の入力周波数をカットオフ周波数で示されている。