我单位拟对
专用卫生物资器材（第24包）\-便携式中子剂量和内污染快速诊断仪
进行采购，为确保采购活动公平公正和充分竞争，现将需求参数进行网上公示，广大供应商可以对需求参数的完整性、合理性、公正性提出意见建议，防止出现倾向性、排他性内容。


**一、项目名称：
专用卫生物资器材（第24包）\-便携式中子剂量和内污染快速诊断仪**


**二、项目概况：**

本项目共分30包，本包为第24包，采购内容为便携式中子剂量和内污染快速诊断仪，项目编号为2024\-JH01\-W1038（24）。






**三、技术参数、要求：**
一、技术要求


★1\.基本功能 主要用于快速检测辐射损伤伤员的中子剂量和辐射损伤伤员的内污染核素种类和活度。  

★2\.组成与结构：便携式中子剂量和内污染快速诊断仪由探测模块、信号处理模块、显示模块、电池模块和准直器组成。采用圆柱形铝合金外壳，内部从前端至后端依次为探测模块、信号处理模块与电池模块，各模块可快速拆卸；准直器可直接套装于探测模块；显示模块位于便携式中子剂量和内污染快速诊断仪把手上，可拆卸。  

3\.基本指标：3\.1γ射线能量分辨力：小于等于3\.5%（对137Cs的662 keVγ射线）；3\.2诊断下限：中子剂量诊断下限：小于等于0\.1 Gy（对1MeV的中子，测量时间15min）；3\.3内污染诊断下限：小于等于1×105 Bq（对137Cs的662 keVγ射线，测量时间15min）；3\.4谱分析能力：数据通过率：大于等于100 kcps；3\.5积分非线性：小于等于±0\.025%；3\.6微分非线性：小于等于±1%；3\.7准直器屏蔽能力：大于等于5 mmPb当量（对137Cs的662 keVγ射线）。  

4\.操作方式：触摸屏操作。  

5\.数据管理：自动存储，并能通过USB接口导出，具有基本核数据库（包括裂变、活化核素等）。  

6\.可靠性：平均故障间隔时间大于等于240 h。  

7\.维修性：固有可用度为0\.95；基层级平均故障修复时间小于等于30 min。  

8\.自然环境适应性：作业环境温度：0℃～46℃；贮存极限温度：\-50℃，65℃。  

9\.相对湿度：应通过相对湿度98%（40℃）持续时间48小时的恒定湿热试验。  

10\.盐雾：应能抵抗海上烟雾腐蚀环境条件的有害影响。  

11\.勤务适应性  冲击：包装箱应通过GJB 150\.18A规定的运输跌落试验；振动：应通过GJB 150\.16A规定的振动试验；电磁兼容性：应符合GJB 151B相关要求，敏感度测试项目包括：CE102、CS101、CS114、RE102、RS103。  

12\.尺寸：外型尺寸小于等于600 mm×200 mm×200 mm，重量：小于等于10kg。


★13\.能够在纵摇(4\.18°)，横摇(12\.63°)，垂荡(5\.16m)，垂向加速度(4\.04m/s2\)四级海况条件下正常使用；材料应符合相应的国军标规定，并具有产品合格证；尺寸应可以通过船（艇）舱门、通道（船宽度一般不大于600mm，艇直径一般不大于500mm，如实际产品稍大于尺寸要求，可由评审专家根据实际尺寸核准）。投标时应当提供书面承诺，中标后在验收前提供符合通用技术要求的产品检测合格证明。                           


说明：材料要求有相应国军标的参照执行。四级海况和八级海况按照GJB4000\-2000《舰船通用规范》072章“环境条件”界定。①供应商领取标书时，如确需相应国军标，可向采购机构申请，按保密要求给予提供。②当前国内可进行海上环境适应性检测的机构有航空航天、船舶工业等经过CNAS认证的机构。③检测“合格”是指提供相应检测机构合格证明、或同型号器材在相应场景正常使用1年以上证明，或同型号器材在相应场景正常试用3个月以上证明，承诺应由生产企业提供。④“正常使用”是指“保持性能状态”。





**四、公示时间：
 
 2024年09月05日
\-
 
 2024年09月11日**


**五、反馈渠道**



请在2024年9月11日18:00前，通过军队采购平台系统反馈意见，并同时将形成的Word电子文档和逐页打印盖章后的纸质文件扫描版（含附件1至5）放在一个压缩包内发送至邮箱jh01\_03@126\.com，压缩包名称和邮件名称命名为“项目编号\+第x包\+公司名称\+意见建议反馈”。



**六、其他补充事宜**


 说明：


1\.此次为意见征求环节，未开始报名获取招标文件。认为采购需求存在倾向性排他性或表述不清晰等问题可按要求反馈；认为客观合理请积极筹划准备。请勿反复来电咨询申请报名事宜；正式版完整需求在正式报名合格后领取。


2\.提出的意见建议应当详细具体、理由充分、实事求是，不得有意排斥其他潜在供应商。反馈材料应当写明供应商名称并加盖单位印章，必要时可提供有关证明材料。


3\.供应商提出的意见建议，将作为我站进一步论证完善需求参数和商务资质要求的必要参考，是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动，我站也不作书面回复。技术参数、资格条件等相关需求最终以本项目采购公告和采购文件为准。



 
**七、采购机构及监督部门联系方式**


**采购机构联系方式**


联系人：崔助理 郑助理


办公电话：010\-66964578


移动电话：18519391105 15028597668




 传真：/



地址：北京市海淀区


**监督联系方式**


项目监督人：方干事


办公电话：010\-66964918


移动电话：15601157565


2024年09月05日