Objeto: 1.1.
Aquisição de equipamentos para uso em diversos laboratórios da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:




  





  

TRANSDUTORES MULTIFREQUENCIAIS, COMPONENTES: TELA COM CERCA DE
10", OUTROS COMPONENTES: MEMÓRIA PARA APROXIMADAMENTE 100 IMAGENS , DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: ULTRASSOM VETERINÁRIO
-
ULTRASSOM DIGITAL PORTÁTIL PARA USO VETERINÁRIO.TOTALME NTE DIGITAL, COM AS MAIS
RECENTES TÉCNICAS DE IMAGEM DE ULTRASSOM E PC INTEGRADO.PORTÁTIL, DE FÁCIL MANUSEIO.TECLADO ALFANUMÉRICO COM LUZ DE FUNDO (BACK
-
LIGHT).PACOTES DE SOFTWARE ABRANGENTES PARA CÃES,
GATOS, SUÍNOS, OVINOS, BOVINOS, EQUINOS, DENTRE OUTROS.ACEITA TANTO VÍDEO PRINTER QUANTO
IMPRESSORA JATO DE TINTA/LASER.5 MODOS DE IMAGEM:
B, B+B, B+M, M E 4B.DISPLAY DE LCD MÉDICO DE 10,4”.2 ENTRADAS PARA TRANSDUTOR.8 SEGMENTOS DE TGC,






  





  





  




  



  




  

ADICIONADA), MEMÓRIA INTERNA DAS ANÁLISES, COM REGISTRO AUTOMÁTICO DAS ÚLTIMAS 2500 ANÁLISES (MESMO QUE O EQUIPAMENTO SEJA DESLIGADO), SISTEMAFLEXÍVEL, CONFIGURÁVEL PELO USUÁRIO PARA ANÁLISE PELO SISTEMA DE PLATEAU (MAIS PRECISO) OU DE TEMPO (MAIS RÁPIDO), INTERFACE PARA LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, INTERFACE PARA IMPRESSORA MATRICIAL, INTERFACE PARA COMPUTADOR, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO QUE FUNCIONA NORMALMENTE EM TEMPERATURAS AMBIENTES DE 0ºC A 42ºC, SEM A Unid 1 NECESSIDADE DE AR- CONDICIONADO OU QUALQUER SISTEMA DE RESFRIAMENTO FORÇADO DO EQUIPAMENTO,CHECK- UP E MENSAGENS DE ORIENTAÇÃO NO DISPLAY C/ORIENTAÇÃO ORIENTAÇÃO (PASSO- A-PASSO) DA SEQUÊNCIA DE OPERAÇÃO, COM INDICAÇÃO DE: EVENTUAIS FALHAS DO EQUIPAMENTO OU DO OPERADOR,AVISO DE SOLUÇÃO TROCADA NA




  





  




  





  

EQUIPAMENTO: ESPECTROFOTÔMETRO UV/VIS COM TELA DE 6 POLEGADAS
COM ILUMINAÇÃO LED (320X240 PIXELS), HARDWARE:
ÓTICA: FEIXE DUPLO MONITORADO, FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA: 190
-1100 NM, LARGURA DA BANDA ESPECTRAL: 5NM. VELOCIDADE DE VARREDURA
(MODO BUSCA): (6.000 NM/MIN) MODO SCAN: 1.600 ATÉ 9
NM/MIN, LUZ ESPÚRIA 0,05% (TESTADO COM SOLUÇÃO DE
NAL A 220NM E COM NANO2 A 340NM), FAIXA FOTOMÉTRICA:
- 0,3 ABS + 3 ABS, EXATIDÃO FOTOMÉTRICA
+/
-0,002 ABS ATE 1,0ABS, REPETIBILIDADE/REPRO DUTIBILIDADE DO COMPRIMENTO
DE ONDA +/
- 0,3NM, ESTABILIDADE DA LINHA DE BASE: MENOR QUE +/
- 1ABS/HR, LÂMPADAS: HALOGÊNIO E DEUTÉRIO, MÉTODOS PARA ANÁLISE QUANTITATIVA E
CURVA DE CALIBRAÇÃO, PERMITIR LEITURAS DE ABSORBÂNCIA, TRANSMITÂNCIA, CONCENTRAÇÃO




  





  




  





  

48.




  





  




  


56.





  

COMPLEMENTAR: USO EXCLUSIVO VETERINÁRIO; UTILIZAÇÃO DE APENAS 3 REAGENTES E METODOLOGIA POR CITOMETRIA DE FLUXO POR LASER. SOFTWARE EM
PORTUGUÊS. REALIZE DIFERENCIAL DE LEUCÓCITOS (LINFÓCITOS, MONÓCITOS, NEUTRÓFILOS, BASÓFILOS E EOSINÓFILOS) DE 5 PARTES; MEMÓRIA DE ATÉ 40.000 RESULTADOS INCLUINDO OS HISTOGRAMAS. PROCESSAMENTO DE 60 AMOSTRAS/HORA. 13 ESPÉCIES
PRÉ
- CONFIGURADAS: CANINOS, FELINOS, EQUINOS,
ROEDORES, SUÍNOS, BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS + 20
ANIMAIS PARA PROGRAMAR. METODOLOGIA DE IMPEDÂNCIA PARA CONTAGEM DE RBC E PLT. LASER DE
TRÊS ÂNGULOS DISPERSO + COLORAÇÃO QUÍMICA + TECNOLOGIA DE CITOMETRIA DE FLUXO. CANAL ÓPTICO DE CONTAGEM DEDICADO À MEDIÇÃO DE

58.


  

60.
61.




  


63.

64.