Objeto: 1.1. Aquisição de materiais permanentes para a estruturação do serviço oftálmico da Unidade Hospitalar Veterinária Universitária do Campus de Realeza-PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:



  



  






  




  

zamentos, para obter a máxima eficiência em fluxos Baixos; Alarmes auditivos e visu- ais para: desconexão, Baixa pressão endo- traqueal, alta pressão endotraqueal, falta de energia elétrica; Sistema de Campânula com fole de 1000 mL, intercambiável, com os opcionais de 400 e 1600 mL; Proteção contra ajustes involuntário em todos os bo- tões de comando. Deve vir com rotâmetro eletrônico veterinário para AR e O2, con- tém 01 escala para cada gás com escala de 0,1 a 7,0 L/min ou 0,1 a 8,0 L/min ou 0,1 a 10,0 L/min ou 0,1 a 12,0 L/min; Sistema de exaustão de gás, que garanta a lavagem constante de gases no interior do rotâme- tro para que em caso de vazamentos, não acumule gases; Alarmes Auditivo e Visual para baixa pressão da fonte de O2, falha no funcionamento do exaustor de gases; Vál- vula de Fluxo Direto de O2 “FLUSH de O2” calibrada em 70 L/min.; Manômetro para monitoração das fontes de gases (um para cada gás devidamente identificado); Válvu- las reguladoras/Estabilizadoras de pressão incorporadas. Equipado com VAPORIZA- DOR UNIVERSAL: Para uso dos Agentes Anestésicos Sevoflurano, Isoflurano, Enflu- rano e Halothano; Possuindo câmara uni- versal de borbulhamento em vidro transpa- rente na coloração âmbar e capacidade para 100 mL de halogenado; Indicador do Agente Hlogenado; Botão de controle de fluxo de borbulhamento; Válvula unidireci- onal interna que impede mesmo com o emprego de ventilação controlada, um au- mento da concentração pelo efeito de “bombeamento”. Possuir ainda FILTRO CIR- CULAR: Filtro Circular com absorvedor de CO2 integrado com o Ventilador; Entrada para Sistema de Gases Frescos (sistema de fluxo contínuo); Canister Transparente que permite visualização do estado de queima do Absorvedor de CO2 com capacidade de 1100 grs de Absorvedor de CO2; Válvulas Unidirecionais Transparentes e desmontá- veis para Inspiração e Expiração; Bolsa Re- servatório de 5 Litros; Circuito Respiratório composto de: 02 traquéias (22x900mm) com ipsilon e cotovelo; A monitoração do paciente em sistema manual deve ser per- mitida através do Manômetro de Pressão existente no circuito; Válvula para Alívio da Bolsa Reservatório com conexão para siste- ma anti-poluição. Garantia de 2 anos con- tra defeitos de fabricação, assistência téc- nica permanente. Incluso manual de instru-



  
1.2. As descrições constantes do quadro acima não têm a intenção de limitar a competição de fornecedores do mesmo segmento ao qual se enquadram o objeto deste certame, tem intuito apenas de fornecer subsídios básicos claros e coerentes para que Administração consiga realizar uma compra com padrões de qualidade, de maneira a suprir suas demandas.
1.3. A contratada deve ter a ciência de que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, insumos, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, de transporte e quaisquer outros que incidam diretamente ou indiretamente no fornecimento dos materiais permanentes.
1.3. Dos Valores
1.3.1. Os valores utilizados como referencial de preço máximo nesta licitação, foram definidos através de pesquisa de preços realizada pela Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, conforme as instruções contidas na IN SLTI n. 05, de 27 de junho de 2014;
1.3.2. O valor total máximo estimado da aquisição é de R$ 248.183,92 (duzentos e quarenta e oito mil, cento e oitenta e três reais, noventa e dois centavos).
1.4. Dos Critérios de Sustentabilidade
1.4.1. Devido a natureza constitutiva dos materiais não foram identificados critérios de sustentabilidade ambiental passíveis de inserção nesse certame. Foram consultados o Catmat do site compras governamentais, o Guia Prático de Licitações Sustentáveis da AGU e o Anexo II da Instrução Normativa 31 do IBAMA.
1.4.1.1. para os itens que são aparelhos alimentados por energia elétrica, foi consultada a página www.inmetro.gov.br/consum idor/tabelas.asp , conforme normatizado pela IN 02 de 04 de junho de 2014 do MPOG/SLIT, contudo os mesmos até a data de 22/02/2015 não encontram-se regulamentados no âmbito do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), não sendo possível o enquadramento na referida IN.