Objeto: 4.1.
ITEM 1 – CENTRÍFUGA CITOLÓGICA
Quan dade máxima a ser adquirida: 1
4.1.1.
Descrição:
4.1.1.1.
Citocentrífuga para realização de exames de citologia de líquor, lavado bronco-alveolar e de líquidos cavitários, incluindo amostras de pacientes
oncológicos (pesquisa de células neoplásicas em amostras com baixíssimas celularidades) e com vírus (al ssimo potencial infectante).
4.1.2.
Especiﬁcações técnicas mínimas:
4.1.2.1.
Deverá possuir cabeça selada, ou seja: estrutura transparente de material plás co, acrílico ou similar acima do rotor que evite contaminação em caso
de extravazamento de material contaminado. Permi ndo deste modo a segurança biológica do equipamento e dos operadores. Esta estrutura deverá ser autoclavável
para caso de contaminação. A tampa deverá encaixar sobre o rotor, possuindo trava e não requerendo ferramentas especiais para remoção ou inclusão.
4.1.2.2.
Deverá permi r a inclusão de até 20 programas que deﬁnirão automa vamente a velocidade tempo e aceleração. Estes programas deverão ser
deﬁnidos pelo usuário.
4.1.2.3.
Deverá possuir indicação de tampa aberta ou fechada.
4.1.2.4.
A tampa deverá ter visor transparente para aferição da velocidade e visualização do ciclo.
4.1.2.5.
O rotor deverá permi r a centrifugação de no mínimo 12 amostras com citofunís simples ou 24 com citofunís duplos.
4.1.2.6.
Peso máximo: 15 Kg.
4.1.2.7.
Nível de ruído máximo: 55 dB.
4.1.2.8.
Tensão: 110V ou bivolt automá co.
4.1.2.9.
Dimensões aproximadas (aceita-se divergência de + - 30%): comprimento: 40 cm; Profundidade: 60 mm; Altura: 25 cm.
4.1.2.10.
Seleção de tempo: 1-90 minutos.
4.1.2.11.
Velocidade: Deverá ser possível selecionar no mínimo as faixas de 200 a 2000 rpm.
4.1.2.12.
Deverá possuir no mínimo 3
pos de aceleração: alta, média e baixa para seleção de acordo com a fragilidade dos materiais.
4.1.2.13.
Deverá ser possível incrementos de 10 rpm na velocidade.
4.1.3.
Acessórios:
4.1.3.1.
50 funís para amostras simples;
4.1.3.2.
24 funís para amostras duplos;
4.1.3.3.
24 ﬁxadores de funís à lâmina e papel ﬁltro;
4.1.3.4.
3000 unidades de papel ﬁltro para citofunil simples;
4.1.3.5.
3000 unidades de papel ﬁltro para citofunil duplo.
4.2.
ITEM 2 – FIBROSCOPIO PARA INTUBAÇÃO
Quan dade máxima a ser adquirida: 2
Descrição: Fibroscópio para intubação
4.2.1.
Especiﬁcações técnicas mínimas:
4.2.1.1.
Ó ca ( Fibroscópio Flexivel)
4.2.1.2.
Direção de visão: Frontal 0°
4.2.1.3.
Campo de visão de no mínimo 90° (graus)










  

4.2.1.4.
Profundidade de campo de visão: Mínimo aproximado de 5 a 50 mm
4.2.1.5.
Tubo de inserção
4.2.1.6.
Ponta distal com diâmetro máximo de 4,5 mm e mínimo de 3,5mm
4.2.1.7.
Canal de biópsia de no mínimo 1,5 mm
4.2.1.8.
Angulação mínima de: 120° (graus) para cima e para baixo
4.2.1.9.
Comprimento ú l de trabalho de no mínimo 600 mm a no máximo 700mm
4.2.1.10.
Esterilizável
4.2.1.11.
Fonte de luz com led portá l (acoplável) impermeável a pilha ou bateria recarregável.
4.2.1.12.
Possibilidade de ajuste da intensidade luminosa
4.2.2.
Acessórios:
4.2.2.1.
Conjunto para teste de vazamento, com pêra e manômetro ou sistema de tecnologia semelhante.
4.2.2.2.
01 (uma) válvulas de sucção reu lizável.
4.2.2.3.
01 (uma) escova de limpeza do canal de biópsia
4.2.2.4.
01 (uma) escova para limpeza da abertura do canal
4.2.2.5.
20 (vinte) válvulas de vedação
4.2.2.6.
adaptador para guias de luz padrão OLYMPUS e Storz
4.2.2.7.
Kit para limpeza
4.2.2.8.
Estojo para esterilização com perfuração.
4.2.2.9.
Estojo ou maleta para acondicionamento e transporte do instrumental e endoscópio
4.2.2.10.
Demais acessórios como adaptadores, tampas, válvulas, bocais e pontas que acompanham o equipamento. 4.2.2.11.
Conformidade com a norma NBR IEC 60.601-1 ou equivalente com o país de origem.
4.2.2.12.
Cer ﬁcado de Registro na ANVISA.
4.3.
ITEM 3 - REGISTRADOR DE SINAIS
Quan dade máxima a ser adquirida: 1
Descrição: Sistema de aquisição e registro de dados.
4.3.1.
Especiﬁcações técnicas mínimas:
4.3.1.1.
Deverá ser possível com este equipamento no mínimo o registro dos seguintes sinais:
I - Termopar;
II -
RTDs (PT100) 2 e 4 ﬁos;
III -
Tensão (CC e CA);
IV -
Frequência e período;
V - Capacitância;
4.3.1.2.
Deverá apresentar os dados em display colorido de, no mínimo, 4 polegadas;
4.3.1.3.
Deverá possuir memória interna para armazenamento de pelo menos um 100 mil leituras em memória não volá l, deste modo, deverá manter os dados mesmo após eventual queda de energia;
4.3.1.4.
Deverá permi r o armazenamento em pen drive, expandido a memória;
4.3.1.5.
Taxa de varredura mínima de 60 canais por segundo;
4.3.1.6.
De forma default deverá vir acompanhado de todos os recursos (mul plexador ou no próprio equipamento) a leitura de pelo menos 10 sensores PT100 4 ﬁos simultaneamente. Devendo ser possível a expansão do equipamento para leitura de 20 sensores PT100 4 ﬁos simultaneamente;
4.3.1.7.
Se for necessária a inclusão de mul plexadores, estes deverão ser acoplados no próprio equipamento, sem a possibilidade de modulações externas, com cabos ou hacks;
4.3.1.8.
Precisão DCV básica de pelo menos 0,005%;
4.3.1.9.
Erro máximo para medição de PT100: 0,05oC;
4.3.1.10.
Mul metro digital (DMM) com pelo menos 6 dígitos;
4.3.1.11.
Peso máximo: 6 Kg (com mul plexador caso haja);
4.3.1.12.
Ruído máximo: 40 dBA;
4.3.1.13.
Conec vidade mínima: USB e LAN;
4.3.1.14.
Tensão e correntes de leitura (deverá ser possível ler até 250V e 1A).Deverá ser possível armazenar e visualizar os dados de todos os canais na tela do próprio equipamento, evitando assim a necessidade de computador externo para realizar avaliações em campo.
4.3.1.15.
Deverá ser possível a conﬁguração de alarmes (max e min) para cada um dos canais.
4.3.1.16.
Deverá ser possível a conﬁguração do intervalo de leitura para os canais, permi ndo assim alteração na quan dade de dados adquiridos de acordo com o mensurando.
4.3.1.17.
Tensão de alimentação: 110 V ou bivolt automa co.
4.3.1.18.
Faixa de temperatura de operação mínima (18 a 25oC)
4.3.1.19.
Os bornes de conexão deverão aceitar ﬁo de 16 a 20mm.
4.3.2.
So ware computacional
4.3.2.1.
Deverá vir acompanhado de so ware que possa ser instalado em Windows 7, 8 e 10;
4.3.2.2.
Este so ware deverá ter licença vitalícia;
4.3.2.3.
O So ware deverá permi r a leitura em tempo real dos dados, tanto numérico quanto gráﬁcos de cada canal;
4.3.2.4.
Deverá ser possível a inclusão de alarmes no so ware;
4.3.2.5.
O so ware deverá permi r o armazenamento de dados an gos;
4.3.2.6.
Deverá ser possível criar templates pré-deﬁnidos, deﬁnindo de forma padronizada, para cada canal o
po de sinal lido, alarmes, etc;
4.3.2.7.
O so ware deverá exportar os dados em Excel e CSV;
4.3.2.8.
O so ware deverá exportar os gráﬁcos em formato de imagem;
4.3.3.
Acessórios:
4.3.3.1.
Cabo USB com pelo menos 1 m de comprimento;
4.4.
ITEM 4 – INCUBADORA COM BERÇO AQUECIDO INTEGRADO
Quan dade máxima a ser adquirida: 5 DESCRIÇÃO: Unidade híbrida de cuidado intensivo neonatal devendo funcionar tanto como berço aquecido de leito aberto quanto como incubadora de cúpula fechada. 4.4.1.
Especiﬁcações técnicas mínimas:
4.4.2. Especiﬁcações estruturais:
4.4.2.1.
O equipamento deverá funcionar como incubadora quando "fechada", ou seja, realizar o aquecimento do ar a par r de convecção. Quando aberta o equipamento deverá funcionar a par r de resistência na parte superior a par r da radiação térmica.
4.4.2.2.
Deverá possuir cúpula de parede dupla acrílica ou similar, transparente com no mínimo 5 por nholas para acesso externo. As por nholas deverão ser fechadas com guarnições atóxicas e/ou punhos elás cos, todas com abertura automá ca por simples toque de cotovelo, sendo no mínimo duas na porta lateral direita, duas na porta lateral esquerda e uma na frete.
4.4.2.3.
As paredes da cúpula deverão ser reba veis para baixo, deixando o leito totalmente exposto para caso de uso do equipamento como berço aquecido. 4.4.2.4.
Deverá possuir 8 entradas com passadores ﬂexíveis de silicone ou similar para passagem de sondas, cabos e circuitos, distribuídos pelos quatro cantos da cúpula e em dois níveis para permi r a escolha do melhor posicionamento em relação ao paciente.
4.4.2.5.
Deverá possuir mecanismo para elevação da parte de cima da cúpula automa zado e motorizado, ou seja, sem a necessidade de uso de força sica do operador. O movimento de subida e descida deverá ser acionado em pedal acoplado ao equipamento, permi ndo assim que o operador esteja com as mãos livres durante a subida. O movimento de subida e descida deverá ser suave não gerando trancos ou solavancos.
4.4.2.6.
Deverá possuir 4 rodízios com freios com dimensões mínimas de 4 polegadas.
4.4.2.7.
A incubadora deverá ser desmontável manualmente para limpeza e desinfecção, sem necessidade do uso de ferramentas, inclusive as partes internas como a ventoinha e o grupo de aquecimento que serão re rados e limpos por imersão em solução desinfetante

4.4.2.8.
Deverá possuir sistema de inclinação do leito (Trendelenburg, Próclive). Deverá ser possível girar o leito horizontalmente para melhor acesso do paciente.
4.4.2.9.
Deverá possuir colchão com caracterís cas an -estresse, de material atóxico, radiotransparente, inodoro, impermeável, autoex nguível e lavável de fácil limpeza e desinfecção para conforto ao paciente.
4.4.2.10.
Deverá possuir gaveta para chassi radiográﬁco, integrada ao equipamento, de acesso externo à cúpula, evita a sua abertura e reduz o manuseio e o contato com o paciente no procedimento para tomada de Raios-X no leito.
4.4.3.
Especiﬁcações da unidade de controle
4.4.3.1.
Deverá possuir tela para controle e acompanhamento dos parâmetros do equipamento com tamanho mínimo de 10". A tela deverá ser sensível ao toque.
4.4.3.2.
A tela deverá sinte zar todas as opções de ajuste e monitorização, com apresentações gráﬁcas de curvas e tendências das funções selecionadas para tratamento, através de um menu intera vo e teclado para programação dos parâmetros.
4.4.3.3.
Deverá apresentar de forma visual por no mínimo 72 horas as tendências para temperatura a umidade da cúpula.
4.4.3.4.
Deverá possuir alarmes audio-visuais indicando na tela qual a função está apresentando divergência.
4.4.3.5.
Deverá possuir data e horário na unidade de controle.
4.4.4.
Controle de temperatura
4.4.4.1.
Deverá informar no display a programação da temperatura de funcionamento, com controle automá co, no modo incubadora, usando com referência de controle a temperatura do ar interno da cúpula (modo ar).
4.4.4.2.
Deverá informar no display a programação da temperatura de funcionamento, com controle automá co usando como referência de controle a temperatura do neonato (modo pele).
4.4.4.3.
Ajustes mínimos de temperatura, no modo incubadora, de 20,0ºC a 38,0ºC (modo ar) e de 34,0ºC a 38,0ºC (modo pele), com incrementos de 0,1ºC 4.4.4.4.
Resolução mínima da indicação de leitura de 0,1ºC.
4.4.4.5.
Precisão mínima de controle de ± 0,2ºC para modo pele e ± 0,3ºC para modo ar.
4.4.4.6.
Quando o equipamento es ver funcionando como berço aquecido (aberto) Deverá permi r o ajuste no modo manual, usando como referência a porcentagem de acionamento do sistema de aquecimento, permi ndo o ajuste de aquecimento de 0 a 100%, com incrementos de 5%.
4.4.5.
Controle de umidade
4.4.5.1.
Deverá permi r o controle de umidade com faixa mínima de ajuste de 30% UR (Umidade Rela va) a 95% UR, com ajuste a cada 1% UR, independente da temperatura de funcionamento. Deverá possuir sensor de umidade interno, deste modo, com indicação no Display da umidade programada (set point) e indicação da umidade real do interior da cúpula.
4.4.5.2.
Deverá possuir Reservatório de água, de fácil remoção, em plás co autoclavável (121º), permi ndo autonomia de umidiﬁcação de no mínimo 12 horas com umidade selecionada de 70%UR.
4.4.6.
Controle do percentual do oxigênio
4.4.6.1.
Deverá realizar a mistura e medição de ar e de oxigênio na de forma automá ca, Com a possibilidade mínima de ajuste do O2 e 21 a 50%. Deste modo, deverá possuir conexões para mangueira de ar e O2 no equipamento.
4.4.7.
Oxímetro de pulso
4.4.7.1.
Deverá possuir oxímetro acoplado ao controle do equipamento com tecnologia que realize a medição da saturação de pacientes. O oximetro possuir tecnologia nellcor ou masimo. Poderá ser aceito outro
po de tecnologia desde que analisada amostra e caso comprove medição com precisão de + - 3% e pacientes neonatos.
4.4.8.
Balança
4.4.8.1.
Deverá possuir balança que apresente erro máximo de + - 6g.
4.4.9.
Alarmes
4.4.9.1.
Alarmes audiovisuais mínimos
4.4.9.2.
Hipotermia (baixa temperatura do RN) e hipertermia (alta temperatura do RN); Alta e Baixa temperatura do ar; Alta e baixa umidade; Falta/falha do sensor de pele do RN, desconexão do sensor de temperatura de pele; Falha na ven lação de ar na cúpula; Falta ou nível baixo de água.; Baixa saturação/ frequência cardíaca; Alta e Baixa concentração de O2.
4.4.9.3.
Deverá possuir botão para silenciar temporariamente os alarmes
4.4.9.4.
Deverá possuir desligamento automá co do aquecimento em caso de alta temperatura com sistema redundante de segurança.
4.4.10.
Acessórios
4.4.10.1.
1 (uma) mangueira de ar comprimido.
4.4.10.2.
1 (uma) mangueira de O2.
4.4.10.3.
Filtros de entrada ar para 1 ano de funcionamento.
4.4.10.4.
3 (três) Sensores de oximetria neonatal completos (incluindo cabo tronco caso haja).
4.4.10.5.
5 (cinco) guarnições adicionais (além das que acompanham o equipamento).
4.4.10.6.
12 (doze) vedantes para passadores de cabos adicionais (além das que acompanham o equipamento).
4.4.10.7.
2 (dois) sensores de paciente de pele.
4.4.10.8.
1 (um) Colchão adicional (além do que acompanha o equipamento).
4.5.
ITEM 5 – SIMULADOR PARA EQUIPAMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA
Quan dade máxima a ser adquirida: 1
Descrição: Simulador para avaliação e controle de qualidade da imagem no Modo B e Modo Doppler, de equipamentos de Ultrassonograﬁa.
4.5.1.
Especiﬁcações técnicas mínimas:
4.5.1.1.
Simulador para avaliação e controle de qualidade da imagem no Modo B e Modo Doppler, de equipamentos de Ultrassonograﬁa.
4.5.1.2.
O disposi vo deve possibilitar a avaliação de transdutores com frequência entre 2 MHz e 18 MHz.
4.5.1.3.
O disposi vo deve permi r a realização dos seguintes testes de controle de qualidade da imagem, de forma a atender a Instrução Norma va Nº 96, de 27 de maio de 2021 (Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde):
4.5.1.4.
Uniformidade da imagem;
4.5.1.5. Zona Morta;
4.5.1.6.
Profundidade de penetração;
4.5.1.7.
Zona focal; Exa dão da distância ver cal;
4.5.1.8.
Exa dão da distância horizontal;
4.5.1.9. Resolução axial;
4.5.1.10.
Resolução lateral; Visualização de objetos anecóicos;
4.5.1.11.
Limiar de sensibilidade de baixo contraste;
4.5.1.12.
Acurácia da velocidade e da magnitude em modo Doppler e Sensibilidade do modo Doppler.
4.5.1.13.
Deverá possuir maleta ou bolsa pra transporte.
4.5.1.14.
Deverá incluir todos os acessórios e recursos que forem necessários para o bom funcionamento e realização dos testes.
4.6.
ITEM 6 – BANHO SECO PARA CALIBRAÇÃO DE TEMPERATURA
Quan dade máxima a ser adquirida: 1
Descrição: Banho seco para calibração de sensores de temperatura.
4.6.1.
Especiﬁcações técnicas mínimas:
4.6.1.1.
Função: seco, liquido agitado e corpo negro.
4.6.1.2.
Unidade de funcionamento: graus célsius.
4.6.1.3.
Tensão de alimentação: 127V
4.6.1.4.
Deve permi r no mínimo a simulação de temperaturas de -30ºC a + 140ºC, considerando uma temperatura ambiente de 20ºC. 4.6.1.5.
Os sensores a serem calibrados deverão ser alocados na ver cal encima do equipamento.
4.6.1.6.
Deverá possuir inserts com tamanho mínimo (volume de calibração) de 35 mm de diâmetro por 150 mm de comprimento. 4.6.1.7.
Deverá possuir dois blocos metálicos intercambiáveis para calibração a seco deverá possuir ori cios com os seguintes diâmetros:
a) Insert 1: 4 furos com diâmetro de 4 mm; um furo no centro com diâmetro de 6,5mm; um furo com diâmetro de 13mm; um furo com diâmetro de 8mm;
b) Insert 2: 5 furos com diâmetro de 7,5 mm; um furo no centro com diâmetro de 6,5mm.

4.6.1.8.
Os furos dos inserts deverão ser distribuídos de forma homogênea.
4.6.1.9.
Deverá possuir um container para operar com liquido agitado.
4.6.1.10.
Deverá possui um alvo para calibração de corpo negro para calibração de termômetros sem contato. 4.6.1.11.
Deverá vir com ferramenta para troca dos blocos de calibração.
4.6.1.12.
Tempo de aquecimento de 20 a +140ºC: máximo de 20 minutos.
4.6.1.13.
Tempo de resfriamento de 20 a -30ºC: máximo de 30 minutos.
4.6.1.14.
Peso máximo: 15 Kg.
4.6.1.15.
Resolução do controlador: 0,1ºC.
4.6.1.16.
Uniformidade radial mínima: 0,05ºC (bloco seco) 0,02ºC (container líquido).
4.6.1.17.
Tempo de estabilização máximo: 15 minutos.
4.7.
ITEM 7 - Fototerapia po berço
Quan dade máxima: 3 unidades.
Descrição: Fototerapia reversa e reﬂe va por superled po berço para recém nascidos.
4.7.1.
Especiﬁcações técnicas mínimas:
4.7.1.1.
Caracterís cas sicas da estrutura:
4.7.1.1.1.
Para alojamento do paciente em tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal, submetendo-o a dupla exposição de irradiância concentrada no espectro azul da luz visível. Equipamento de controles microprocessados.
4.7.1.1.2.
Deverá ser equipado sob um carro com 4 rodízios.
4.7.1.1.3.
Deverá possuir no mínimo um conjunto de 15 modernos Super-LEDs, com fonte de irradiação no espectro azul focado em 455nm, dispostos na base de um berço em acrílico transparente de qualidade óp ca e com colchão de gel onde é alojado o paciente com alta irradiação, tanto no centro quanto nas extremidades da área focada. O leito deve possuir laterais em acrílico para a contenção do paciente de forma segura e permite a visualização do mesmo;
4.7.1.1.4.
A luz do led deverá passar pelo colchão em gel a ngindo o paciente e promovendo o tatamento. A parte da radiação periférica que ultrapassar o colhão deverá ser recanalizada para a parte de cima do leito a par r de extrutura côncava reﬂexida removível acima do leito. Deste modo será possível promover o tratamento em diversas posições diferentes.
4.7.1.1.5.
Deverá possuir colchão de gel moldado, vulcanizado, com a maciez necessária para o período de tratamento, deverá possuir capa protetora transparente e que permite distribuição do peso e do calor que é nele armazenado, evitando deformações excessivas e risco de sufocamento ou de afogamento, por não ter seu conteúdo líquido; O colchão deverá tem uma concavidade oval para proporcionar maior conforto ao RN e facilita o posicionamento do mesmo para o mização do tratamento. A luz direta deverá chegar até a pele do paciente, através do colchão, vinda dos LEDs que deverão se encontrar abaixo dele, sob uma super cie de acrílico, na base do berço;
4.7.1.1.6.
Deverá ser capaz de proporcionar a irradiância média de 47μW/cm2nm no centro do colchão.
4.7.1.1.7.
Deverá possuir display alfanumérico com back-light para indicação de todos os parâmetros.
4.7.1.1.8.
Deverá possuir a conexão de sensor de engate rápido de monitorização da temperatura de pele e sensor de engate rápido para monitorar os níveis de radiação aplicados, em μW/cm2.nm, com as medidas apresentadas no display do próprio equipamento.
4.7.1.1.9.
Idioma dos menus: português.
4.7.1.1.10.
Controles microprocessados para funções mínimas: calendário, relógio, tempo total de u lização da fonte emissora, tempo de tratamento e níveis de potência.
4.7.1.1.11.
Os LED deverão ter vida média de no mínimo 40 000 horas.
4.7.1.1.12.
Deverá elevar a temperatura corporal em no máximo 1,5º C considerando um ambiente a 25ºC.
4.7.1.1.13.
Nível de ruído: (ambiente < 45 dBA): < 55 dBA.
4.7.1.1.14.
Leito deverá ser acoplado sobre carro de transporte em móvel de chapa de aço com ﬁno acabamento com pintura em epóxi texturizado na cor branca ou bege, montado sobre pedestal com quatro rodízios giratórios de de quatro a cinco polegadas de diâmetro, todos com freios.
4.7.1.1.15.
Tensao: 110 - 220V automa vo 60 Hz.
4.7.1.2.
Controles
4.7.1.2.1.
Deverá ser possível o ajuste de 0% a 100% da potência, com intervalos a cada 10%;
4.7.1.3.
Normas:
4.7.1.3.1.
Deve atender as normas: NBR IEC 60601-1 - “Equipamento Eletromédico - Parte 1 – Prescrições Gerais para Segurança”; NBR IEC 60601-2-50 - “Prescrições Par culares para Segurança de Equipamentos de Fototerapia”; NBR IEC 60601-1-2 - “Compa bilidade Eletromagné ca”, NBR IEC 60601-1-4 – “Prescrições gerais para segurança”.
4.7.1.3.2.
Proteção Contra Penetração de Água: mínimo IPX4.
4.7.1.4.
Acessórios
4.7.1.5.
Cesto aramado ﬁxado abaixo do leito para armazenamento de materiais,
4.7.1.5.1.
Cabo de alimentação
4.7.1.5.2.
Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as conﬁgurações solicitadas.
4.8.
ITEM 8 - Monitor de Débito Cardíaco
Quan dade máxima: 2 unidades.
Descrição: Monitor para uso em Monitorização Hemodinâmica Avançada.
4.8.1.
Especiﬁcações técnicas mínimas:
4.8.1.1.
O disposi vo deverá ser modular, sendo possível deste modo expansão de tecnologias.
4.8.1.2.
Deverá vir acompanhado de módulos para monitorização dos seguintes parâmetros: parâmetros con nuos de débito cardíaco (DC), volume sistólico (VS), resistência vascular sistêmica (RVS), variação do volume sistólico (VVS), fração de ejeção de ventrículo direito (FEVD), pressão de artéria pulmonar (PAP), pressão de átrio direto (PAD), pressão de oclusão de artéria pulmonar (PoAP) e parâmetros indexados como: VSI (volume sistólico indexado), IC (índice cardíaco), IRVS (índice de resistência vascular sistêmia) SVO2 (saturação venosa mista de oxigênio) ScVO2 (saturação venosa central de oxigênio).
4.8.1.3.
Deverá vir acompanhado dos seguintes modulos:
4.8.1.3.1.
Módulo que por meio da termodiluição con nua proporciona os parâmetros: fração de ejeção de ventrículo direito (FEVD), pressão de artéria pulmonar (PAP), pressão de átrio direto (PAD), pressão de oclusão de artéria pulmonar (PoAP), e saturação venosa mista (SvO2)
4.8.1.3.2.
Módulo de oximetria baseado em Espectrofotometria óp ca e fornece a ScvO2 (saturação venosa central de oxigênio) ou SvO2 (saturação venosa mista) de forma con nua, indicador para avaliar a oferta (DO2) e o consumo de O2 (VO2). Composto pelo cabo de oximetria que conecta o cateter de artéria pulmonar ao Monitor.
4.8.1.3.3.
Módulo para contorno de pulso minimamente invasivo fornece parâmetros con nuos de débito cardíaco (DC) através da tecnologia de contorno de pulso, volume sistólico (VS), resistência vascular sistêmica (RVS), variação do volume sistólico (VVS), HPI (parâmetro preditor de hipotensão), Eadyn (elastância arterial dinâmica), dP/DT (taxa de variação de pressão no tempo), e parâmetros indexados como: VSI (volume sistólico indexado), IC (índice cardíaco) e IRVS (índice de resistência vascular sistêmia). Sistema com auto?calibração (minimamente invasivo). Composto pelo cabo de pressão que conecta o sensor avançado de contorno de pulso ao Monitor Avançado.
4.8.1.3.4.
Deverá ser possível expansão modular para monitorização da Oxigenação Cerebral e Tissula
4.8.1.3.5.
Poderão ser aceitas soluções tecnologicamente iguais ou superiores que possuam tecnologias e/ou nomenclaturas diferentes, desde que possibilitem a monitorização de todos os parâmetros ﬁsiológisco aqui informados. Neste caso o equipamento será subme do para avaliação do corpo clínico do CHC-UFPR mediante apresentação de amostras e avaliação detalhada caso-a-caso.
4.8.1.4.
Catacterís cas técnicas mínimas:
4.8.1.4.1.
Tela colorida intera va sensível ao toque;
4.8.1.4.2.
Possibilidade de visualização de duas curvas simultâneas com respec vos valores numéricos e veriﬁcação de tendências numa janela temporal mínima de até 72 horas;
4.8.1.4.3.
Tempo de atualização da leitura de débito cardíaco de no mínimo 20 segundos;
4.8.1.4.4.
Sistema de alarmes visual e sonoro;
4.8.1.4.5.
Faixa mínima de medição de débito cardíaco de 1 a 20 L/min;
4.8.1.4.6.
Faixa mínima de medição de oximetria de 0 a 99%;
4.8.1.4.7.
Uma entrada analógica, com escalas selecionáveis entre 1 a 10 V;
4.8.1.4.8.
Uma saída analógica, com fundo de escala selecionável de 1 a 10 V;
4.8.1.4.9.
Sistema de bateria que permita manter o equipamento em funcionamento por no mínimo 20 minutos.
4.8.1.4.10.
Alimentação elétrica 220V/60 Hz ou bivolt automá co para tomada padrão ABNT.

4.8.1.5.
Acessórios:
4.8.1.5.1.
Cabo de força;
4.8.1.5.2.
Deverá ser entregue uma unidade de todos os cabos necessários para conexão dos transdutores ao equipamento (cabo de débito cardíaco, SVCO2, etc) para os módulos solicitados neste descri vo.
4.8.1.5.3.
15 unidades do transdutor minimamente invasivo com método contorno de pulso que gera o Índice de Predição de Hipotensão (HPI) e fornece os parâmetros: débito cardíaco (DC), índice cardíaco (IC), volume sistólico (VS), índice de volume sistólico (VSI), variação de volume sistólico (VVS), elastância arterial dinâmica (Eadyn), e dP/dt (taxa de variação de pressão no tempo).
4.8.1.5.4.
Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as conﬁgurações solicitadas.
4.9.
ITEM 9 - Suporte para monitor mul paramétrico com rodízio
4.9.1.
Pedestal para monitor mul paramétrico;
4.9.2.
Deve possuir base com, no mínimo, 05 (cinco) rodízios, sendo, no mínimo, 02 (dois) com freios;
4.9.3.
A base do pedestal deve possuir peso e medidas compa veis para garan r a estabilidade de equipamentos ﬁxados de até 6kg, e com medidas máximas de 320 mm (A) x 370 mm (L) x 175 mm (P);
4.9.4.
Deve ser fabricado em material metálico, com pintura eletrostá ca ou equivalente de similar qualidade;
4.9.5.
Deve possuir altura entre o solo e a base de ﬁxação de, no mínimo, 1m e, no máximo, 1,15m;
4.9.6.
Em caso de possibilidade de regulagem de altura, ela deverá possibilitar o ajuste entre a faixa de altura descrita em 4.9.5;
4.9.7.
Deve possuir cesto para acondicionamento de acessórios, confeccionado em material rígido e ﬁrmemente ﬁxado ao pedestal;
4.9.8.
Deve possuir base de ﬁxação para o monitor mul paramétrico confeccionada em material metálico, com pintura eletrostá ca ou equivalente de similar qualidade, ﬁrmemente ﬁxada ao pedestal;
4.9.9.
A base para ﬁxação do monitor mul paramétrico deve possuir, no mínimo, 30cm (L) x 20cm (P), admite-se uma variação de até mais 20% para cada medida;
4.9.10.
O fornecedor deverá apresentar catálogo do produto que permita a avaliação;
4.9.11.
A amostra do produto deverá ser avaliada para se veriﬁcar a estabilidade, segurança e qualidade da pintura e materiais u lizados.
4.10.
Havendo qualquer divergência entre a especiﬁcação do CATMAT e a especiﬁcação deste Termo de Referência, prevalecerá a especiﬁcação constante no Termo de Referência; 4.11.
As grandezas numéricas, sejam elas sicas, matemá cas ou de armazenamento (comprimento, vazão, memória, HD, etc.), poderão ter margem de aceitação de até 10%, mediante avaliação técnica caso a caso, desde que não comprometa às prá cas assistenciais, administra vas ou ou viciem a aquisição;
4.12.
Serão admi das equivalências técnicas nas especiﬁcações, mediante comprovação oﬁcial (Manual Técnico, manifestações de órgãos de controle, ANVISA, INMETRO, etc.), desde que não comprometam às prá cas clínicas e preserve a isonomia, a compe
vidade e a vantajosidade para a Administração;
5.
ESCOPO DO FORNECIMENTO