Objeto: 1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de equipamentos para o laboratório do Serviço de Patologia Cirúrgica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
1.2. Discriminação do objeto:


  

Água de alimentação:
Potável,
Condutividade máxima de 1.400 μS/cm,
Isenta de cloro (<0,5 ppm)
Isenta de partículas maiores que 20 μm (FI>10),
Pressão de alimentação entre 60 e 90 psi (libras por polegada quadrada);
Painel de controle para orientação do usuário através de
ícones mostrando:
Nível do reservatório;
Modo de operação;
Fase da operação de purificação da água;
Qualidade da água (μS/cm ou MOhm/cm);
Temperatura.
Controle totalmente microprocessado,
Monitoramento contínuo da qualidade da água;
Indicador da hora da troca dos cartuchos;
Alarme áudio visual ajustável;
Auto re-start (re-iniciador) em caso de falha de energia
elétrica;
Interface RS-232 para transferência de dados e em acordo
com as BLP.
Cartucho extra de pré-tratamento da água;
Dois cartuchos de osmose reversa de 7 L/h.;
Cartucho para remoção de íons;
Câmara de fotoxidação por luz ultravioleta.
Produção de 15 L/h a 15º C;
Bomba de recirculação para reservatório externo;
Torneira de saída com altura ajustável.
Qualidade da água tratada: .
Água Ultrapura
Condutividade de 0,055uS/cm
Resistividade de 18,2 Mega Ohm/cm a 25 o C
TOC (Carbono Orgânico Total): 1 a 3 ppb (=partes
por bilhão);
Bactérias: menos de 1 CFU/ml (CFU=unidade formadora de colônia);
Inorgânicos: 18.2 MOhm-cm a 25º C;
Partículas: Filtração de 0,2 μm;
pH: Neutro;
Reservatório modular para armazenagem de água, com as
Rua Castro Alves, nº 152 - Bairro Abadia - Uberaba (MG) CEP: 38.025-380 Fone (34) 3318-5844 / Telefax (34) 3318-5262 - E-mail: licitacao@hc.uftm.edu.br .



  

para corresponder aos pesos do prendedor da amostra e da amostra.
Manivela de avanço ou retrocesso rápidos do objeto situada à esquerda do aparelho e o mais próximo possível do operador.
Alavanca, vertical na face frontal do equipamento, para indicar a espessura dos cortes de desbaste, em valores de 10 a 50µm, situada no lado esquerdo do aparelho e ao lado da manivela de avanço rápido.
Suporte para navalha composto de base e subbase que permita acomodar navalhas descartáveis de alto perfil, estas com medidas de 77x14mm; suporte para navalhas com regulagem da angulação de 0 a 10°.
Possível ajuste manual lateral da base navalha descartável nas posições direita, centro e esquerda, sem soltar a navalha do seu suporte, sem que o usuário tenha contacto com a navalha, permitindo que toda a borda cortante da navalha seja usada na microtomia.
Protetor de dedos, realçado com a cor vermelha, que se mantem durante o corte cobrindo o suporte da navalha descartável e a borda cortante da navalha, para dificultar a ocorrência de lesões acidentais do operador.
Prendedor de cassete com dimensões mínimas de 39,8 x 28 mm e dimensões máximas de 40,9 x 28 mm, com encaixe para fixação com presilha de pressão, com travamento e destravamento rápidos e fáceis.
Espessura de corte de 1,0 a 60 µm. Regulagem da espessura do corte:
- 1 a 10 µm em 1 µm incrementos; - 10 a 20 µm em 2 µm incrementos; - 20 a 60 µm em 5 µm incrementos.
Seletor manual da espessura de corte, nos valores indicados acima, vísiveis no painel na frente do operador.
Deslocamento horizontal do objeto: 30mm. Deslocamento vertical do objeto: 70mm.
Extensão máxima da borda de corte sem retração do suporte: 69mm.
Extensão máxima da borda de corte com retração do suporte: 62mm.
Possível a inversão da direção do giro da manivela principal.
Mecanismo de autoretração regulável pelo operador, com recuo de 60 µm, que impede o contacto entre o espécime e a navalha durante o retorno da amostra para a posição inicial de corte; esta função deve ser facilmente ativada e desativada manualmente.

O objeto pode ser preso ou solto com facilidade do seu
suporte somente com uma mão.
Desvios do suporte do objeto:
- Desvio horizontal máximo: 8 o ;
- Desvio vertical máximo: 8 o ;
- Giro: + 90 o .
Sistema de orientação de precisão de 8° X/Y com controles
de posição calibrados e marcados para permitir orientar rapidamente os cassetes dos espécimes já cortados para
serem feitos novos cortes, sendo possível voltar rapidamente
à exata posição zero original, esta indicada por marcas vermelhas.
Desvios da base do suporte do objeto: 360 o .
Suporte de Objeto Constantemente RefrigeradoRefrigeração
por ar frio, mantido e ventilado por motor elétrico
Objeto constantemente refrigerado
Desnecessário interromper o corte para resfriar o objeto,
entre o desbaste e o corte final.
Alimentação elétrica: 127 volts e 60 Hz
Corrente nominal de entrada: 0,4 a 0,8 A
Dimensões (Comprimento x Largura x Altura): 80 x
115 x 205 mm
Peso 600 a 700 g
Tomadas de entrada de eletricidade padrão brasileiro
(ABNT)
Temperatura mínima no suporte: 20° C (+ 3 o C)
abaixo da temperatura ambiente
Temperatura mínima atingida e mantida após 30
minutos de pré-resfriamento.
Sistema de manivela ajustável que impede que o objeto,
estando acima da navalha, caia ou se desloque sobre esta,
quando o seccionamento é interrompido.
Freio na parte superior da manivela, que permite travá-la na
posição mais superior, e um segundo sistema de travamento
manual abaixo da manivela que permite travá-la em qualquer
posição.
Reposicionamento norte-sul da base do suporte de navalha descartável: +25mm.
Proteção contra a entrada de resíduos dos cortes no micrometro de precisão.
Bandeja de coletar resíduos que se prende abaixo da área de
trabalho por magnetismo, facilmentente removível, protegida
com bordas elevadas entre 10 e 50 mm de altura para impedir
a dispersão dos resíduos, sem emendas, com cantos
Rua Castro Alves, nº 152 - Bairro Abadia - Uberaba (MG) CEP: 38.025-380 Fone (34) 3318-5844 / Telefax (34) 3318-5262 - E-mail: licitacao@hc.uftm.edu.br .



  

Controle automático de temperatura que impede o aquecimento maior que 10ºC do valor pré-estabelecido
Temperatura do trabalho 37 a 125ºC Pressão de trabalho de zero a 30 psi
Câmara em metal com capacidade de resistir sem ruptura a, pelo menos, o dobro da pressão máxima de trabalho
Microprocessador para os seguintes controles de funções:
Programação para controle automático do tempo, da temperatura e da pressão desejadas.
Controle do tempo que se deseja manter a temperatura e pressão pré-programadas até, pelo menos, 999 minutos.
Iniciação automática do resfriamento após o tempo programado de pressão e temperatura máximas ou modo manual de resfriamento, em ambas as opções com aviso sonoro quando o tempo com temperatura e pressão pré- programados foram atingidos
Modo manual de resfriamento possível, abrindo a válvula de pressão e depois a tampa de vedação do aparelho
Aviso sonoro quando o resfriamento atingir a temperatura mínima programada.
Apresentação das medidas de tempo, temperatura e pressão em LED
Indicador de erro com alarme sonoro, se a quantidade de água for menor que o suficiente, para o trabalho programado, evitando superaquecimento e bloqueando o aquecimento.
Indicação de erro com alarme sonoro se a temperatura de permanecer abaixo da mínima programada.
Indicador de erro com alarme sonoro e bloqueio da função do equipamento se a pressão ou a temperatura ultrapassarem os valores programados ou se a programação ultrapassar as temperaturas e/ou pressão máximas de trabalho.
Selo sobre a tampa da câmara, com mudança de cor para o vermelho, quando aquela tampa estiver aquecida acima de 60 o C, indicando este fato para evitar acidente.
Tampa da câmara com material de vedação que resiste ao calor prolongado e com trava de segurança e com marca de posição de fechado e aberto.
Suporte para carregar a câmara de pressão feito de material que não transmite calor.
Válvula de alívio de pressão com peso que controla a saída de vapor e mantêm a pressão, que pode ser deslocada manualmente permitindo a queda rápida da pressão
Câmara de pressão removível, que se aquece repousando sobre placa aquecedora.



  

1.3.
As condições de fornecimento dos equipamentos, garantia, assistência técnica, treinamentos, prazos e local de entregas são aquelas estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
1.4. As condições gerais de fornecimento são aquelas estabelecidas no Edital.