Objeto: 5.1.
O custo es mado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.
5.2.
DETALHAMENTO DO OBJETO
Item Descrição do Item (Objeto)
CATMAT Quan dade CITOCENTRÍFUGA
Ajuste digital.
C/ painel de controle, programável.
Capacidade até 12 lâminas.
Rotação até 2000.
C/ temporizador até 99.
01 414915 01 Adicional: sistema segurança tampa aberta, alarmes.
Alimentação 110 / 220 V.
Manual em português.
Cer ﬁcado de calibração.
Cer ﬁcado de Registro / Cadastro na ANVISA.
Garan a mínima de 01 ano, incluindo manutenção corre va e preven va com fornecimento total de peças.
MICROSCÓPIO DE FLUORESCÊNCIA
Microscópio biológico para imunoﬂuorescência
Microscópio de ﬂuorescência trinocular com sistema de iluminação transmi da por lâmpada halógena (12V, 100W), com acessório de ﬂuorescência com
iluminação por lâmpada de alta pressão de mercúrio-HBO (100 W) ou alta pressão de Xenônio-XBO (75 W).
Presença de condensador universal de 8 posições, com lentes superiores secas ou para óleo.
Possibilidade de observação em campo claro, campo escuro, contraste de fase, contraste diferencial de interferência, polarização e ﬂuorescência com obje vas de
1.25x a 100x, ocular com aumento de 10x.
Possibilidade de acoplar acessórios fotográﬁcos ou de vídeo, sistema de focalização com macro e micrométrico, ﬁltros azul, verde e amarelo, trava mecânica contra
quebra acidental de lâmina, pla na retangular 140mm x 121mm, ﬁltros para ﬂuorescência B-G, charriot X,Y.
02
Versa lidade para conjunto de obje vas apocromá ca plana U (2x, 4x, 10x, 20x 40x 50x óleo e 100x óleo), ﬂuorita plana U (4x, 10x, 20x, 40x, 60x óleo e 100x óleo
437493 01 ou seca), apocromá cas planas U (1.25x, 2x, 4x, 10x, 20x óleo ou seca, 40x óleo ou seca, 60x óleo ou seca e 100x óleo).
Obje vas de imersão em água com elevada abertura numérica, obje vas projetadas para observação de células vivas e obje va de imersão em água (60x) corrigida
para desempenho apocromá co de 450-1.100nm. Outras obje vas, patologia (acromáica 60x p/ grande ampliação e u lização s/ óleo); acroá ca plana 2x p/
varredura e imagem de grandes campos).
Alimentação 110 / 220 V.
Manual em português.
Cer ﬁcado de calibração.
Cer ﬁcado de Registro / Cadastro na ANVISA.
Garan a mínima de 01 ano, incluindo manutenção corre va e preven va com fornecimento total de peças.
CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA
Cabine segurança biológica de aço inox classe 2, nível de biossegurança NB2.
Filtro HEPA para exaustão e insuﬂação, sem recirculação de ar, com exaustão para fora do edi cio.
Janela com vidro com sistema de roldanas que permita o fechamento total da cabine.
Iluminação interna com LED e lâmpada germicida.
Bandeja interna removível em aço inox de fácil remoção.
Indicação do percentual de saturação dos ﬁltros absolutos HEPA.
Kit UV, Nível de ruído de <58dBA.
03 Desligar o equipamento, caso a exaustão falhe.
359365 01 Atender integralmente a norma internacional de segurança EN12469; Com área de trabalho classiﬁcada como classe ISO 5 de acordo com ISO 14644-1;
Mesa Suporte com rodízios.
Deve ser fornecido, dutos, sistema de exaustão, instalação e cer ﬁcação do equipamento para que seja liberado em pleno funcionamento.
Alimentação 110 / 220 V.
Manual em português.
Cer ﬁcado de calibração.
Cer ﬁcado de Registro / Cadastro na ANVISA.
Garan a mínima de 01 ano, incluindo manutenção corre va e preven va com fornecimento total de peças.