Objeto: 1. Aquisição de equipamentos químicos para atender as necessidades do Câmpus Capivari do Instituto Federal de São Paulo. 2. DOS ITENS
2. Os bens a serem adquiridos estão relacionados a seguir:
ITEMDescrição Descrição CompletaCATMATQTDUNID.PREÇO MÁX.UNIT. ACEITÁVELPREÇO MÁX. TOTAL ACEITÁVEL1Agitador magnético com aquecimentoAGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO - Gabinete em aço inox com proteção anti-derrame. Capacidade de Agitação de até 10 litros. Velocidade: 0- 1500rpm. Temperatura da bandeja/platoaforma: 36º a 360º. Dimensão da placa de agitação de 135 a 190mm. Circuito de segurança contra superaquecimento. VOltagem: 220V. Acompanha uma barra magnética. Manual de instruções em português e garantia de 12 meses.4113725UNID. R$ 1.488,60 R$ 7.443,00 2Bomba centrifuga de 1/2 HPBOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE - Bomba D água Centrífuga - Características mínimas: Motor: 1/2 CV - 370 W, Tensão nominal: 110/ 220 V, Vazão máxima (Q): 5.400 L/hora, Altura manométrica (máxima) Hm: 22 mca, Sucção máxima (Hs): 7 mca, Recalque/ Sucção: 1382291UNID. R$ 714,01 R$ 714,01 3Manta de aquecimento de 1LMANTA - MANTA AQUECEDORA COM REGULADOR DE TEMPERATURA CAPACIDADE 1000 ML 220 V. Características: uso em laboratórios, aquecimento de líquidos, capacidade de 1000ml. aquecimento máximo de 300ºc. com controlador de temperatura.4161892UNID. R$ 396,96 R$ 793,92 4Nobreak saída 220 VNOBREAK PARA EQUIPAMENTO QUÍMICO, COM NO MÍNIMO 3000 VA (2100 W), TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 230V (CONFIGURÁVEL PARA 220 OU 230V), EFICIÊNCIA EM CARGA TOTAL, 89% DISTORÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA, INFERIOR A 3%, FREQÜÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA), 50/60 HZ +/- 3 HZ AJUSTÁVEL PELO USUÁRIO +/- 0.1 FATOR DE CRISTA, 3 : 1, TIPO DE FORMA DE ONDA, ONDA SENOIDAL, CONEXÕES DE SAÍDA, (1) HARD WIRE 3-WIRE (H N + G), (8) IEC 320 C13 BYPASS, BYPASS INCLUÍDO, ENTRADA, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA, 230V - FREQUÊNCIA DE ENTRADA - 50/60 HZ +/- 5 HZ (AUTO SENSING) TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA, IEC-320 C20 - COMPRIMENTO DO CABO, 2.44 METROS - INTERVALO DE TENSÃO DE ENTRADA AJUSTÁVEL PARA AS PRINCIPAIS OPERAÇÕES 160 - 280V - INTERVALO DE TENSÃO DE ENTRADA AJUSTÁVEL PARA AS PRINCIPAIS OPERAÇÕES, 100 - 280V - OUTRAS TENSÕES DE ENTRADA 220 - CAPACIDADE DE DISJUNTOR DE ENTRADA, 20A - BATERIAS & TEMPO DE OPERAÇÃO - TIPO DE BATERIA, BATERIA SELADA CHUMBO-ACIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO A PROVA DE VASAMENTO1393431UNID. R$ 3.205,60 R$ 3.205,60 5Nobreak saída 220 V ServidorDescrição técnica para nobreak. Objeto: Aquisição de nobreak com potência de 10 KVA, tecnologia tipo DUPLA CONVERSÃO, TRUE ON LINE, e conforme norma NBR 15014, item 2.2, subitem 2.2.1 da ABNT.
Dados de entrada:
Tensão de Entrada: 220V (F+F+T) e (F+N+T)
Tolerância da tensão de entrada sem descarga das baterias: ±20%;
Freqüência de entrada: 60 Hz; ±5%;
Ajuste do range de freqüência (via software ou via painel do nobreak), tornando compatível com grupos geradores de pequeno porte.
Fator de potencia de entrada: maior que 0,99 (sob condições nominais);
Dados de Saída:
Tensão de saída ajustável: 220 ou 120V Monofásico (F, N, T) ou 110+110V bifásico (F, F, N, T);
Regulação estática: ±1%;
Potencia de saída igual a 10 KVA/ 8 KW;
Fator de potencia de saída: 0,8
Ajuste de tensão de saída: Step de 1 volt (via painel do nobreak);
Forma de onda: senoidal pura
Tempo de transferência: Zero ms (on-line)
Rendimento Global mínimo: 91%
Isolação galvânica através de transformador isolador (mesmo na condição de bypass)
Conexão de saída via bornes.
Carregador de Baterias:
O carregador de baterias deve ser ajustável de 1 a 7 A, diretamente via painel do nobreak ou via software de gerenciamento;
Carregador deve ser do tipo flutuador;
Após descarga completa, no retorno da rede, deve repor 90% da autonomia em menos de 10 horas.
Inversor / Bypass Automático:
Regulação estática do Inversor: +- 1%
Regulação dinâmica: ±4% (para degrau aditivo de 100% da carga);
Proteção contra sub e sobre na tensão na saída do inversor, a qual desliga o inversor e transfere a carga para o bypass;
Desligamento do inversor por sobre temperatura no conjunto de potencia e transferência para o bypass (sem interrupção)
Proteções:
Proteção contra sobrecarga:
Contra sobrecarga até 120% - 20 segundos, acima de 120%, transfere para o bypass, sem interrupção.
Disjuntor bipolar de entrada e de bateria.
Fusíveis de proteção na entrada do circuito PFC/BOOST e na entrada do inversor.
Para preservação das baterias, após o desligamento por bateria em nível critico, o consumo de energia das baterias deve ser minimizado, desligando totalmente o chaveamento dos circuitos inversor e PFC/BOOST.
Banco de Baterias e autonomia:
Tensão do banco de baterias: 192VCC (16 baterias);
Deverão ser fornecidas conexões para baterias da marca Heliar modelo DF500 e todos os cabos necessários para conexão ao nobreak.
Teste de baterias:
O nobreak deverá possuir um teste de baterias ativado através das configurações no próprio painel do equipamento, este teste também deve ser ativado através do protocolo SNMP via broser.
Alarmes sonoros:
O equipamento devera alertar o usuário nas seguintes ocorrências:
Entrada anormal, Sub/Sobretensão na bateria, bateria em descarga, bateria descarregada, sobrecarga na saída, bypass, curto-circuito na saída, sobre temperatura no inversor e falha.

Sinalização Visual:
O equipamento deve possuir as seguintes informações em seu painel frontal:
Via LCD com backlight:
Tensão(entrada, saída e baterias);
Freqüência de entrada e saída;
Corrente de entrada e saída;
Percentual de carga na saída;
Potencia de saída (VA) e fator de potencia da carga;
Temperatura ambiente e interna, data, hora e alarme ativos.
Log´s de eventos podem ser visualizados através do display, contendo até 900 logs com a descrição, data, hora, minuto, segundo e milesegundo.
Via Led’s:
Rede, bateria e inversor, bypass, comunicação;
Modo silencioso:
O equipamento deve permitir a inibição de todos os alarmes sonoros.
Ruído:
Nível de ruído (frontal do equipamento): menor que 55 dbA, medido a 1 metro de distancia.
Comunicação:
Possuir comunicação serial (RS232) para conexão local, bem como permitir gerenciamento via protocolo. SNMP.
Software de gerenciamento
Software De Monitoração:
Através de um dispositivo deverá ser possível monitorar e supervisionar o funcionamento dos Nobreaks usando uma rede com padrão ETHERNET.
O dispositivo de comunicação deverá possuir um FIRMWARE compatível com arquitetura TCP/IP e os seguintes protocolos: SNMP (deve funcionar com MIB RFC 1628 - UPS), HTTP, SMTP, NTP e TELNET.
Os dados e as configurações do Nobreak em língua portuguesa devem ser visualizados através de browser de internet, como Internet Explorer, Chrome e FireFox. O software deve ter no mínimo as seguintes informações e funcionalidades:
Painel Sinóptico: Representação Gráfica do funcionamento do Nobreak contendo no mínimo as seguintes informações:
• Entrada;
• Saída;
• Bateria;
• Retificador;
• Inversor;
• Temperatura.
Tabela de Grandezas Elétricas: Conjunto de Grandezas Elétricas do Nobreak contendo no mínimo as seguintes informações:
• Entrada: Tensão, corrente, freqüência, fator de potência;
• Saída: Tensão, corrente, freqüência, fator de potência, percentual de carga; • Bateria: Tensão, corrente, percentual de carga;
• Temperatura Ambiente;
• Temperatura do Módulo Inversor.
Medidor de Consumo de Energia: Mostrar em Kwh e Kvar o histórico do consumo de energia dos equipamentos ligados ao Nobreak no intervalo de no mínimo 12 meses. Logs do Nobreak: Conjunto de eventos que ocorreram com o Nobreak no mínimo 1000 registros.
Logs do Dispositivo de comunicação: Conjunto de eventos que ocorreram com o com o dispositivo de comunicação.
Teste de baterias: Manual, através de um botão; Periódico, podendo ser configurado a data, hora e período entre os testes; Único teste, configurando somente uma data e horário para teste.
Data e hora: Deverá ser possível configurar a data e hora. Deverá ter um botão para atualização instantânea da data e do horário pelo servidor NTP. Deve ser possível sincronizar a data e o horário do dispositivo de comunicação com a data e o horário do Nobreak.
Shutdown/Wake on lan (TELNET): Deverá possuir suporte para o desligamento (shutdown) ou ligamento (wake on lan) de computadores (ou de servidores) condicionando as condições do fornecimento de energia, ou seja, permitir o desligamento dos computadores e servidores de forma escalonada via protocolo telnet de no mínimo 10 máquinas. Shutdown/Wake on lan (via software específico para Shutdown): Deverá possuir suporte para o desligamento (shutdown) ou ligamento (wake on lan) de computadores (ou de servidores) condicionando as condições do fornecimento de energia, ou seja, permitir o desligamento dos computadores e servidores de forma escalonada via protocolo SNMP de no mínimo 50 máquinas.
Agenda para Ligar/Desligar o módulo Inversor do Nobreak;
Possibilitar configuração através de uma data e horário ou condicionada à quantidade de carga na saída. Configurar o limite de carga máxima que poderá ter na saída para que seja feito o desligamento do inversor.
Controle de Acesso:
Permitir a restrição da visualização e configuração das informações do software. Com o controle de acesso habilitado, somente usuários cadastrados poderão ter acesso às informações. Configurar a permissão de visualização dos dados por qualquer usuário, desde que, pré-cadastrado por um usuário administrador.
Alertas e e-mails: Permitir a configuração de e-mails e alertas da seguinte maneira:
• Deverá ser possível agendar um relatório de eventos ocorridos periodicamente e no momento em que eles ocorrerem, compreendendo os seguintes eventos no mínimo: - Falha de rede;
- Voltou rede;
- Bypass;
- Autonomia crítica das baterias (deverá ser configurável de 0 a 100%);
- Bateria baixa;
- Manutenção Preventiva;
- Shutdown;

- Nível crítico de carga (deverá ser configurável de 0 a 100%); - Temperatura crítica (deverá ser configurável de 0 à 100ºC);
- Teste de bateria;
- Falha na comunicação.
• Enviar os relatórios para no mínimo 8 e-mail cadastrados;
Estatística: Mostrar em uma tela os as seguintes informações:
• Tempo de funcionamento total do sistema;
• Tempo de funcionamento via baterias;
• Tempo de funcionamento em modo bypass
• Tempo e o percentual de carga, com registro do pico de consumo, com data e percentual • Mostrar os picos de temperatura ambiente com data e hora.
Outras configurações:
• Possuir suporte para Salvar e Restaurar as configurações feitas no software, salvando as configurações atuais e se necessário reiniciar as configurações para os valores de fábrica.
• Através do software deverá ser possível acessar o manual do equipamento através de um link ou no próprio programa.
• Deverá ser possível identificar o sistema da seguinte forma através da MIB RFC1213:
- Nome do nobreak;
- Localização do nobreak;
- Responsável.
Garantia: Garantia mínima de um ano on-site.
1086181UNID. R$ 15.268,50 R$ 15.268,50 6pHmetropHmetro digital de bancada, pH de -2 a 16, com sensor de temperatura, eletrodo de pH e um eletrodo de ORP e suporte de apoio inclusos, Tensão bivolt (110-220 V), 60 Hz, com manual da instruções em português e com 12 mêses de garantia,RECISÃO DE pH: ± 0.01pH; FAIXA DE MEDIÇÃO mV: -1999 ate +1999mV, CONEXÃO DO ELETRODO: BNC; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 ºC ate 100 ºC, Acompanha Eletrodo Universal 1080905UNID. R$ 940,00 R$ 4.700,00 7REFRATOMETRO PORTATIL 0 A 32% BRIX PARA ACUCAR Refratômetro portátil. Escala: 0 a 32 ou 40 % Brix. Resolução: 0,1% Brix. Compensação de Temperatura : Automática (10 a 30º C).Dimensões / Peso aproximados : 29 x 40 x 150 mm / 200 g. Acessórios: Estojo, Chave de calibração, Conta gotas.1935902UNID. R$ 2.150,00 R$ 4.300,00 8Refratometro de bancadaREFRATÔMETRO - REFRATOMETRO, DIGITAL DE BANCADA, FAIXA DE LEITURA DE INDICE DE REFRACAO: 1.300 A 1.700 ND, FAIXA DE LEITURA DE BRIX: 0 A 95%; INDICE REFRATIVO: 0,0002; BRIX: 0,2%, ESCALA DE VISAO FOCALIZADA ATRAVES DE OCULAR; SAIDA PARA CONEXAO DE UM BANHO TERMOSTATICO, VALOR MINIMO DA CONSISTENCIA DO ACUCAR: 0,25% BRIX, SOLUCAO DE ACUCAR: 0 A 95% BRIX, INCLUI: MANUAL, PRISMA PARA AFERICAO, FRASCO DE 7ML DE BROMONAFTALENO, CHAVE ALLEN E CAPA PROTORA699811UNID. R$ 2.545,00 R$ 2.545,00 9OzonizadorGerado de Ozônio 1,5 RM calibrado com oxigênio, com regulador de fluxo e catalizador de ozônio residual151991UNIDADER$ 6.533,33R$ 6.533,3310Espectrofotometro Simples ESPECTROFOTÔMETRO / PEÇAS E ACESSÓRIOS - ESPECTROFOTÔMETRO DIGITAL MICROPROCESSADO VISÍVEL: CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE COM DESIGN MODERNO E COMPACTO COM BAIXA ALTURA; INDICAÇÃO DIGITAL EM DISPLAY TIPO CRISTAL LÍQUIDO; FÁCIL OPERAÇÃO E MANUSEIO; LEITURAS DIRETAS EM ABSORVÂNCIA (ABS), TRANSMITÂNCIA (%T), CONCENTRAÇÃO (C) E FATOR; LEITURAS ESTÁVEIS; UTILIZA MONOCROMADOR COM GRADE DE DIFRAÇÃO E SISTEMA DE LENTES CONVERGENTES NÃO ESFÉRICAS; FEIXE DE LUZ VISÍVEL ATRAVÉS DE FONTE DE LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO HALOGÊNIO; MONOCROMADOR TIPO MONTAGEM LITTROW COM GRADE DE DIFRAÇÃO DE 1200L/MM; DETECTOR TIPO FOTODIODO DE SILÍCIO DE ALTA SENSIBILIDADE; FAIXA DE TRANSMITÂNCIA DE 0 % A 125.0%T E DE ABSORVÂNCIA DE 0 A 2,0 ABS; FAIXA DE CONCENTRAÇÃO DE 0 A 1999C (0 A 1999 F); COMPRIMENTO DE ONDA REGULÁVEL ENTRE 325 E 1000 NANÔMETROS; SELEÇÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA ATRAVÉS DE DIAL; PRECISÃO DO COMPRIMENTO DE ONDA, MELHOR DO QUE 2 NANÔMETROS; REPRODUTIBILIDADE DO COMPRIMENTO DE ONDA 1 NANÔMETRO; COMPARTIMENTO DE AMOSTRA PARA QUATRO CUBETAS. ACEITA CUBETAS DE 10MM, TUBO DE ENSAIO COM ATÉ 10MM; ACOMPANHA 4 CUBETAS EM VIDRO COM 10MM DE CAMINHO ÓTICO E MANUAL DE INSTRUÇÕES.249373UNID. R$ 3.900,00 R$ 11.700,00 11Bomba MagnéticaBomba Magnética em polipropileno, motor no mínimo 5 watts e 220 volts382102unidadeR$ 442,60R$ 885,2012Carrinho para transporteCarrinho para transporte. Material Aço. Tratamento superficial. Pintura Epóxi. Capacidade 150kg. Medidas Aproximadas: Altura: 94cm, largura: 57 cm com 4 rodas de borracha. Tipo plataforma, com 3 bandejas com comprimento aproximado de 90 cm. Aplicação movimentação de material químico e equipamentos químicos.2592402UNID. R$ 842,56 R$ 1.685,12 13Incubadora com refrigeração - 277LESTUFA INCUBADORA PARA BOD, Temperatura: -10°C a 60°C, Controlador de temperatura: Digital microprocessador com sistema PID COM RAMPAS E PATAMARES. Sensor: PT-100 Precisão de controle: ±0,3°C Compressor: Hermético 1/8HP, com gás 134-A livre de FC Capacidade de refrigeração: 340 BTU/h a 0°C Isolação: Poliuretano expandido Circulação: Ventilação forçada, Capacidade: 7 prateleiras, Gabinete: Em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática, Dimensões internas: L=470 x P=450 x A=1310 mm, Volume: 275 litros, Dimensões externas: L=550 x P=685 x A=1520 mm, Peso:45 kg, Potência: 230 Watts, Tensão: 220 Volts1969101UNID.R$ 3.396,00 R$ 3.396,00 14Cilindro de gás oxigênio Kit Cilindro de Gazes para Oxigênio em aço, capacidade no mínimo de 50 litros com suporte e com rodízios, com Válvula(regulador), manômetro e fluxômetro.BR0104590/00012unidadeR$ 2.410,42R$ 4.820,8415Scanner com sintetizador de vozScanner com voz, com as especificações a seguir:· Saída de voz natural em português brasileiro;· Possuir funcionalidades em teclas chaves para controle de velocidade de leitura, soletração de palavras e repetição do texto ou partes dele (página, palavra, parágrafo);· Possuir ferramentas que permitam o armazenamento de formato de áudio para leitura posterior; · Possui gestão e leitura mínima de arquivos RTF, TXT, DOC, PDF, HTML, XLM e DAISY; · Resolução: no mínimo 2400 dpi;· Possuir ferramenta para baixa visão com ampliação mínima de 14x, opções de contrate e realce do texto; · Sensor de imagem colorido;· Interface: USB 2.0;· Tamanho da área de digitalização: entre 215 x 297 mm, para tamanhos de Carta e A4, no mínimo;· Modo de leitura: passagem única;· Bivolt, permitindo o ajuste pelo usuário;· Assistência técnica em território nacional;· Cabos de ligação;· O equipamento deverá apresentar, no mínimo, as funcionalidades supracitadas, autonomamente, ou acoplado ao PC. Neste caso, a compatibilidade será, no mínimo, com o sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional.13:161505131UNIDADER$ 4.033,00R$ 4.033,0016Microscópio biológico trinocularMicroscópio biológico trinocular com tratamento antifungo desenvolvido para trabalho de rotina e pesquisa Estativa básica do microscópio construída em metal com pés de borracha para evitar vibrações. Sistema de focalização macro e micrométrico coaxial e bilateral com botão de ajuste de tensão (graduação de 0,002mm) e botão de stop para evitar quebra de lâmina. Botões de focalização construída em metal revestido com polímeros para operação suave e precisa graduado de ambos os lados. Iluminação de luz branca através de sistema LED 3,6 W (comparável 50W) temperatura de cor de 6.300ºK embutido na base sem aquecimento com 50.000 horas de uso sem manutenção e controle de intensidade luminosa 110V/220V 50/60Hz, output: 6Vdc 1A potência máxima: 7W Platina mecânica retangular de 150x139 mm com escala de deslocamento em milímetro deslocamento X/Y de 75x33mm com Belt-Divre no eixo X mm através de charriot com comando no lado direito, e suporte porta amostra (lamina) com mola, escala Vernier nos eixos XY com precisão de 0,1mm. Tubo trinocular (50/50) tipo Siedentoff inclinado 30º rotativo 360º com ajuste da distancia interpupilar 48 – 75 mm para maior conforto de trabalho. Ocular campo amplo de 10x/20mm com ajuste de dioptria +/-5 Revolver para 04 objetivas montado em mecanismos de precisão sobre esfera garantindo o perfeito alinhamento ótico. Objetivas com 160 mm de comprimento do tubo com tratamento anti-fungos. Objetiva DIN 4X, Abertura Numérica. 0.10, Distância de Trabalho. 15,2 mm Objetiva DIN 10X, Abertura Numérica. 0.25, Distância de Trabalho 5,5 mm Objetiva DIN 40X, Abertura Numérica. 0.65, Distância de Trabalho 0.45 mm Objetiva DIN 100X, Abertura Numérica. 1.25, Distância de Trabalho 0.13 mm Condensador 1.25 N.A com botão de ajuste de altura através de pinhão e cremalheira de metal, diafragma de íris ajustável e centralização de Koehler. Dimensões: Altura 370mm; Largura 390mm; Profundidade 290mm; Peso: 6,5 Kg. Acompanha: Capa de proteção, frasco de óleo de imersão Câmera digital com saída HDMI de 5,0 MP com software para aquisição e trabalho de imagem Sensor: 1\2.33" CMOS Resolução: 2976 x 1674 (5 megapixels) Formato de Imagem: 16\9 Tamanho de pixel 1,43 x 1,43 micron Tamanho de Imagem Completa 2976 x 1674 (interpolado 4320 x 2430) Entradas: HDMI, USB 2.0, Taxa de quadros USB com resolução completa 30 frames / seg em USB: 1280 x 720, 30 frames / seg sobre HDMI: 1280 x 720 Taxa de quadros USB outras com resoluções sempre a 30 frames / seg em USB: 640 x 480, 800x600, 1024x768 Range Dinamico: 70 dB Sensibilidade: 0.7 V/Lux 550nm Cartão de Memória: Externo de 2GB Captura de branco: Automático e Manual Controle de Ganho: Automático e Manual Controle de exposição: Automático e Manual IR filtro de 650 nm Requisitos do sistema HDMI, Windows XP, Vista, Win7, Win8, 32/64 bit 12V 1000mA Software: Optika Vision Lite com possibilidade equilíbrio, auto branco, exposição automática, tamanho da imagem, captura de imagem, captura de vídeo comprimido Lâmina de calibração de 76x24mm calibração micrométrica. Dimensão: 5,6 x 5,5 cm; Peso: 130 grmas Acessórios Inclusos: MicroSD , leitor de MicroSD, cabo HDMI Cabo USB e CDrom256071UNID.R$ 14.713,33R$ 14.713,33