Objeto: 1.1.
Aquisição de Material Permanente de Odontologia, visando suprir as necessidades do HOSPITAL NAVAL DE NATAL, bem como órgãos e entidades participantes, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento.
1

1.2.
Estimativas de consumo individualizadas, do órgão gerenciador e entidades participantes.
2





  

3





  

4




  

rede a um microcomputador, seja via cabo ou rede wireless, executa os tra- balhos de fresagem propostos pelo software de design e controle. Dotada de câmara de fresagem com quatro motores preparados para receber até quatro instrumentos diamantados para os diversos materiais tais como: cerâmicas feldspática, dissilicato de lítio, cerâmica de leucita, óxido de zircônia, mate- riais acrílicos entre outros, podendo gerar estruturas como: copings, infraes- truturas de pontes fixas, inlays, onlays, facetas, lentes de contato, endo coro- as, coroas, modelos de estudo, provisórios e acrílicos. Sistema de fresagem que trabalha com dois instrumentos simultâneamente. Software baseado em licenças de funcionamento, fresamento e chaves de proteção inclusas. Aces- sórios que comõe a fresadora: dois filtros extras, uma chave de tanque, uma chave torquimétrica para instrumentos, uma chave torquimétrica para fixa- ção de blocos, um cabo de rede, leitor de código de barras, bandeja de reten- ção de detritos, uma caixa com seis instrumentos sortidos, um litro de aditi- vo para corte, kit de calibração de instrumentos e manual de instruções. Constituído também por Scanner de mesa extraoral para laboratório odonto- lógico, para digitalização em 3D de alta precisão, rapidez e eficiência. Deve possuir tecnologia de grande profundidade de campo, e consequentemente ótima reprodução de detalhes dos modelos capturados. Sistema de luz estru- turada com comprimento de onda específico. Deve oferecer controle com- pleto sobre todo o processo de digitalização otimizando assim o tempo de trabalho dos profissionais. Captura rápida e precisamente, todos os detalhes requeridos para obtenção de resultados perfeitos em todo processo laborato- rial onde a digitalização é baseada nos movimentos completamente automa- tizados de um braço robótico. A captura da imagem de uma arcada completa é realizada em 10 segundos, aproximadamente. Funções: Auto Captura, Captura Livre e Captura Indexada e Captura de Área Específica. Possuir su- porte manual articulado para modelos e suporte de modelos para o braço ro- bótico, e ainda pode, opcionalmente, fazer uso de sistema motorizado de captura de imagens em 360 graus para troqueis. Com software de proposta biogenérica e função de salvar e exportar dados de varredura no formato STL. Constituído também por Forno para laboratório de próteses odontoló- gicas, indicado para sinterização de óxido de zircônia, de fácil operação, versátil e altamente produtivo. Possui display claramente estruturado e layout intuitivo, além de programas pré-definidos para sinterização de diver-
5

1.3. Os itens nº 03 e nº 11 necessitam que a instalação seja realizada pelo fornecedor ou seu representante autorizado, nos locais estipulados pelos órgãos gerenciador e participantes, devendo ser iniciada exclusivamente após seu recebimento formal.
1.4. Em conformidade com o Decreto nº 7.767, de 27 de junho de 2012, fica estabelecida a aplicação de margem de preferência para aquisição do item nº 03 de 8% (oito por cento) e dos itens nº 5, 9 e 14 de 20% (vinte por cento).
6




  

1.5. Os bens objeto da aquisição estão dentro da padronização seguida pelo órgão, conforme especificações técnicas e requisitos de desempenho constantes do Catálogo Unificado de Materiais - CATMAT do SIASG.
1.5.1. Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do CATMAT e do presente Termo de Referência, prevalecem estas últimas.