Objeto: 1.1
A
presente
licitação compreende o FO F OR RN NE EC CI IM ME EN NT TO DE D E MO M ON NI IT TO OR RE ES S DE D E
OB O
BJ
JE ET
TO OS S E
RE R
EJ JE EI
IT TO OS S,
conforme
abaixo:
ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO
01 0 1
02 0 2 UN U NI ID DA AD DE ES S MONITOR DE PEQUENOS OBJETOS E
FERRAMENTAS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:
Duas (02) portas de acesso sendo uma para entrada e outra para saída de material; No mínimo seis (06) detectores cintiladores plásticos; Blindagem interna de chumbo com no mínimo 2,5 cm de espessura; Inicialização automática com autodiagnóstico; Botoeira ou dispositivo para inicio e término das contagens; Balança interna com capacidade mínima de 100 kg; No mínimo um (01) Monitor de LCD colorido integrado; Indicador sonoro e luminoso com níveis operacionais e alarmes programáveis; No mínimo uma (1) saída para alarme remoto; Faixa de energia medida igual ou menor que 50 keV e maior ou igual que 1.220 keV; Atividade mínima detectável menor ou igual à 85 Bq para um tempo máximo de 10 segundos usando como referência Cs-137 e Co-60, Bateria recarregável com autonomia mínima de 3 horas ou outro sistema de suprimento de energia redundante; Grandezas mensuradas de acordo com o SI (Sistema Internacional de Unidades); Suporte (JIG)para fonte de calibração; Volume interno de no mínimo 50 litros; Alimentação elétrica bi-volt 115-230VAC.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°. GCM.A/PE – 054/2014
FL. 4/7
a en e
nt
tr
re
eg
ga
a
do d
o
eq e
qu
ui
ip
pa
am
me
en nt to o. .
02
02 0
2
UN U
NI
ID DA AD DE ES S
MO M
ON NI
IT TO OR R
DE D
E
RE R
EJ JE EI
IT TO OS S
DE D
E
GR G
RA AN ND DE E VO V OL LU UM ME E
CO C
OM
M
AS A
S
SE S
EG
GU
UI
IN
NT
TE
ES
S
CA C
AR
RA
AC
CT
TE
ER
RÍ
ÍS
ST
TI IC CA AS S
MÍ
ÍN
NI
IM MA AS S: :
No mínimo seis (6) detectores do tipo cintilador plástico; No mínimo um (1) detector de NaI (Iodeto de Sódio) para identificação de Radionuclídeos com no mínimo 1024 canais; No mínimo uma (1) porta de operação; Botoeira ou dispositivo para inicio e término das contagens; Invólucro de alumínio para proporcionar atenuação mínima; Intervalo de energia gama medida de menor ou igual a 50 keV até maior ou igual a 1.220 keV; Atividade mínima detectável menor ou igual a 500 Bq/kg usando como referência Cs-137 e Co-60 para um tempo de 30 segundos; Grandezas mensuradas de acordo com o SI (Sistema Internacional de Unidades); Blindagem Interna de Chumbo de no mínimo 2,5 cm de espessura; Tela de LCD colorida com touch-screen ou outro dispositivo de inserção de dados; Alimentação elétrica bi-volt de 115-230 VAC; Volume Interno mínimo de 250 litros; Balança interna com capacidade mínima de 200 kg; Faixa de temperatura de operação de 0 a 38 graus Celsius (32 a 100 graus F) ou maior; Indicação de alarmes sonoros e visuais de acordo com valor configurado; No mínimo uma (1) saída para alarme remoto; Atualização automática da radiação de fundo; Suporte de fonte para calibração.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N°. GCM.A/PE – 054/2014
FL. 5/7




Julgamento: 6.1
Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO TOTAL DE CADA ITEM PARA OS ITENS 01 e 02, observados os prazos para FORNECIMENTO, as especificações técnicas e demais condições comerciais e técnicas estabelecidas neste EDITAL e na legislação pertinente.