Objeto: ITEM 01: Instrumento para analise/monitoramento/visualização numericamente da performance (tempos de atuação e operação) e simultaneidade das fases em interruptores de circuitos elétricos de alta tensão / disjuntores elétricos de alta tensão, permitindo uma clara avaliação da performance dos equipamentos em subestações e /ou oficinas. Características técnicas básicas: 1. O instrumento deverá possibilitar a medição dos tempos de operação de interruptores de circuitos elétricos / disjuntores de alta tensão, em ensaios monopolares, permitindo a leitura com precisão menor ou = 0,02% + 1 digito do valor medido; 2. Permitir uso em laboratório/oficina como em campo; 3. As informações da leitura durante os ensaios deveram ser clara e precisa com resolução de 1 milissegundo e faixa de medição de 0 a 999,999 segundos; 4. As conexões devem ser feitas utilizando-se fios comuns, sem blindagem ou quaisquer outras proteções com tensão máxima de entrada de 250VAC/DC; 5. Não deve ser necessária a calibração prévia do medidor. 6. Possuir para partida e parada por aplicação ou remoção nos modos de: 1) Contato seco com as características: Detectar fechamento de contato para resistências menor ou =1kohm; Detectar contato aberto entre 4k até infinito; Tensão v dc em circuito aberto: de maior/igual a 17 até menor ou = 20; Corrente ma dc de curto circuito: de menor ou = 8 até menor ou =13; 2) Contato molhado por tensão com as características: Nível limite VDC: de maior ou = 8 ate menor ou =20 e de menor ou = -20 até maior ou = -8; Faixa de corrente ma dc ao nível limite de tensão: maior ou = 0,7 até menor ou = 2,0 e de maior ou = 4 até menor ou = 12; Nível limite para subida de tensão VAC rms: maior ou = 5 menor ou =15; Nível limite para descida de tensão VAC rms: maior ou = 15 a menor ou = 45; 7. Permitir utilização com corrente de pico (inrush) @ máxima tensão de entrada: Até 250VDC: maior ou = 8mA; Ate 250VAC: maior ou = 80mA DC; 8. Permitir utilização continua com corrente @ máxima tensão de entrada: Até 250VDC: maior ou = 8ma; Ate 250VAC: maior ou = 15ma DC; 9. Permitir plena utilização em condições ambientais: Temperatura: 0? c a +50; Umidade de menor ou = 5% maior ou = 95%; Altitude menor 2000m; 10. Possuir certificação CE para: LVD segundo a diretiva 73/23/EEC e 93/68/EEC; EMC segundo a diretiva 89/336/EEC, 91/263/ EEC, 92/31/ EEC e 93/98/EEC; 11. Possuir alimentação de 115/230VAC, 50/60hz, consumo: 20VA; 12. Possuir dimensões reduzidas de 194x115x49mm + ou - 10% e peso aproximado de 1 kg + ou - 10%; 13. Fornecido com maleta de transporte rígida tipo carrying, case e cabos; 4 cabos de teste (2,5mm²) com 2 metros, com pontas de prova protegidas ao toque; 14. Fornecido com certificado de calibração com rastreável a RBC.
ITEM 02: oscilógrafo digital com 16 canais analógicos; memória interna padrão: até 10mword/canal (16 canais simultâneos), até 250mword/1 canal; isolação entre canais; isolação entre canais e terra; gravação de dados em modo stand-alone ou gravação direta de dados em pc; display de cristal líquido colorido de 10,4 polegadas, resolução 1024 x 768 pixels (xga) ou melhor; faixa de aquisição de até 100m amostras /s; autonomia de até 128 canais de entrada; triggers auto, auto level, normal, single, single n e avançados; recursos de pré-trigger e pós-trigger configuráveis; formato de display: ty e xy; medições automáticas: p-p, amplitude, max, min,high,low, rms, + overshoot, - overshoot, frequência, no mínimo; cálculos estatísticos: max, min, médio, desvio padrão; função de fft; função de comparador tipo passa - não passa, com parâmetros de comparação por forma de onda ou parâmetros de medição; alimentação auxiliar: 110/220v, 50/60hz, comutação automática, com cabo de alimentação padrão nbr; display e painel em inglês; porta ethernet padrão 1000baset/100baset/ 10baset/ com os seguintes serviços disponíveis: ftp server, web server, vxi-11, smtp,sntp, lpr, dhcp,dns, ftp client; porta usb conector tipo b para comunicação com pc suportando protocolos usb-tmc e usb 488; duas (2) portas usb conector tipo a para utilização de periféricos como mouse/ teclado/ pen drive e com possibilidades de expansão futuras para porta irig adicional; ajuste horizontal configurável de 100ns/div a 20 dias/div; autonomia de registro continua de 200 dias ou maior; hd interno com capacidade de 500gbytes,no mínimo, permitindo gravação em tempo real ( continuamente) com velocidade ate 100ks/s em 16 canais analógicos simultaneamente ou até 1ms/s utilizando-se 1 canal; slot para sd com capacidade até 16gb ou maior; memória de histórico para 5000 telas e função search, no mínimo; função de medição através de cursores com parâmetros selecionáveis pelo usuário; cursores de medição verticais(tempo), horizontais(amplitude) e degree(ângulo); função de dupla captura, permitindo a aquisição de dados sob duas taxas de amostragem distintas. o equipamento deverá conter: duas (2) unidades de módulo de aquisição de dados em alta velocidade dois canais cada módulo; módulo de entrada ac/dc/gnd isolados com duas entradas bncs; tipo de entrada: isolada e desbalanceada; impedância de entrada 1mohms +/-

1% aprox. 35pf; máxima taxa de amostragem 1ms/s – conversor (resolução) a/d 16-bit; limite de largura de banda 40khz, 4khz e 400hz, no mínimo; precisão dc de 5mv/div para 20v/div: (+/- 0,25%, de 10div), 2mv/div: (+/- 0,3%de 10div), 1mv/div: (+/- 0,5%de 10div); entrada direta 140v (dc+ac peak); entrada combinada com ponta prova 140v (dc+ac peack), pontas isoladas bnc de 1:1; entrada combinada com ponta prova 600v ( dc+ac peak), pontas isoladas bnc de 10:1; faixa de frequência (- 3db): dc a 300khz(5mv/div a 20v/div), dc a 200khz(1mv/div a 2mv/div); seis (6) unidades de módulo de alta tensão rms dois canais cada módulo; módulo de entrada ac/dc/gnd/ac-rms e dc-rms isolados com duas entradas-tipo conector banana; tipo de entrada: isolada e desbalanceada; impedância de entrada 1mohms +/- 1% aprox. 35pf; máxima taxa de amostragem 100ks/s – conversor (resolução) a/d 16-bit; limite de largura de banda 100hz, 1khz e 10khz; precisão dc de +/- 0,25% de 10div, com rms e imune a alto ruído; tensão de entrada 850v (dc+ac peak) 1:1, tipo conector banana de segurança com isolação; faixa de frequência (-3db): modo de observação de forma de onda dc a 40khz, modo de observação rms dc, 40hz a 10khz. deverão ser fornecidos os seguintes acessórios: quatro (4) unidades - pontas de provas isoladas (10:1), com máxima entrada de tensão 1000v ( dc + ac pico); faixa de medição dc para 100mhz; relação de atenuação 10:1 +/- 1,5 %; impedância / capacitância de entrada: 10m ohms +/- 1%, aproximado 18pf; conector bnc isolado com cabo de 1,5 metros de comprimento; quatro (4) unidades - cabos adaptadores com conector bnc – banana com isolação de segurança, com 1,5 metros de comprimento; classe isolação dos cabos adaptadores 1000 v; doze (12) unidades - cabos adaptadores com conectores banana-banana com isolação nos conectores, com 1,5 metros de comprimento; classe isolação dos cabos adaptadores 1000 v; dezesseis (16) unidades – garras tipo jacaré para serem acopladas nos conectores banana; software visualização, comunicação, controle remoto e medição dos arquivos registrados; edição matemática - 01 licença / versão para oscilógrafo (1 licença); maleta de transporte.