Objeto: O presente termo de referência tem por objeto instituir processo para registro de preços para futura e eventual aquisição Aspirador elétrico de secreção utilizados para atendimentos aos veículos de resgate do Sistema Integrado de Atendimento a Trauma e Emergência - SIATE, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste documento.


  
1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
1.1.1. – ITEM 1: ASPIRADOR CIRÚRGICO ELÉTRICO
Características Mínimas:
Aspirador cirúrgico elétrico, para utilização em qualquer atividade que exija vácuo; em baixas ou altas intensidades, de modo contínuo ou intermitente. Peso aproximado 9 kg. Resistente a umidade com pintura eletrostática; base apoiada em quatro rodízios; alça para transporte; ergonômico. Gabinete do motor e painel construídos em material termoplástico injetado (ABS) ou similar, desde que seja rígido, leve e muito resistente à absorção de impactos. Alimentação 110-240V (selecionável). Cabo de alimentação conforme legislação vigente (Norma NBR 14136); extensão de aproximadamente 2,0m. Com; fusível externo. Painel com vacuômetro analógico 0-30 pol/Hg (0-76cmHg); controle de vazão manual, válvula tipo agulha com indicador de intensidade; chave liga-desliga, LED ou luz indicadora de funcionamento.
Motor de vácuo deverá possuir sistema linear de aspiração, em corpo de alumínio; ruído não superior a 55 db; totalmente isento de óleo; vazão livre de aproximadamente 64 l/min; frequência 50-60hz; vácuo 50 cm/Hg (20 pol/Hg)± 5%; á 60Hz; expectativa de vida útil do motor de 10.000 horas (± 5%) em condições normais de trabalho; potência do motor 95 VA; potência de entrada 400 VA. Filtro de entrada de Ar; filtro sinterizado de saída de Ar. Sistema de segurança constituído de 2 filtros hidrofóbicos; sendo uma unidade externa ao invólucro do motor e uma unidade acoplada entre a saída do motor e o frasco coletor. Deverá possuir suporte para frasco. Frasco com capacidade individual de três ou cinco litros, autoclavável. O frasco coletor deve ser



  

confeccionado em material termoplástico injetado e resistente a alta temperatura para desinfecção. O equipamento deverá possuir sistema eletrônico anti-transbordamento, que monitore o limite máximo de aspiração de secreção e desligue automaticamente o motor, protegendo-o contra a penetração de secreção. O sistema eletrônico de boia anti-transbordamento deverá acionar um alarme audiovisual, servindo de monitoramento para o usuário. Dimensões máximas admitidas: (CxLxA) 500 x 260 x 350 mm.
ACESSÓRIOS QUE DEVEM ACOMPANHAR O PRODUTO:
Frasco confeccionado em material termoplástico, autoclavável, com capacidade de 3 (três) litros;
1 Tubo de silicone com aproximadamente 2m;
1 Pedal para acionamento da aspiração;
2 Filtros hidrofóbicos.
-APRESENTAR CERTIFICADO QUE ATENDE AS NORMAS ABNT NBR IEC 60.601-1 E 60.601-2 e suas alterações, conforme RDC 27/2011.
O produto deverá ter registro na Agência de Vigilância Sanitária-ANVISA conforme art. 1º e § único da RDC Nº 185/2001.
Essas especificações técnicas, inquestionavelmente não direcionam marca, fabricante nem restringem a competitividade.

Condições de participação: Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado têm plenas condições de fornecer os serviços de forma independente, não exigindo junção de qualificação técnica para fornecimento do objeto.