Objeto: 1.1. Aquisição de medidor de vazão mássica de ar com cer ﬁcado de calibração, de medidor de vazão mássica de ar com leitura bidirecional com cer ﬁcado de calibração, de instrumento de medição de nível de pressão sonora com calibrador acús co e cer ﬁcados de calibração aplicáveis para o medidor e seu calibrador, e de pinas/orelhas de simuladores de cabeça e torso para medidas acús cas, para uso nos laboratórios do Serviço de Laboratório de EPI, localizado no Centro Técnico Nacional da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO (Sede/CTN – São Paulo/SP), conforme especiﬁcações e quan dades estabelecidas abaixo:



  





  

polegada, inclusas no kit), e so ware básico de PC para analise de dados. Com especiﬁcações técnicas equivalentes ou superiores as descritas no item 1.6.3 deste TR.
Modelo TSI 5310-3 ou equivalente.
1.2. O parcelamento da solução é considerado viável e aplicável, respeitando-se o disposto no § 1º do art. 23 da Lei nº 8.666, de 1993.
1.3. Materiais de qualidade superior ao descrito na tabela acima serão aceitos, desde que não conﬁgurem outro po de produto e não gerem gastos adicionais futuros - por exemplo, para a manutenção e con nuidade de uso do bem.
1.3.1. Considerando a complexidade e as especiﬁcidades requeridas para os bens, o objeto apresenta deﬁnição de códigos de iden ﬁcação e/ou marcas apenas para ﬁns referenciais em relação às especiﬁcações solicitadas, de modo a minimizar os riscos de aquisição de equipamentos incompa veis com as necessidades dos laboratórios do SLEP. Com isso, busca-se também favorecer/facilitar o envio de propostas. Materiais equivalentes serão aceitos caso possuam as especiﬁcações técnicas do objeto deﬁnidas no item 1.6 deste documento.
1.4. Em conformidade com o prazo estabelecido no art. 26, inciso II, da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, os bens adquiridos deverão possuir prazo de garan a legal mínimo de 90 (noventa) dias a par r da data de entrega dos materiais na Fundacentro, prevalecendo o prazo de garan a ﬁxado pelo fabricante ou fornecedor, caso maior.
1.5. Em conformidade com a IN SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010 e com o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU, a Contratada deverá atender aos seguintes critérios, sempre que aplicável:
1.5.1. Cons tuir os bens, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1/2008 – Embalagens plás cas degradáveis e/ou de fontes renováveis – Parte 1: Terminologia e 15448-2/2008 - Embalagens plás cas degradáveis e/ou de fontes renováveis – Parte 2: Biodegradação e compostagem – Requisitos e métodos de ensaio;
1.5.2. Acondicionar o bem, preferencialmente, em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que u lize materiais recicláveis, de forma a garan r a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;
1.5.3. Fornecer o bem isentos de substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na dire va RoHS (Restric on ofCertain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
1.6. A contratação terá vigência pelo período correspondente à entrega do objeto no Centro Técnico Nacional da Fundacentro após emissão do Pedido de Fornecimento, acrescentado do prazo para as providências de recebimento e pagamento, respeitando-se os prazos previstos no Termo de Referência. Deste modo, a contratação será iniciada com a emissão do Pedido de Fornecimento e ﬁnalizada com o recebimento dos bens e pagamento da nota ﬁscal, não devendo ser prorrogado, a não ser que de forma jus ﬁcada por situações excepcionais e imprevisíveis, observada as hipóteses previstas no § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.
1.6. Requisitos necessários ao atendimento da necessidade
1.6.1. O medidor de nível de pressão sonora (item 01 do objeto) deverá possuir especiﬁcações técnicas equivalentes ou superiores às descritas a seguir:
1.6.1.1. Fabricação conforme po 1 ou po 2 das normas IEC 61672-1: 2002/IEC 61672-2: 2003 (ou equivalente mais atual);
1.6.1.2. Interface de comunicação USB, LAN ou equivalente;

1.6.1.3. Display digital;
1.6.1.4. Análise de frequência em bandas 1/1 e 1/3 de oitava, com faixas de frequência de pelo menos 16 Hz a 16 KHz na banda de 1/1 oitava e pelo menos 16 Hz a 20 KHz na banda de 1/3 de oitava;
1.6.1.5. Faixa de medição de pelo menos 26 dB a 118 dB;
1.6.1.6. Medição de nível de pressão sonora nas frequências de ponderação A e C, no mínimo;
1.6.1.7. Medição de nível de pressão sonora nos modos de ponderação temporal F (fast-rápido), S (slow - lento) e I (impulse - impulso);
1.6.1.8. So ware ou registrador de medição de nível sonoro, com analise de frequência e monitoramento de ruído;
1.6.1.9. Possibilidade de armazenamento dos resultados das medidas em memória interna e de consulta aos valores máximos e mínimos;
1.6.1.10. Alimentação por bateria recarregável com fonte de alimentação compa vel.
1.6.1.11. Fornecido com dois modelos de microfones intercambiáveis entre si, compa veis com o modelo de medidor de nível de pressão sonora, sendo: (i) um microfone de campo difuso destacável com protetor de vento, diâmetro de ½ polegada, sensibilidade de 35mV/Pa ou superior, pré-polarizado ou com polarização externa de 200V, resposta o mizada de frequência de pelo menos 20 Hz a 12,5 KHz e faixa de medição compa vel com a faixa do instrumento (item 1.6.1.5 acima); e (ii) um microfone de campo de pressão destacável, com diâmetro de ½ polegada, sensibilidade de 12,5mV/Pa ou superior, pré-polarizado ou com polarização externa de 200V, resposta o mizada de frequência de pelo menos 20 Hz a 20 KHz e faixa de medição compa vel com a faixa do instrumento (item 1.6.1.5 acima). Este microfone deve ser adequado para uso em simulador de cabeça e tronco como o descrito no item 03 do objeto, podendo ser encaixado/acoplado na orelha deste material.
1.6.1.12. Fornecido com pré-ampliﬁcador compa vel com os microfones do medidor, com conexões adequadas aos microfones acima discriminados, de ½ polegada. Preferencialmente, o pré-ampliﬁcador deve ser compa vel com ambos os microfones discriminados acima. Na inviabilidade de tal compa bilidade, deverá ser fornecido um pré-ampliﬁcador para cada microfone.
1.6.1.13. Com cabo de extensão adequado para o microfone/pré-ampliﬁcador do medidor, com comprimento mínimo de 2,0 metros e conexões compa veis para ligação entre o microfone com pré- ampliﬁcador e o medidor de nível de pressão sonora. Preferencialmente, um mesmo cabo deverá ser compa vel com ambos os microfones com ampliﬁcador. Na inviabilidade de tal compa bilidade, deverá ser fornecido um cabo para cada microfone/pré-ampliﬁcador.
1.6.1.14. Calibrador acús co externo incluso, fabricado conforme norma IEC 60942:2003 ou equivalente, compa vel com o medidor de nível de pressão sonora e seus microfones/pré-ampliﬁcadores. Com níveis de pressão sonora de 94 dB e/ou 114 dB, frequência de 1000Hz ± 1% e nível de precisão ± 0,3 dB. Adequado para calibração em equipamentos com microfone de ½ polegada com ponderações em frequência A ou C (no mínimo).
1.6.1.15. Tanto o medidor de nível de pressão sonora quanto seu calibrador devem ser acompanhados de seus respec vos cer ﬁcados de calibração válidos, emi dos por laboratório da Rede Brasileira de Calibração do Inmetro. Na inviabilidade de propostas com cer ﬁcado RBC será aceito cer ﬁcado de calibração NIST ou de fábrica.
1.6.2. O medidor de vazão mássica digital com capacidade de medição na faixa de 0 a 500L/min (item 02 do objeto) deverá possuir especiﬁcações técnicas equivalentes ou superiores as descritas a seguir:
1.6.2.1. Display digital, de LCD ou equivalente;
1.6.2.2. Adequado para uso com ar comprimido, com resistência a pressões máximas de pelo menos 10,3 bar;
1.6.2.3. Construído em alumínio anodizado, aço inoxidável 316 e latão, com anéis de vedação (o-rings) de ﬂuoroelastômetro, ou em aço inoxidável AISI 316 com vedações por o’rings de ﬂuoroelastômetro, ou materiais de resistência equivalente para suportar pressões de pelo menos 10.3 bar;

08/08/2022 11:19
SEI/FUNDACENTRO - 0125439 - Termo de Referência
1.6.2.4. Conexões por adaptadores de compressão ou equivalente, com rosca de ½ polegada;
1.6.2.5. Faixa de medição de 0 L/min a 500 L/min; exa dão de ±2% do fundo da escala ou inferior, incluindo linearidade;
1.6.2.6. Repe bilidade de ± 0,5% do valor do fundo da escala ou inferior;
1.6.2.7. Tempo de resposta de 2 segundos, ou inferior;
1.6.2.9. Coeﬁciente de temperatura de 0,15% do fundo da escala/ºC ou inferior;
1.6.2.10. Coeﬁciente de pressão de 0,02% do fundo da escala/psi (0,07 bar) ou inferior;
1.6.2.11. Integridade de vazamento/dispersão de 1 x 10-7 sccs de hélio ou inferior;
1.6.2.8. Fornecido com fonte de alimentação elétrica compa vel;
1.6.2.9. Saída linear 0-5 VCC e/ou 4-20 mA e/ou RS232 ou equivalente;
1.6.2.10. O item deverá ser fornecido com cer ﬁcado de calibração válido, emi do por laboratório da Rede Brasileira de Calibração do Inmetro. Na sua inviabilidade, será aceito cer ﬁcado rastreável ao NIST (Na onal Ins tute of Standards and Technology).
1.6.3. O medidor de vazão mássica digital com leitura bidirecional com acessórios (item 05 do objeto) deverá possuir especiﬁcações técnicas equivalentes ou superiores as descritas a seguir:
1.6.3.1. Resposta de ﬂuxo bidirecional com baixo tempo de resposta, inferior a 10 ms;
1.6.3.2. Adequado para medição dos parâmetros vazão de ar, pressão absoluta, volume de ar e pressão diferencial;
1.6.3.3. Faixa de medição de vazão de ar de 0 L/min a 300 L/min, com tempos de resposta máximos de 10 ms e inferiores a 4 ms para medidas abaixo de 190L/min, precisão de ± 2% da leitura (ou 0,05L/min, o que for maior) em temperaturas entre 15ºC e 25ºC, pressões atmosféricas de 101,3 kPa e umidade do ar inferior a 10%; operação dinâmica com taxa de abertura 1000:1;
1.6.3.4. Faixa de medição de volume de 0,004 L a 99 L com precisão de ± 2% da leitura (ou 1 mL, o que for maior) em ﬂuxos de pico acima de 2,5L/min, temperaturas entre 15ºC e 25ºC, pressões atmosféricas de 101,3 kPa e umidade do ar inferior a 10%; incluindo totalizador de volume na faixa de 0,05 L a 400000 L com precisão de ± 2% da leitura em ar com umidade inferior a 10%.
1.6.3.5. Faixa de medição de pressão diferencial de ±150 cm H 2 O, adequada para medidas de pressão em circuitos respiratórios, com precisão de ± 0,5% da leitura (ou 0,15 cm H 2 O, o que for maior) e tempos de resposta máximos de 10 ms e inferiores a 4 ms para medidas abaixo de 190 L/min;
1.6.3.6. Faixa de medição de pressão absoluta de 50 kPa a 200 kPa com precisão de ± 1 kPa e tempos de resposta máximos de 10 ms e inferiores a 4 ms para medidas abaixo de 63% da escala cheia;
1.6.3.7. Pressões de operação de 50 kPa a 200 kPa e de ruptura até 690 kPa;
1.6.3.8. Alimentação de energia por porta USB-C ou equivalente, de 5.0 VDC ±5% e 500 mA (máximo); 1.6.3.9. Saída digital po USB ou equivalente;
1.6.3.10. Operação com tela sensível ao toque colorida de 2,8 polegadas, ou equivalente;
1.6.3.11. Armazenamento interno com 1GB de espaço, para até 20 arquivos de registro de dados, com possibilidade de salvar os dados medidos e exportá-los via saída USB ou equivalente;
1.6.3.12. Construído em policarbonato ou material de resistência equivalente;
1.6.3.13. Com temperatura e pressão compensadas;
1.6.3.14. Com queda de baixa pressão suﬁciente para minimizar contrapressões;
1.6.3.15. Pontos de entrada e saída do ﬂuxo de ar com diâmetro de 22 mm e 1/2 polegada, com conectores de extremidade de tubo conﬁguráveis;

1.6.3.16. Fornecido com fonte de alimentação, cabos, conectores de extremidade de tubo de 22 mm, 15 mm, ½ polegada, 3/4 polegada e 3/8 polegada (a ﬁm de permi r conexão com tubulações e acessórios de diferentes diâmetros), dois ﬁltros de entrada (para os dois pontos de entrada de ar do instrumento), kit para medidas de pressão diferencial (incluindo conexões de 22 mm com dois encaixes para tubulações de diâmetros externos de ¼ de polegada e 1/8 polegada, inclusas no kit), e so ware básico de PC para analise de dados;
1.6.3.17. O item deverá ser fornecido com cer ﬁcado de calibração válido considerando seu uso com ar, emi do por laboratório da Rede Brasileira de Calibração do Inmetro. Na sua inviabilidade, será aceito cer ﬁcado rastreável ao NIST (Na onal Ins tute of Standards and Technology).