Objeto: ItemCódigo ItemUnidade Quantidade
01-002.156.0001-0 PARAFILM "M"RLO1
Descrição do Item PARAFILM "M" COM 10,2 CM (4") DE LARGURA X 38,1 M DE COMPRI- MENTO.
SEMITRANSPARENTE, INODORO, INCOLOR, COM ACAO ADERENTE RESISTENTE A
AGUA.
02-002.151.0007-0 TETINA DE SILICONE PARA PIPETA PASTEURPÇ5
Descrição do Item Especificação: Material – silicone; Indicado para uso em pipetas Pasteur; 4,0 cm de
comprimento e 0,5 cm de diâmetro interno (furo)
03-002.039.0008-1CUBETA REDONDA DE VIDRO C/ TAMPA (P/ ESPECTROFOTOMETRO)CX1
Descrição do Item CUBETA REDONDA DE VIDRO COM TAMPA, COM MARCACAO DE VOLUME DE 10
/ 20 E 25 ML CAT. N° 24019-06 DIAMETRO DE 1" (25,4MM) CADA CAIXA COM 06
(SEIS) CELULAS
04-002.011.0001-0 BARRA DE AGITACAO MAGNETICAPÇ30
Descrição do Item BARRA MAGNETICA DE AGITACAO POLIGONAL COBERTA COM TEFLON, SEM
ANEL DE APOIO. DIAM X COMPRIMENTO: APROX. 9,5 X 25,4MM
05-002.125.0002-3 MACROPIPETADORPÇ4
Descrição do Item Carcaça do adaptador em Polipropileno (PP); Pera de aspiração de silicone com
anel de rosca em PP; Filtro membrana (3 µm – Politetrafluoretileno-PTFE, PP), não
estéril, hidrofóbico para proteção do sistema frente a uma possível entrada de
líquidos; Adaptador de silicone, com comprimento de 44 mm, capaz de adaptar toda
a variedade de pipetas volumétricas e graduadas de 0,1 a 100 ml; Sistema de

válvulas e PP, PTFE e silicone. O instrumento pode ser esterilizado em autoclave a
121 °C; Acompanhado de 1 filtro de membrana de reposição. Referência: Brand® 261 00. 06-002.119.0002-0PAPEL DE FILTRO QUANTITATIVO DE CELULOSECX4
Descrição do Item Taxa de vazão: Média
Retenção de partículas (µm): 8
Porosidade: Média
Diâmetro (cm): 12,5
Espessura típica (µm): 210
Cinzas (%): 0,007
Tempo de filtração Herzberg (s): 340
Peso base (g/m2): 95
Grau: 40
Caixa: 100 unidades
Referência: Whatman 40 (12,5 cm)
07-002.039.0007-3CUBETA DE VIDRO RETANGULAR P/ ESPECTOFOTOMETRO DE 50MMPÇ4 Descrição do Item Especificação: cubeta de vidro 50 mm, retangular com tampa para uso em espectrofotômetro.
Faixa de utilização: 334 a 2.500 nm
Janela: UV-VIS Vidro Óptico
Medida Interna: 10,0 x 50,0 x 45 mm
Medida externa: 12,5 x 52,5 x 45 mm
Volume Nominal: 17.500 ml
Tampa: Teflon
08-002.145.0013-3 TERMOMETRO DIGITAL A PROVA DAGUAPÇ10
Descrição do Item Faixa de medição: - 50 a 200 °C
Resolução: 0,1°C
Exatidão:
± 0.5°C (-10 a 100 °C)
± 1.5°C (restante da faixa)
Haste: 125 mm (comprimento) x 3.5 mm (diâmetro)
Dimensões: 41,5 x 17 x 189 mm
Peso: 20 g
Temperatura de operação: -10 a 50 °C
Umidade de operação: 10 a 90 %UR (sem condensação)
Grau de proteção: IP67 (à prova d'água)
Alimentação: 3.0 V (1 pilha CR2032 inclusa)
Funções adicionais:
- Seleção °C / °F
- Registro de Máxima / Mínima
Referência: Termômetro Digital à Prova D'Água - AK05 Akso
09-002.135.0009-4 PROVETA 250ML (CALIBRACAO RBC)PÇ10
Descrição do Item Vidro borosilicato, com marcação, vidraria Classe A. As vidrarias deverão ser calibradas, uma a uma, por empresa que possua certificação ISO 17025
(calibração RBC) para calibração de volumes nas faixas solicitadas. Devera ser
emitido certificado de calibração em conformidade com a ISO citada e o material
deverá atender aos critérios para vidraria classe A, abaixo estipulados.
Capacidade nominal (mL) - 250,0
Intervalo de graduação (mL) - 2,0

Pontos a calibrar - 100,0 - 250,0
Tolerância (erro + Incerteza expandida) - mL - 1,0 - 2,0
10-002.046.0006-5COPO DE BECKER EM VIDRO C/ GRADUACAO DE 1000MLPÇ5
Descrição do Item Capacidade: 1 Litro;
Intervalo de Graduação: 50 mL;
Escala de Graduação: De 50 a 1000 mL;
Cor da Graduação: Branca;
Diâmetro Aproximado: 108mm;
Altura Aproximada: 156 mm;
Material: Vidro Borossilicato;
Forma: Baixa (Copo de Griffin);
Referência de Fabricação: ASTM E-960
11-002.046.0009-1COPO DE BECKER EM POLIPROPILENO GRADUADO 1000MLPÇ5
Descrição do Item Copo béquer forma baixa em polipropileno (PP); Resistência a maioria dos produtos
químicos; Bico projetado, não permitindo gotejamento; Autoclavável à 121ºC
12-002.059.0012-1FUNIL DE BUCHENER COM PLACA POROSAPÇ2
Descrição do Item Funil fabricado em porcelana, com placa porosa. Seu topo apresenta uma zona
cilíndrica com base perfurada que possibilita, juntamente com o papel filtro, a
separação do sólido durante o processo de filtração. A parte líquida filtrada é
recolhida no kitassato. É importante salientar que a medida do diâmetro deve ser
tomada no fundo, visto que sua boca é ligeiramente cônica e diminui na parte
superior. A temperatura máxima para uso do funil de Buchner varia de 120°C a
130°C.
- 230 mL, diâmetro 115 mm.
- Placa porosa média: 40 a 100 µm (micras) – Placa porosa n° 2
13-002.126.0020-6PIPETA VOLUMETRICA 25,0ML CALIBRADAPÇ10
Descrição do Item As vidrarias deverão ser calibradas, uma a uma, por empresa que possua
certificação ISO 17025 (calibração RBC) para calibração de volume nas faixas
solicitadas. Deverá ser emitido certificado de calibração em conformidade com a
ISO citada e o material deverá atender aos critérios para vidraria classe A, abaixo
estipulados.
Capacidade nominal (mL) Limite de erro (mL)
Vidraria Classe A (±)
25,0 0,05
14-002.126.0021-4 PIPETA VOLUMETRICA 50,0ML CALIBRADAPÇ15
Descrição do Item As vidrarias deverão ser calibradas, uma a uma, por empresa que possua
certificação ISO 17025 (calibração RBC) para calibração de volume nas faixas
solicitadas. Deverá ser emitido certificado de calibração em conformidade com a
ISO citada e o material deverá atender aos critérios para vidraria classe A, abaixo
estipulados.
Capacidade nominal (mL) Limite de erro (mL)
Vidraria Classe A (±)
50,0 0,05
15-002.046.0009-2COPO DE BECKER EM POLIPROPILENO GRADUADO COM ALÇA 1000MLPÇ4
Descrição do Item Em polipropileno translúcido, Capacidade 1000 mL, divisão de 20 mL, altura 149
mm, diâmetro máximo 123 mm, graduação em relevo; alça em polipropileno.



Habilitação: No mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter a empresa licitante fornecido materiais compatíveis com características semelhantes ao objeto desta licitação. O atestado, contendo a identificação do signatário, deve ser apresentado em papel timbrado da pessoa jurídica e deve indicar os materiais e os prazos das atividades executadas ou em execução pela licitante.

Julgamento: O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO representado pelo MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM, desde que observadas às especificações e demais condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.