Objeto: 3.1. Este Processo Licitatório na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço, tem por objeto a aquisição de Equipamentos Médico-hospitalares, conforme abaixo especificado:
HMilACG-SALC – TEL (67) 3368-4398/4323/4365 – FAX: (67) 3368-4398/4359 AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 474 – BAIRRO AMAMBAÍ CNPJ: 09.539.711/0001-03 – CAMPO GRANDE/MS – CEP 79100-400 PR ELT SRP Nº 24/2014
Página 20 de 47




  






  
ITEM DESCRIÇÃO DO MATEIRAL
01 1. Características Gerais:
- Ventilador pulmonar eletrônico microprocessado para assistência ventilatória adulta;
- Para ventilação de pacientes adultos (até obesidade mórbida);
- Com possibilidades de ajustes pelo operador para os parâmetros de pacientes adultos;
- Operação em O2 e ar comprimido;
- Operação normal com alimentação pneumática por rede canalizada de ar e oxigênio com pressão de entrada entre 250 e 400 kPa;
- Operação com apenas um gás em caso de emergência;
- Blender eletrônico e interno;
- Ventilação com compensação de fugas e compensação de complacência;
- Modalidades ventilatórias cicladas a tempo e fluxo e ventilação a volume e pressão;
- Modalidades ventilatórias de duplo controle (dual modes) gerando um volume corrente desejado através do ajuste automático da pressão de controle;
- Com sistema de auto-teste ao ligar o equipamento com calibrações automáticas, detecções de erros, falhas de funcionamento;
- Alimentação elétrica para 110 Volts e/ou 220 Volts com comutação automática ou manual;
- Bateria interna ou integrada ao corpo do equipamento com autonomia de no mínimo 01 hora e recarregamento automático, ao conectar o equipamento na rede elétrica;
- Tela de no mínimo 10 polegadas;
- Com nebulizador de medicação ativo durante a fase inspiratória;
- Com saída serial padrão RS 232 e 01 saída analógica;
- Com priorização de alarmes;
- Acompanha software para armazenamento e análise dos dados;
- Funções especiais:
Modo de espera (Standby);
Pausa inspiratória manual para raios-X com pulmão insuflado;
Medida automática de auto PEEP ou pausa expiratória para mensuração manual; Tecla de 100% O2;
Ventilação de reserva (backup).
2. Controles ajustáveis pelo operador
(faixas e/ou valores mínimos):
- Volume corrente de 10 a 2.000 ml;
- Pressão controlada de 5 a 80 cm H2O incluindo o valor do PEEP/CPAP; - Fluxo Inspiratório de no mínimo 120 litros por minuto;
HMilACG-SALC – TEL (67) 3368-4398/4323/4365 – FAX: (67) 3368-4398/4359 AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 474 – BAIRRO AMAMBAÍ CNPJ: 09.539.711/0001-03 – CAMPO GRANDE/MS – CEP 79100-400 PR ELT SRP Nº 24/2014
Página 21 de 47

- Pressão de suporte de 0 a 80 cm H2O incluindo o valor do PEEP/CPAP;
- Frequência respiratória de 1 a 120 respirações por minuto;
- Concentração de O2 de 21 a 100 %;
- PEEP e CPAP de 0 a 50 cm H2O;
- “Trigger” de fluxo de 0,5 a 15 litros por minuto ou de 0 a 100% do Bias Flow;
- Rampa de ajuste de fluxo;
- Tempo Inspiratório de 0,15 a 5 segundos;
- Pausa Inspiratória de 0 a 1,5 segundos;
- Ciclagem expiratória para pressão de suporte: 10% a 40% do fluxo inspiratório de pico; - Controle de tempo insp. máximo na ventilação não invasiva (NIV).
3. Monitoração: Numérica:
- Pressão: Pico, Média, Platô, PEEP/CPAP.
- Fluxo: Pico Inspiratório e Pico Expiratório (numérica ou gráfica);
- Volume: Volume corrente expirado e Volume minuto expirado;
- Tempo: Inspiratório, Expiratório, Frequência Total, Frequência Espontânea; - Oxigênio: Concentração da Fi O2 entregue ao paciente;
- Parâmetros de Função Pulmonar: Resistência, Complacência, AutoPEEP;
- Monitorização de P0. 1 e Índice de respiração rápida e superficial (TOBIN).
Gráfica:
- Curvas em tempo real: Volume, Fluxo e Pressão de Vias Aéreas; - Alças: Pressão-Volume, Volume-Fluxo;
- Tendências: dos parâmetros monitorados.
- Função de congelamento de telas gráficas
4. Alarmes:
Alarmes Ajustáveis:
- Alta (obrigatório) e baixa (ajustável ou automático) pressão de vias aéreas;
- Alto e baixo volume minuto;
- Alta freqüência respiratória total;
- Baixa frequência respiratória e/ou tempo de detecção de apneia de 10 (neonatal) há 60 segundos;
Alarmes Especiais não ajustáveis:
- Ventilador inoperante (visual e sonoro);
- Falha do suprimento de gases ar e/ou oxigênio;
- Falha de alimentação elétrica;
- Baixo nível de carga de bateria ou bateria defeituosa;
- Alta e baixa FiO2;
- Desconexão.
- Memória de alarmes: ocorrência com data e horário ou tendência mínima de 24 horas;
5. Modos Ventilatórios:
- Mandatórios, com volume controlado, do tipo CMV.
- Assistidos, com volume controlado, do tipo A/C e SIMV (com ou sem PSV).
- Mandatórios, com pressão controlada, do tipo PCV – CMV ou BiPAP;
- Assistidos, com pressão controlada ou BiPAP do tipo P-A/C e P-SIMV (com ou sem PSV);
- Espontâneos, com pressão suporte, do tipo: PSV, CPAP, APRV e binível.
- De duplo controle com volume garantido e pressão controlada com ajuste automático, para ventilações mandatórias e/ou assistidas do tipo: PRVC, autoflow, APV, CMV/AV;
- Modo ventilatório não invasivo com compensação de vazamentos do tipo NIV, Binível.
6. Acessórios:
- 03 circuitos de paciente adulto para cada aparelho, em silicone, corrugados externamente e lisos
HMilACG-SALC – TEL (67) 3368-4398/4323/4365 – FAX: (67) 3368-4398/4359 AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 474 – BAIRRO AMAMBAÍ CNPJ: 09.539.711/0001-03 – CAMPO GRANDE/MS – CEP 79100-400 PR ELT SRP Nº 24/2014
Página 22 de 47

internamente, incluindo copo coletor, Jackson, espaço morto (com cotovelo e entrada para broncoscópio), conector 22 x 22 mm, permitindo esterilização em autoclave a vapor;
- 10 sensores de fluxo adulto porequipamento (se existente);
- 01 umidificador aquecido para cada aparelho, com acessórios completos incluindo 03 jarras de uso adulto para cada equipamento e demais acessórios necessários;
- 15 filtros exalatórios (se existentes);
- 15 drenos de válvula exalatória (se existentes);
- Acompanha móvel com rodízios de transporte;
- 30 válvulas expiratórias externas adicionais se existentes (resistentes à esterilização a vapor);
- 50 copos coletores adultos adicionais (resistentes à esterilização a vapor);
- 01 kit de nebulização por equipamento;
- Incluir todos os acessórios necessários para o funcionamento do equipamento.
As empresas devem fornecer para os itens 1 e 2:
1. catálogo com informações técnicas do equipamento a ser fornecido;
2. cópia do certificado de Registro no Ministério da Saúde (Anvisa);
3. manual técnico, no caso da empresa vencedora;
4. proposta com prazo de garantia de 24 meses para o item 1 e de 12 meses para o item 2, para os equipamentos;
5. compromisso de treinamento operacional por 1 ano, quantas vezes isso for solicitado;
6. compromisso de treinamento técnico de manutenção para 2 técnicos do H Mil A CG, em período a ser agendado, sem ônus para H Mil A CG.
7. compromisso de up-date de software e hardware por 3 anos, sem ônus para o H Mil A CG;
02 Arco cirúrgico móvel
1. Características Gerais:
1.1. Arco cirúrgico móvel com intensificador de imagens para utilização em procedimentos intervencionistas;
2. Arco: