Objeto: 3.1
Aquisição de materiais, a serem fornecidos na medida das necessidades e mediante solicitação, durante a validade da Ata de Registro de Preços decorrente da licitação, conforme especificação abaixo:
VALOR VALOR Nº
E S P E C I F I C A Ç Ã O
UND QTD
UNIT TOTAL
1 Caixa cirúrgica acrílica
U 5 R$ 177,19 R$ 885,95
2 Cânula de irrigação de aço
U 5 R$ 40,00 R$ 200,00
3 Cânula de hidrodissecção chata de aço
U 5 R$ 40,00 R$ 200,00

VALOR VALOR
Nº
E S P E C I F I C A Ç Ã O UND QTD
UNIT TOTAL
4 Dupla - via
U 5 R$ 116,67 R$ 583,35
5 Bléfarostato regulável
U 5 R$ 124,12 R$ 620,60
6 Espátula de ìris
U 5 R$ 200,00 R$ 1.000,00
7 Chopper Nagahara de 1,5
U 5 R$ 207,50 R$ 1.037,50
8 Sinskey
U 5 R$ 80,00 R$ 400,00
9 Pinça capsular Utrata
U 5 R$ 236,67 R$ 1.183,35
10 Pinça Mcpherson
U 5 R$ 250,00 R$ 1.250,00
11 Pinça colibri 0,12
U 5 R$ 359,96 R$ 1.799,80
12 Porta agulha para fio 10,0
U 5 R$ 264,00 R$ 1.320,00
13 Porta agulha para fio 6.0
U 5 R$ 108,50 R$ 542,50
14 Tesoura Vannas curva
U 5 R$ 180,00 R$ 900,00
15 Tesoura de conjuntiva
U 5 R$ 315,00 R$ 1.575,00
16 Tesoura de córnea universal
U 5 R$ 155,00 R$ 775,00
17 Pinça de ponto reta
U 5 R$ 161,67 R$ 808,35
18 Pinça de ponto curva
U 5 R$ 161,67 R$ 808,35
19 Compasso cirúrgico
U 5 R$ 100,00 R$ 500,00
20 Pinça de conjuntiva
U 5 R$ 304,30 R$ 1.521,50
21 Cautério Passarinho
U 5 R$ 114,67 R$ 573,35
22 Alça serrilhada
U 5 R$ 83,99 R$ 419,95
23 Taco de golfe
U 5 R$ 175,98 R$ 879,90
24 Refrator Greens
U 1 R$ 7.385,71 R$ 7.385,71
25 Oftalmoscópio Binocular Indireto
U 2 R$ 7.300,00 R$ 14.600,00
26 Tonômetro de Goldmann
U 1 R$ 3.100,00 R$ 3.100,00:
TOTAL: R$ 44.870,16 (quarenta e quatro mil, oitocentos e setenta reais e dezesseis centavos).
3.2
Descrição detalhada do material:
Nº DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Caixa cirúrgica acrílica. Especificações: caixa tipo estojo, feita de acrílico, medindo 25X15X02 cm, usada 1
para acondicionar os instrumentos cirúrgicos durante a esterilização.
Cânula de irrigação de aço. Especificações: cânula de aço cirúrgico, tamanho de 25 a 30 Gauge, com 0,5
2
mm de diâmetro , formando um ângulo entre 45 e 55º, função: irrigação de líquidos durante cirurgias oftal-
mológicas.
Cânula de hidrodissecção chata de aço. Especificações: cânula de aço cirúrgico, tamanho de 25 a 30 Gauge, 3
com ponta achatada, formando um ângulo entre 45 e 55º, função: injeção de líquidos durante cirurgias oftal-

Nº DESCRIÇÃO DO MATERIAL
mológicas.
Dupla – via. Especificações: tipo clássica, com duas ponteiras, a posterior onde se conecta a fonte de líqui- 4
do e a anterior de 0,3 mm de aspiração/0,6 mm de irrigação, usada em cirurgias de catarata.
Bléfarostato regulável. blefarostato de aço cirúrgico rosqueável para abertura, tipo adulto, função: evitar 5
piscar durante cirurgias oculares.
Espátula de ìris. Especificações: espátula feita de aço cirúrgico ou titânio, com a ponta achatada e com ân- 6
gulo entre 45 e 55º, utilizada para manipular a iris em cirurgias oftalmológicas.
Chopper Nagahara de 1,5. Especificações: espátula de aço cirúrgico ou titânio, com ponta angulada em 90º, 7
utilizada em cirurgias de catarata
Sinskey: Especificações: espátula de aço cirúrgico ou titânio com ponta angulada e afinada para manipula- 8
ção da lente intra-ocular em cirurgias de catarata.
Pinça capsular Utrata: Especificações: pinça de aço cirúrgico ou titânio, com ponta de 11mm, angulada, afi- 09
nada e achatada, utilizada para confecção de capsulorréxis em cirurgias de catarata.
Pinça Mcpherson: Especificações: pinça de aço cirúrgico ou titânio, ponta afinada e achatada com 11mm, 10
em ângulo de 45 a 55º, utilizada para manipulação da lente intra-ocular em cirurgias de catarata.
Pinça colibri 0,12: Especificações: pinça de aço cirúrgico ou titânio, com plataforma modelo Polack, utiliza- 11
da para manipular a córnea em cirurgias de catarata
Porta agulha para fio 10,0: Especificações: porta-agulha delicado, curvo, para fio 10.0, de aço cirúrgico ou 12
titânio, função: apreensão do fio cirúrgico em caso de sutura de córnea
Porta agulha para fio 6.0: Especificações: porta-agulha delicado, curvo, para fio 6.0, de aço cirúrgico ou ti- 13
tânio, função: apreensão do fio cirúrgico em caso de sutura de conjuntiva.
Tesoura Vannas curva: Especificações: tesoura com ponta afinada e curva (10mm) ou angulada (12mm), de- 14
licada, de aço cirúrgico ou titânio, para uso em iris durante cirurgias oftalmológicas
Tesoura de conjuntiva: Especificações: tesoura tipo Westcott, de aço cirúrgico ou titânio, para uso em con- 15
juntiva durante cirurgias oftalmológicas
Tesoura de córnea universal: Especificações: tesoura tipo Castroviejo, curva, delicada, de aço cirurgico ou 16
titânio, para uso em córnea, nas cirurgias oftalmológicas.
Pinça de ponto reta: Especificações: pinça em aço cirúrgico ou titânio, com plataforma, modelo Bonn reta, 17
para suturas em cirurgias oftalmológicas.
Pinça de ponto curva: Especificações: pinça em aço cirúrgico ou titânio, com plataforma, curva, para sutu- 18
ras em cirurgias oftalmológicas.
19
Compasso cirúrgico: Especificação: em aço cirúrgico
Pinça de conjuntiva: Especificações: pinça reta, com ponta denteada 0,2mm, modelo Bonn, utilizada para 20
manipulação da conjuntiva em cirurgias oftalmológicas.

Nº DESCRIÇÃO DO MATERIAL
Cautério Passarinho: Especificações: material de ponta em latão para grande absorção de calor, ponta angu- 21
lada em 30º, utilizado para cauterização em cirurgias oftalmológicas.
Alça serrilhada: Especificações: material em aço cirúrgico, largura da parte serrilhada de 5 mm, utilizada 22
para extração do núcleo em facectomias extra-capsulares
Taco de golfe: Especificações: material em aço cirúrgico, utilizada para manipulação do núcleo em facecto- 23
mias
Refrator Greens: sicronizador, faixa de poder esferico: +16.75d a – 19.00d, com leitura mínima de 0.25d ou 0.12d (quando as lentes auxiliares + 0.12d ou lentes opcionais +/- 0.12d estão em uso) faixa de poder cilin- drico: 0 a – 6.00d, com leitura mínima de 0.25d ou 0.12d (quando as lentes auxiliares estão em uso) 0 a 8.00d (quando as lentes auxiliares – 2.00d estão em uso); escala de eixo de astigmatismo: 0 a 180º em passo s de 5 º; cilindro cruzado: +/- 0.25d, tipo reversa (sicronizando com o eixo de astigmatismo) +/-0.50d (opci- 24
onal); prisma rotativo: 0 a 20_d em passos de 1_d; ajuste interpupilar: 48 mm a 80mm com passos de 1mm (direito e esquerdo sicronizados); ajuste do descanso de tela: 16mm para trás e para frente; convergência: os eixos ópticos das lentes são alinhados com uma distância de 400 mm dos vertices das córneas ( 2mm cada para direita e esquerda em direção ao interior); distância interpupilar permitindo convergência 57 mm a 80mm; campo de visão efetiva 19mm.
Oftalmoscópio Binocular Indireto: Equipamento para o exame de visão e observação das estruturas oculares como fundoscopia ou oftalmoscopia. Distância pupilar: entre 40 a 80 mm; Fonte luminosa: semi-condutor; 25
mínimo de diâmetro de pupila: 2mm; Intensidade luminosa: 1200 lux; diâmetro dos spots de iluminação: entre 20 a 40 mm; filtos: azul e verde; lentes: vidro óptico anti-refletor; formato externo da fonte: fonte de uso na parede ou bateria e carregado.
Tonômetro de aplanação fixo com acoplador para lâmpada de fenda, tipo Goldman, compatível com os 26
principais tipos de lâmpadas de fenda, medição da pressão ocular com sistema de regulagem preciso, medi- ção através de prisma, ajuste de medição 6 a 60 mmhg.