Objeto: 1.1. Aquisição de Equipamentos Laboratoriais, para atender as necessidades das Unidades de Saúde sob a gestão da Secretaria de Saúde do Estado de
Alagoas, com inserção de CÓDIGO CATMAT GENÉRICO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:



  





  



  
1.2. ITEM 01 - JUSTIFICATIVA DA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BANHO MARIA DIGITAL
1.2.1. Temperatura regulável por microprocessador digital. Cuba interna em aço inox sem emendas ou soldas. Capacidade de 7L ou superior. JUSTIFICATIVA: O equipamento dotado de especificações que otimize a o tempo e qualidade do trabalho do operador.
1.2.1. Tampa em aço inox ou em plástico. Estrutura externa em aço inox ou aço carbono, com tratamento antiferruginoso e acabamento
epoxi. JUSTIFICATIVA: Equipamento confeccionado em material de boa resistência aos efeitos da ação do tempo, fácil assepsia, diminuindo o risco de infecção.
1.2.2. Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular. JUSTIFICATIVA: Sistema que permite o aquecimento do material de forma uniforme. 1.2.3. Estante única para tubos de ensaio. JUSTIFICATIVA: Sistema que permite o armazenamento e distribuição do material a ser aquecido.
1.2.4. Controlador de temperatura com display. JUSTIFICATIVA: Permite ao operador do equipamento ajustar a temperatura de acordo com a necessidade do procedimento.
1.2.5. Faixa de trabalho, no mínimo, entre -10° C e 120° C, com precisão igual ou melhor que ± 1,5° C. JUSTIFICATIVA: A faixa de trabalho podendo variar entre essa temperatura, devendo atender as necessidades da unidade, garantindo a ampla concorrência entre os interessados.
1.2.6. Deve ser compatível com a rede elétrica do local. Garantia de mínimo 12 meses cobrindo mão de obra e peças. JUSTIFICATIVA: O fornecimento de nossa rede elétrica é de 220Vac 60 Hz, devendo o equipamento ser compatível para seu pleno funcionamento e que o fornecedor atenda as necessidades de garantia demonstrando assim a qualidade do seu equipamento.
1.3. ITEM 02 JUSTIFICATIVA DA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CENTRIFUGA LABORATORIAL DE MESA
1.3.1. Deve ser compatível com a rede elétrica do local. Garantia de mínimo 12 meses cobrindo mão de obra e peças. JUSTIFICATIVA: O fornecimento de nossa rede elétrica é de 220Vac 60 Hz, devendo o equipamento ser compatível para seu pleno funcionamento e que o fornecedor atenda as necessidades de garantia demonstrando assim a qualidade do seu equipamento.
1.4. ITEM 03 e 04 JUSTIFICATIVA DA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: HOMOGENEIZADOR DE SANGUE COM BALANÇA
1.4.1. Homogeneizador para bolsas de sangue com opção de funcionar como balança para pesagem de bolsas, capacidade até 5 KG ou
mais; JUSTIFICATIVA: Confere ao equipamento a possibilidade de homogeneizar e pesar a quantidade de sangue adequando a necessidade do procedimento.
1.4.2. Acompanha bateria recarregável interna; JUSTIFICATIVA: Confere ao equipamento maior segurança, impedindo que seu processo seja interrompido durante falha na rede elétrica.
1.4.3. Volume de coleta JUSTIFICATIVA: Permite o ajuste do volume a ser coletado a cada procedimento. 1.4.4. Tara JUSTIFICATIVA: Possibilita mensurar o peso do sangue coletado, desconsiderando o peso na bolsa.
1.4.5. Alarmes - Visual e sonoro de baixo fluxo de coleta; fim de coleta; clamp;JUSTIFICATIVA: Confere ao equipamento ofertar maior segurança usuário, possibilitando alertas visuais e sonoros ao operador.
1.4.6. Display que permite visualização de valores coletados, tempo de doação, peso e volume do sangue coletado; deverá possuir sistema de pré seleção de tempo máximo de coleta ou volume coletado. JUSTIFICATIVA: Permite ao operador acompanhar todo processo através dos dados que devem ser visualizados no display.
Deve ser compatível com a rede elétrica do local. Garantia de mínimo 12 meses cobrindo mão de obra e peças. JUSTIFICATIVA: O fornecimento de nossa rede elétrica é de 220 Vac 60 Hz, devendo o equipamento ser compatível para seu pleno funcionamento e que o fornecedor atenda as necessidades de garantia demonstrando assim a qualidade do seu equipamento.
1.5. ITEM 05 e 06 JUSTIFICATIVA DA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: REFRIGERADOR DE LABORATÓRIO
1.5.1. Deve ser compatível com a rede elétrica do local. Garantia de mínimo 12 meses cobrindo mão de obra e peças. JUSTIFICATIVA: O fornecimento de nossa rede elétrica é de 220Vac 60 Hz, devendo o equipamento ser compatível para seu pleno funcionamento e que o fornecedor atenda as necessidades de garantia demonstrando assim a qualidade do seu equipamento.
1.6. A contratação tem prazo de vigência até 31 de dezembro do corrente ano, contado da data de publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, a partir de quando as obrigações assumidas pelas partes serão exigíveis, sendo prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.



Habilitação: 4.1. Dentre outros, são documentos de habilitação compatíveis com as peculiaridades do objeto da licitação:
4.1.1. No caso de exercício de atividade de Fornecimento de produtos médico hospitalares: ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo(a) Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, nos termos do artigo 12 da 6.360, de 23 de Setembro de 1976, todos os itens deverá possuir registro do produto de acordo com as disposições da Resolução – RDC nº 185/2001 que trata do registro de produtos médicos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, exceto o item 01.
4.1.2. Atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado que, comprovando aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação, digam respeito a contratos executados com os seguintes aspectos mínimos:
4.1.2.1. Características: fornecimento de equipamentos hospitalares;
4.1.2.2. Quantidades: no mínimo de 30% (trinta por cento) da quantidade do objeto licitado;
4.1.2.3. Prazos: no máximo, 50% (cinquenta por cento) superior ao prazo de entrega do objeto licitado.