Objeto: 5.1.
O custo es mado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.
5.2.
DETALHAMENTO DO OBJETO



  

Para um diagnos co conveniente, o ECG pode ser impresso após alteração em conﬁgurações do sistema, tais como o ﬁltro, o nível do sinal, velocidade de impressão, forma do canal, canal dos dados gravados do ECG.
Fácil de carregar, com a bateria recarregável interna. A informação do paciente e a iden ﬁcação do usuário podem ser incorporadas e impressas com o ECG, para um controle efe vo do hospital.
Laudo interpreta vo baseado no código Minnesota.
Operação em modo manual e modo automá co.
Aquisição das 12 derivação pressionando apenas uma tecla.
Memória do úl mo exame realizado.
Teclado alfanumérico para entrada de dados do paciente.
Display com visor de cristal líquido digital que possibilite visualizar a programação do equipamento e problemas de mau contato de eletrodos.
Proteção contra descarga de desﬁbriladores.
DEVE ACOMPANHAR:
Cabo de força e conexões, cabos paciente 10 vias, eletrodos e papel para realização de 50 exames, carrinho para transporte,
Alimentação, bateria recarregável e rede elétrica automá ca 110/220 Volts.
Garan a mínima de 01 (um) ano com fornecimento total de peças e mão de obra.
PISTOLA PARA BIÓPSIA
Instrumento de Biópsia reu lizável.
Ajuste de penetração de 12 ou 15 mm e 22 mm.
Alta velocidade e precisão na re rada de amostra.
03 359192 02 Corpo em aço inox.
Com trava de segurança.
Aplicações clínicas mínimas: biópsia mamária, renal, próstata e gado.
Garan a mínima de 01 (um) ano com fornecimento total de peças e mão de obra.
DETECTOR DE RADIAÇÃO
Tipo de Detector: Geiger Muller.
Unidades de medida: (k)cpm, (k)cps, mR/h e μSv/h.
Intervalo de medida: 0,5 µSv/h a 100 mSv/h - 1 cpm a 999 kcpm - H(10) até 10 Sv.
Intervalo de energia: 50 keV a 3 MeV.
04 23493 02 Alarmes: Alarme sonoro e visual (LED), com limites ajustáveis.
Tempo de resposta selecionável.
Autonomia: maior que 500 horas.
Garan a mínima de 01 (um) ano com fornecimento total de peças e mão de obra.
Cer ﬁcado de calibração.
VENTILADOR DE TRANSPORTE
Tipo: transporte. Modelo: pediátrico/adulto.
Modos ven latórios: VCV; PCV; PLV; V-SIMV + PS; P-SIMV + PS; CPAP/PSV e VNI.
Parâmetros ven latórios: FR, Volume corrente, Volume Minuto
Monitorização: Curvas - P x T; F x T; V x T.
Componentes: Válvulas reguladoras de pressão.
Caracterís cas adicionais: Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 2 (duas) horas.
05 413274 01 Alarmes audiovisuais: frequência respiratória (alta/baixa), volume minuto (alto/baixo), peep (alta/baixa), pressão inspiratória (alta/baixa), apneia (OFF, 5 a 60
seg).
Alimentação elétrica: 127, 220v ou bivolt, 60 hz.
Acessórios: No mínimo, 2 (dois) circuitos para paciente adulto esterilizável completo, 1 (uma) mangueira de ar comprimido comprimento mínimo de 3 metros com
válvula reguladora (se necessário), 1 (uma) mangueira de O2 comprimento mínimo de 3 metros com válvula reguladora (se necessário), demais acessórios
necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as conﬁgurações solicitadas.
Garan a mínima de 2 (dois) anos com fornecimento total de peças e mão de obra.
CUFFÔMETRO
Aparelho para mensuração da pressão do balonete de tubo Endotraqueal ou traqueostomia.
Manômetro analógico com variação de escala de 0 até 120 cmH2O; e faixas de pressão codiﬁcadas por cores.
Bomba de calibração com botão de alivio de pressão.
Tubo de conexão padrão luer lock.
06 365722 02 Embalagem individual em material que garanta a integralidade do produto até sua u lização.
DEMAIS EXIGÊNCIAS:
GARANTIA do Fabricante de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses com cobertura total de peças e mão de obra.
A contratada deverá fornecer o equipamento calibrado, com cer ﬁcado válido por 24 meses.
Devem ser entregues com o produto: todos os cabos, conectores, adaptadores e demais itens necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.
AUDIÔMETRO
Tipo: 2 canais independentes.
Audiometria tonal, logoaudiometria, PAC, mascaramento e retorno de logoaudiometria.
Frequências: 125 a 20.000 Hz
Intensidade: - 10 a 120 dB NA
Entradas: microfone, CD/Aux e Pen Drive.
07 297937 01 Saídas: Fone, Inserção, Campo-Livre e Óssea.
Alimentação: 110/220 V.
Deverá ser fornecida garan a total com o prazo mínimo de 12 meses, treinamento operacional para as equipes de usuários em três manhãs, três tardes e três
noites.
Deverá ser oferecido o treinamento técnico de manutenção para a equipe técnica da engenharia clínica do hospital. deverá ser fornecido manual de usuário e o
manual de serviço/técnico/manutenção.