Objeto: 1.6.1 ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA
1.6.1.1 Especificações Mínimas: possuir teclado expandido com no mínimo 25 teclas que permita introdução de dados alfanuméricos, com iluminação de fundo nas teclas para trabalhos em locais escuros; possuir distância mínima de foco de 1,30m; possuir telescópio com aumento superior a 30 vezes; possuir iluminação do retículo, com regulagem de intensidade; possuir índice de proteção mínimo contra água e poeira IP65; possuir leitura direta de 1" e precisão de 5”; possuir luzes guia para auxílio em locações e apontador laser (laser-pointer) para auxílio a visadas em locais escuros; possuir amplo display gráfico colorido de cristal líquido com dimensão mínima de 3,5 polegadas; possuir tela sensível ao toque (touchscreen), com iluminação de fundo com ajuste de contraste; possuir software para coleta de dados desenvolvido em plataforma Windows CE 6.0; possuir memória interna mínima de 500Mb com possibilidade de expansão de até 8Gb via pendrive USB; possuir gatilho rápido para medição de distâncias; possuir alcance mínimo de 4.000m com 01 prisma e 5.000m com 03 prismas; possuir precisão linear mínima de 2mm + 2ppm para leituras em prisma e de 3mm + 2ppm para leituras sem prisma; possuir medição sem prisma de no mínimo 500m; possuir tempo de medição contínuo de no mínimo 0,3s para agilidade nos trabalhos; possuir Laser de medição de distância de classe 3R (IEC60825-1); possuir duplo compensador com intervalo de 6’; possuir coleta automatizada de dados com possibilidade de utilização de dicionário de dados customizado pelo usuário; possuir visualização gráfica dos pontos coletados; ser capaz de calcular: cota da estação, através de leitura de pontos conhecidos, área, durante a coleta de dados ou pontos armazenados, distância horizontal, vertical e desnível entre pontos lidos da mesma estação, coordenada relativa de ponto em relação a uma linha base, montagem de biblioteca com códigos e definição de arquivos, volume entre duas superfícies (MDT), ajustamento de poligonal; possuir módulo Para estradas; instrumento com peso inferior a 5,6 kg com bateria; possuir porta serial RS 232, USB tipo A e mini USB; possuir Bluetooth classe 1;
1.6.1.2 Observações: todos os itens (hardware e software) ofertados deverão ser obrigatoriamente do mesmo fabricante e no idioma Português; o proponente deverá ofertar treinamento, sem ônus, num local a ser definido pela mesma; o prazo de garantia para os itens ofertados não poderá ser inferior a 24 (vinte e quatro) meses para a estação total e 12 (doze) meses para os demais acessórios contados a partir da data do fornecimento; o proponente deverá apresentar carta do fabricante dos equipamentos ofertados, mencionando que o proponente é seu distribuidor autorizado e atestando que o proponente está capacitado pelo fabricante a prestar assistência técnica, treinamento e suporte aos seus produtos; no caso de dúvida entre a compatibilidade dos equipamentos ofertados e as especificações técnicas exigidas, o licitante reserva-se ao direito de solicitar esclarecimentos por escrito a ser prestado diretamente pelo fabricante, em papel timbrado do mesmo, com identificação de seu assinante; para preservar a qualidade do equipamento é obrigatório apresentação do Certificado ISO 9001:2008, do fabricante do equipamento, comprovado através da apresentação de certificado e não sendo aceito atestado e declarações.
1.6.1.3 Acessórios para cada Estação: 2 (duas) baterias recarregáveis de Íons de Lítio para no mínimo 20 horas de trabalho, cada bateria, realizando medições angulares e lineares; 2 (dois) carregadores de bateria; 1 (um) estojo para transporte; 4 (quatro) prismas com suporte para bastão; 4 (quatro) bastões telescópicos de 2,60m; 4 (quatro) bastões telescópicos de 4,60m; 2 (dois) tripés de alumínio; 2 (dois) programas de transferência de dados em formato ASCII.

1.6.2 PAR DE RECEPTORES RTK (BASE E MÓVEL) GPS/GLONASS/GALILEO 1.6.2.1 Especificações Mínimas: Conjunto de receptores, sendo um base e o outro rover que deverão possuir no mínimo 440 canais para rastreamento das portadoras L1C/A, L1C, L2C, L2E e L5 da constelação GPS e L1C/A, L1P, L2C/A, L2P e L3 da constelação GLONASS, GIOVE-A e GIOVE-B, E1, E5a e E5B da constelação GALILEO (quando disponíveis), B1, B2, B3 da Constelação COMPASS e suporte para WASS e EGNOS;
1.6.2.2 O receptor Base deverá possuir em uma única peça: antena, bateria, rádio para transmissão de correção RTK e memória interna ou removível para armazenamento de no mínimo 1 GB;
1.6.2.3 O receptor Rover deverá possuir em uma única peça: antena, bateria, rádio para recepção de correções RTK e memória interna ou removível para armazenamento de no mínimo 1 GB. Deve permitir ainda a inserção de SIM Card para comunicação via internet através da rede de telefonia.
1.6.2.4 O receptor Base e o Rover deverão possuir: uma bolha eletrônica a ser apresentada no visor do controlador de dados, indicando a inclinação do receptor, permitindo ainda armazenar todas as informações de inclinação de todos os pontos coletados; tecnologia que permita o levantamento mesmo quando a conexão com o rádio da base for perdida, mantendo o levantamento com precisão e sem falhas por até 5 minutos tendo degradação de no máximo 10mm/minuto na horizontal e de 20 mm/minuto na vertical; interface web para configuração básica via wi-fi; bluetooth integrado para transmissão de dados e comunicação com o coletor de dados a curta distância; wi-fi permitindo o acesso por outros dispositivos como smartphone, para configurações básicas; resistência a queda de no mínimo 2 metros de altura quando desligado e no bastão, comprovado em catálogo do fabricante; resistência à umidade 100% condensado; resistência a poeira e água com certificação internacional IP67, comprovado em catálogo ou manual do fabricante; temperatura de operação entre - 40ºC a 65ºC; precisão estática horizontal igual, ou melhor, 3mm+0.1ppm RMS e vertical igual ou melhor a 3,5mm+0.4ppm RMS e Precisão cinemática horizontal igual ou melhor 08mm+1ppm RMS e vertical 15mm+1ppm RMS; taxa de atualização configurável pelo usuário de 1, 2, 5, 10 e 20 Hz, ou melhor, e possuir firmware para operação completa de levantamento estático, estático rápido, cinemático, stop and go e possuir saída de dados NMEA; possuir baterias internas recarregáveis para no mínimo 5.0 horas de uso contínuo em campo e substituíveis; leds para informação: estado do receptor (ligado/desligado), estado de gravação de dados, rastreamento de satélites e estado da bateria; peso máximo de 1,2 kg.
1.6.2.5 Deverá possuir radio UHF com 14 canais selecionáveis, ter potencia configurável de 35W, com seletor de canais integrado, a' prova d’água e completamente selado, possuir display de LCD para a visualização dos canais, acompanhado de antena, cabos de conexão para antena e GPS base. O rádio deverá ter total compatibilidade com o GPS ofertado.
1.6.2.6 O Coletor de Dados (01 por par de receptor) deverá possuir: sistema acompanhado de um coletor de dados com sistema operacional em ambiente Windows Mobile 6.5 ou superior com pacote mínimo de programas que inclua os aplicativos Internet Explorer, File Explorer, Word, Excel, Messaging (Outlook) e Windows Media Player; display colorido sensível ao toque e com iluminação de fundo; teclado alfanumérico com teclas individuais para cada letra e para cada número (não será aceito teclado alfanumérico digital); memória mínima de 256 MB SDRAM e memória interna ou removível de no mínimo 8 GB; bluetooth e wi-fi integrados; comunicação entre o receptor e o coletor de dados deverá ser sem fio; bateria interna recarregável para 10 horas de operação. Não serão aceitos aparelhos que trabalhem exclusivamente com pilhas); software em Português para coleta de dados, configuração, gerenciamento do receptor e cálculos diversos (o mesmo software deverá permitir o controle de receptores GNSS e estações totais); ser à prova d’água com classificação IP67 e resistente a queda de até 1,20m de altura, comprovado em catálogo do fabricante; processador mínimo de 500 MHz; dispor de porta serial RS232 com conector de 9 pinos, porta USB e porta para alimentação externa e recarga da bateria; câmera interna auto focus de no mínimo 2 megapixels e controle de flash; bússola interna e acelerômetro integrados ao coletor de dados; GPS Integrado para navegar e encontrar pontos; peso máximo com bateria interna de 1,1 Kg; carregador de bateria e suporte para bastão;

programa em Português para coleta de dados, armazenamento de dados brutos e coordenadas com atributos, visualização do levantamento no modo gráfico (mapa); permitir a criação de biblioteca de atributos e cálculos geométricos em campo; display de pelo menos 640 x 480 pixels; software da controladora de dados que deve permitir a inicialização da base e do rover, permitir upgrade de módulos específicos para estradas, permitir levantamento de pontos, linhas, áreas, cálculo e subdivisão de áreas, Geração de relatórios do calculo de áreas.
1.6.2.7 O Software de pós-processamento e tratamento de dados (01 licença por par de receptor) deverá possuir: software e manuais em idioma Português, rodar em ambiente Windows 7, único modulo para planejamento de missão, transferência de dados, processamento dos dados levantados, ajustamento de rede, mapeamento topográfico e controle de qualidade dos dados GNSS; capacidades: gerenciamento de projetos, trabalhar com múltiplos sistemas de coordenadas e DATUM, incluindo criação de novos sistemas, importação e exportação de dados no formato RINEX, processamento de linhas de base GNSS, ajustamento de redes geodésicas, processamento e edição de feições e exportar os dados para os principais softwares de GIS disponíveis no mercado, controle de qualidade dos dados levantados, ser capaz de pós-processar dados GPS e GLONASS das portadoras L1 e L2 (ciclo completo), e código C/A na L1 e L2, exportar AutoCAD DXF/ DWG, XML, ASC, CSV, TXT, JPG, TIF e KML, KMZ (Google Earth); processar dados de levantamentos estáticos, estático-rápidos e cinemáticos; para obtenção de alta precisão em longas linhas de base (maiores que 50 Km), deverá permitir o uso de arquivos de efemérides precisas (formato. e18 e .sp3), e de arquivos para correção da rotação da Terra (.erp); possibilitar o acesso e configuração de controles avançados (eliminação de períodos específicos do levantamento; eliminação de satélites, redução ou aumento da máscara de elevação, etc.) do processamento de linhas de base; gerar relatório detalhado contendo todos os parâmetros utilizados no processamento bem como os resultados; gerar gráfico com a plotagem dos resíduos; ser capaz de ajustar redes geodésicas GNSS pelo Método dos Mínimos Quadrados; gerar relatório detalhado dos resultados do ajustamento; ser capaz de criar um grupo de componentes de variância, e efetuar uma analise das componentes com variância, para evitar a propagação dos erros para diferentes tipos de observação; possibilitar a identificação de erros grosseiros, Relacionando-os aos dados apresentados no relatório de processamento GNSS, reprocessando, reajustando a rede, e apresentando os novos resultados; permitir a apresentação das coordenadas em UTM, Lat Long Local ou Lat Long WGS-84, SAD-69 e/ou “data” definíveis pelo usuário; calculo de áreas direto na tela, bastando para isso selecionar os pontos; criação, apresentação e ocultação de um ou mais layers do projeto; permitir a inclusão de pontos, linhas, curvas, arcos e textos no desenho; permitir a visualização de tabelas de dados deve efetuar o cálculo e ajuste de Poligonal, geração de relatórios; geração de Modelo Digital de Terreno, cálculo de volumes, visualização em 3D e georreferenciamento de imagens no mesmo software, não sendo permitido módulos adicionais; ser do mesmo fabricante do receptor e cada licença deverá ser devidamente registrada no fabricante (não serão aceitos softwares com múltiplos módulos para atender as tarefas solicitadas).
1.6.2.8 Observações: o fornecedor deverá apresentar carta do fabricante autorizando a mesma a participar da concorrência, a prestar assistência técnica e honrar a garantia de no mínimo 12 (doze) meses para os equipamentos cotados, e 03 (três) meses para os demais acessórios contados a partir da data do fornecimento; a assistência e a garantia deverão ser prestadas no Brasil; todos os componentes do sistema RTK (receptor GPS/GLONASS, coletor de dados, suporte para controlador, software de coleta, bastão de fibra de carbono e bipé para bastão de fibra de carbono) deverão ser obrigatoriamente do mesmo fabricante, salvo acessórios, tais como: tripés; todas as informações deverão estar contidas em catálogo, manual do fabricante ou possuir carta do fabricante comprovando que o equipamento cumpre todas as exigências; no caso de dúvida entre a compatibilidade dos equipamentos ofertados e as especificações técnicas exigidas, o licitante reserva-se ao direito de solicitar esclarecimentos por escrito a ser prestado diretamente pelo fabricante, em papel timbrado do mesmo, com identificação de seu assinante.
1.6.2.9 Acessórios para cada sistema: 2 (duas) baterias internas recarregáveis + 2 (duas) sobressalentes; 1 (um) kit de carregador duplo com fonte de alimentação; 1 (um) bastão de fibra de

carbono de 2 metros; 2 (dois) bi-pés para bastão; 2 (dois) tripés de Alumínio; 1 (uma) base nivelante; 1 (um) adaptador de base nivelante; 1 (um) suporte para controladoras.
1.6.3 ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA ROBÓTICA
1.6.3.1 Especificações Mínimas: possuir Estação com servo-motor com velocidade de rotação de no mínimo 85°/seg; possuir capacidade de escanear até 15 pontos por segundo; possuir teclado alfanumérico expandido e com iluminação; possuir capacidade de acompanhamento de prismas; precisão angular de 3”; possui aumento de 30x, ou melhor; possuir foco automático e manual; possuir uma câmera panorâmica e uma câmera na ocular com capacidade de aumento de 30 vezes; ter capacidade de tomar fotos panorâmicas do ambiente e realizar a montagem de mosaicos com as fotos tomadas; possibilitar apontar para um determinado ponto através das imagens mostradas na tela do equipamento eliminando a necessidade de visualizar pela luneta o ponto a ser levantado; ser capaz de buscar e realizar a centragem automática no prisma; mover-se acompanhando um prisma passivo automaticamente, possibilitando: medir pontos individuais definidos pelo operador e também realizar função de levantamento cinemático (medição de pontos automaticamente por intervalo de distância ou por intervalo de tempo definidos pelo usuário); display colorido, sensível ao toque e com iluminação de fundo; função de movimento da estação através de toques nas imagens mostradas na tela da estação; sistema operacional da Estação Total deve possuir ambiente Microsoft® Windows®; memória expansível via cartão tipo Compact Flash TM, ou cartão SD, ou dispositivo USB; possuir medição com alcance de 3.000m com 1 prisma, 4.000m com 3 prismas, 5.000m com 9 prismas; precisão linear com prisma de no mínimo 2mm + 2ppm; permitir medição sem prisma de pelo menos 1.000m; precisão Modo sem Prisma de no mínimo ±(5 mm) m.s.e. para modo padrão e ±(10 mm + 10 ppm) m.s.e. para o modo de longo alcance; possuir no mínimo duplo compensador; possuir recurso que permita rápida aquisição da posição do prisma em caso de perda de contato com o mesmo; possuir porta serial RS 232; possuir porta USB; possuir câmera panorâmica com ângulo de abertura mínimo de 19°; câmera digital Integrada ao sistema de lentes do equipamento deve possuir ângulo de abertura de no mínimo 1°; possuir prumo óptico incorporado ao equivalente ou na base nivelante; ser resistente a água e poeira de acordo com as especificações IP54; temperatura de operação de -20°C até +50ºC; duração por bateria de no mínimo 2,5 horas; acompanhar controladora para operação em modo robótico (operação remota a partir do bastão).
1.6.3.2 A controladora para operação remota deverá: ser do mesmo fabricante da Estação Total Robótica; possuir rádio que permita o controle e comunicação com a Estação Total Robótica; suportar a plataforma operacional Windows®; permitir a visualização de vídeo em tempo real; possuir processador com velocidade de no mínimo 500MHz, ou superior; possuir display colorido com resolução mínima de 320x240 pixels com tecnologia touchscreen, e com ajuste de iluminação; possuir teclado com mínimo de 55 teclas alfanuméricas e teclas direcionais; possuir memória mínima de 256MB RAM e deve possuir capacidade de armazenamento de 1 GB; possuir interfaces de comunicação USB ou Mini-USB, que permita o uso de pen-drive para descarga de dados, e porta serial RS232; possuir tecnologia de comunicação bluetooth e wi-fi integrados; ter formato anatômico; ser alimentado por bateria interna recarregável para até 10 horas de trabalho; ser à prova d'água e poeira (IP67 ou superior), com comprovação em catálogo do fabricante;
1.6.3.3 O software para coleta de dados deverá: ser desenvolvido e compatível com ambiente Windows® ou Windows® Mobile, em idioma Português; ser do mesmo fabricante e ser habilitado para operação robótica; permitir realizar coletas de pontos por intervalo de tempo e por intervalo de distância em modo cinemático; possuir coleta automatizada de dados com possibilidade de acrescentar nome e código nos pontos coletados; permitir visualização em tela dos pontos; mostrar distâncias lineares e ambiente gráfico; permitir a locação de pontos e linhas; fornecer ao operador uma visualização clara de sua localização em relação a uma linha de referência; ter o nível de carga da bateria visível ao operador; permitir a utilização de códigos para os pontos coletados; deverá ter atualização gratuita por pelo menos um ano; possuir aplicativos para cálculos diversos, como medir a altura de pontos inacessíveis; calcular: cota da estação, através de leitura de pontos conhecidos, área, durante a coleta de dados ou de pontos armazenados, distância horizontal, vertical e desnível entre

pontos lidos e calcular coordenada X, Y e Z de ponto inacessível; possibilitar medir coordenadas relativas de pontos em relação a uma linha base; possuir funções de escaneamento de malha de pontos com intervalos horizontal e vertical, pré-determinados por distâncias horizontais e verticais ou por intervalos angulares verticais e horizontais; permitir realizar a função de estação livre, ou seja, a determinação das coordenadas da estação através da medição de pontos conhecidos;
1.6.3.4 O software de escritório para processamento dos dados deverá: ser desenvolvido pelo mesmo fabricante; permitir a manipulação das nuvens de pontos coletadas; permitir visualização 3D da nuvem de pontos levantada; permitir o gerenciamento de múltiplos escaneamentos 3D (múltiplos pontos de estacionamento); permitir a criação e edição de modelos 3D digitais (TIN); permitir a renderização da nuvem de pontos e aplicação de texturas a partir das fotos tomadas em campo pela estação total; permitir a realização de registro das cenas; permitir o cálculo de áreas e volumes; permitir gerar curvas de nível; exportar dados nos formatos DXF, CSV, TIN.
1.6.3.5 Observações: todos os itens (hardware e software) ofertados deverão ser obrigatoriamente do mesmo fabricante, exceto acessórios como tripé, bastão, etc; o prazo de garantia para os itens ofertados não poderá ser inferior a 24 (vinte e quatro) meses para a estação total e 06 (doze) meses para os demais acessórios contados a partir da data do fornecimento; o proponente deverá apresentar carta do fabricante mencionando que é representante autorizado e que está autorizado a prestar assistência técnica, treinamento e suporte aos seus produtos; no caso de dúvida entre a compatibilidade dos equipamentos ofertados e as especificações técnicas exigidas, o licitante reserva-se ao direito de solicitar esclarecimentos por escrito a ser prestado diretamente pelo fabricante, em papel timbrado do mesmo, com identificação de seu assinante.
1.6.3.6 Acessórios mínimos que devem acompanhar o Coletor de Dados: 2 (dois) carregadores de bateria; 1 (uma) caneta para touchscreen; 1 (um) suporte para fixar a controladora no bastão; 2 (dois) cabos USB para transferência de dados; 2 (dois) cabos serial para transferência de dados; 1 (uma) bolsa ou cinta para transporte do Coletor de Dados; Observação: deve ser incluído todos os acessórios mínimos para operação robótica.
1.6.3.7 Acessórios que devem acompanhar cada Estação: 1 (um) prisma de 360°; 1 (um) tripé de madeira; 2 (dois) prismas convencionais com suporte; 2 (dois) bastões para prismas convencionais; baterias recarregáveis para um dia de trabalho (8 horas); 1 (um) carregador de bateria da Estação Robótica; 1 (um) bastão de fibra de carbono para prisma 360°; 1 (um) bipé para bastão de Fibra de carbono; 1 (um) carregador de bateria do coletor de dados; 1 (um) suporte para fixar a controladora no bastão; 1 (uma) bolsa ou cinta para transporte do Coletor de Dados; bolsa(s) para transporte da Estação Total e demais acessórios.



Credenciamento: 4.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.
4.2 O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet, no sítio www.comprasnet.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.
4.4 O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
4.5 A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.