Objeto: 8.1.
O início da execução dos serviços deverá ocorrer no prazo de 20 dias úteis, a contar da data de assinatura do Termo de Contrato, na Seção de Análises Clínicas do Hospital de Aeronáutica de Canoas, em conformidade com o edital e o termo de referência.
8.2.
A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
8.2.1.
O equipamento, item 1 do objeto, deve ser instalado e calibrado no local pela Contratada no laboratório do HACO, sem ônus para a Contratante.
8.2.2. É responsabilidade da Contratada, sem ônus para a Contratante, realizar os serviços de infra-estrutura, elétricos, hidráulicos, de adequação climática para o pleno funcionamento do equipamento, e todo e qualquer requisito técnico necessário para a instalação do equipamento, item 1 do objeto, sem danificar bens móveis e imóveis da Contratante.
8.2.3.
É de responsabilidade, sem ônus para a Contratante, reparar eventuais danos (paredes, gesso, piso, portas, mobiliários, etc) ocasionados no manuseio/ movimentação dos equipamentos durante a instalação do equipamento.
8.2.4.
Deve ser fornecido treinamento aos militares do laboratório para a perfeita utilização do equipamento, sem ônus para a Contratante, bem como a revalidação de desempenho que confirmem sua adequação ao uso pretendido.
8.2.5.
É responsabilidade da Contratada, sem ônus para a Administração, realizar o interfaceamento do equipamento com o sistema SCOLA, software utilizado para gerenciamento das atividades laboratoriais do HACO, ou sistema que venha a substituí-lo no decorrer do contrato.

8.2.6.
É responsabilidade da Contratada realizar as manutenções preventivas e corretivas no equipamento, item 1 do objeto, bem como prestar assessoria científica, sem qualquer ônus para a Contratante.
8.2.7.
É de responsabilidade da contratada, sem ônus para administração, o acondicionamento (bombonas), transporte, pré-tratamento (pó solidificante) e tratamento para descarte do resíduo químico líquido gerado pelo equipamento, devendo apresentar qual empresa prestará o referido serviço.
8.2.8.
tal comprovação se dará por meio da apresentação do contrato firmado entre a contratada e o prestador desse serviço especializado; ou
8.2.9.
apresentação mensal de notas fiscais ao fiscal de contrato da Administração. 8.2.10.
Caso não seja necessário tratamento, a empresa deverá enviar declaração de órgão fiscalizador local (Vigilância Sanitária de CANOAS) ou nacional (ANVISA) autorizando o descarte destes resíduos sem tratamento prévio na rede pluvial.
8.2.11.
Caso haja necessidade de volumes de água reagente tipo I superiores a 10 litros por hora, a contratada deverá instalar, sem Ônus para Administração, sistema gerador de água reagente tipo I, bem como fornecer condutivímetro devidamente aferido pelo INMETRO e manter a aferição do mesmo em dia, para verificação da qualidade da água a ser empregada pelo equipamento, evitando erros de dosagem devido a má qualidade da água.
8.2.12.
A Contratada deve prestar assistência técnica e científica a fim de atender, 24 horas por dia, dias úteis e não úteis, enquanto viger o contrato, de acordo com o grau de severidade do caso concreto, nos prazos abaixo discriminados:
8.2.12.1 Entende-se por grau de severidade 1 o caso em que a paralisação/defeito do sistema/equipamento não impede a realização de exames, nem provoca erros nos resultados das análises das amostras, possibilitando ainda emissão de laudos.
8.2.12.2 Entende-se por grau de severidade 2 o caso em que a paralisação/defeito do sistema/equipamento não impede a realização de exames, nem provoca erros nos resultados das análises das amostras, mas dificulta sobremaneira a análise clínica das amostras.
8.2.12.3 Entende-se por grau de severidade 3 o caso em que a paralisação/defeito do sistema/equipamento impede a realização de exames ou provoca erros nos resultados das análises das amostras, impossibilitando liberação de




  

laudos.
8.2.12.4
Caso o problema não seja solucionado no prazo de 36 (trinta e seis) horas, a Contratada deve disponibilizar, sem custo para Administração, outro equipamento com capacidade igual ou superior ao objeto licitado, bem como os insumos necessários para o pleno funcionamento desse.
8.2.13.
Durante o período de inoperância do equipamento, item 1 do objeto, a Contratada responsabiliza-se pela realização dos exames não executados pelo Laboratório de Análises Clínicas do Hospital de Aeronáutica de Canoas em laboratório particular acreditado por programa de qualidade total e que possua sistema de laudos via internet, sem ônus para a Administração, para isso, devendo sistematizar esse procedimento (fluxograma, nome do laboratório a ser encaminhada as amostras, pessoa de contato, etc).
8.2.14.
Os reagentes serão solicitados por meio de Nota de Empenho, enviado por meio eletrônico (e-mail), no qual o fiscal poderá solicitar entrega total ou parcelada, conforme necessidade do laboratório de análises clínicas.
8.2.15.
A Contratada deve fornecer mensalmente controles com parâmetros normal e patológico, sem ônus para a Contratante, a fim de realizar o controle de qualidade previsto no item 5.1.2.
8.2.16.
A Nota de Empenho será encaminhada ao fornecedor via meio eletrônico ou fac-símile. A contratada deverá registrar ciência de seu recebimento em até um dia útil do envio.
8.2.17.
A entrega dos bens será efetuada no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do Recebimento da Nota de Empenho, no Laboratório do HACO, situado a Av. Guilherme Schell, 3.950, Bairro Mato Grande, na cidade de Canoas/RS.
8.2.18.
Os itens devem ser transportados em veículos fechados, em embalagens apropriadas para cada tipo de material, em acordo com as características específicas de cada insumo detalhadas em suas próprias embalagens, a fim de não modificarem as características físico-químicas dos produtos, podendo ocasionar ineficiência, sob pena de responsabilização criminal.
8.2.19.
Na embalagem deve conter: descrição qualitativa e quantitativa do conteúdo, marca e fabricante, procedência de fabricação, prazo de validade e demais dados exigidos pela Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
8.2.20.
Fornecimento de reagentes, sem custos adicionais, e de consumíveis suficientes para realização de 600 (seiscentos) exames por mês, incluindo frascos para coleta de urina e tubos para inserção das amostras no equipamento.
8.2.21.
Para o cálculo de insumos necessários para realização de 600 urinas por mês, a contratada deverá observar, na composição da proposta, a validade onboard dos seus reagentes.
8.2.22.
A Contratada deve manter a impressora a qual está acoplada ao equipamento, item 1 do objeto, com toner e papel compatível suficientes para realização mínima de

600 (seiscentas) impressões/mês.
8.3.
A área técnica do Laboratório de Análises Clínicas localiza-se no segundo piso do prédio do ambulatório. Não há acesso por elevador. O transporte do equipamento até seu local de instalação ocorrerá exclusivamente por conta da contratada. O acesso aos setores aos quais os equipamentos se localizarão se dará por porta padrão de 2,10 m X 0,80 m.
8.4.
Para o equipamento item 1 será disponibilizado um espaço retangular de 1,80 m de comprimento por 0,80 m de profundidade, capacidade para até 280 kg, com um ponto de energia elétrica com dupla voltagem. Deverá ser disponibilizado com equipamento no break que permita a continuidade de funcionamento do equipamento por, no mínimo, 20 (vinte) minutos, após a interrupção de fornecimento de energia elétrica. A empresa deverá providenciar troca da flecha da tomada, caso necessário, de forma que o equipamento possa ser ligado à rede. Caso o equipamento ofertado seja de bancada e não seja adequado às medidas das bancadas existentes no laboratório, a empresa deverá fornecer, sem ônus para a contratante, bancada apropriada para instalação do equipamento.
8.5.
Para evitar contratempos e atrasos no início da execução do contrato, sugere- se a realização de vistoria prévia à realização do certame, para verificação das instalações do laboratório de análises clínicas do HACO.
8.6.
Quando do fim do contrato, caso ainda haja reagentes a serem utilizados no equipamento item 1 do objeto, a contratada cederá, sem custos adicionais, por no máximo 30 dias, a permanência do equipamento de modo a consumir esses insumos. 8.7.
Na eventualidade de uma desmobilização do laboratório, a contratada fica obrigada a promover o deslocamento do equipamento para o local a ser indicado pela contratante, observando-se o que consta no item 7.2 deste Termo de Referência.