Objeto: 1.1.
Aquisição de equipamentos médicos, mobiliários e materiais acessórios para atender a demanda do novo Navio de Assistência Hospitalar para o Comando do 4º Distrito Naval (NAsH-Com4ºDN), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:




  



  











  







  

permitir a expansão do número de slots para encaixe de mais módulos, permitindo assim, a monitoração de parâmetros adicionais; deve possuir tela de cristal líquido colorida (lcd) de, pelo menos, 17 ( dezessete ) polegadas touch srenn; deve permitir a conexão de, pelo menos, 1 (uma) tela escrava ou independente, onde se podem ter diferentes visualizações das informações e parâmetros monitorados; deve apresentar, pelo menos, 7 ( sete ) canais de formas de onda simultâneo em sua tela; deve permitir a execução de cálculos de parâmetros hemodinâmicos e ventilatórios; deve possuir menus para configuração e ajustes de seus diversos parâmetros, navegáveis através de touch screen; deve possuir teclas de atalho, hot keys ou quick keys para acesso rápido as principais funções do monitor multiparamétrico, como configurações de telas, inserção de informações do paciente, ajustes de volume de tons ou alarmes, revisão de dados do paciente armazenados em memória, acesso a cálculos, entre outras funções; deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 100 ( cem ) horas; deve possuir alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites alto e baixo), com níveis de prioridade estabelecidos (baixo, médio e alto), e alarmes funcionais relacionados ao monitor multiparamétrico e seus acessórios (sensor, eletrodo solto, etc.); Deve permitir conexão a uma central de monitoração. Especificações dos parâmetros de monitoração: ecg: monitoração em 12 (doze) derivações (i, ii, iii, avr, avf, avl, v1, v2, v3, v4, v5 e v6), através de um cabo de ecg 5 (cinco) vias; faixa de medida mínima da frequência cardíaca (fc): 15 a 300 bpm; resolução da medida de fc: 1 bpm; deve possuir, pelo menos, as velocidades de varredura de 25 mm/s e 50 mm/s; deve possuir, pelo menos, os ajustes de sensibilidade (ganho) em x 0,5, x 1 e x 2; deve permitir a detecção de pulsos de marcapasso implantáveis ou externos; deve possuir análise de segmento st em todas as derivações, com ajuste dos pontos de referência para medida do desnivelamento, se necessário; deve possuir análise de arritmias (assistolia, fibrilação ventricular / taquicardia ventricular bigeminismo, trigeminismo, etc.); Acessórios: 2 (dois) cabos de ecg 5 vias. Respiração: aquisição da frequência respiratória através da tecnologia de impedância transtorácica, feita pelo cabo de ecg; faixa de medida da frequência respiratória (fr): 3 a 150 rpm; resolução da medida da fr: 1 rpm; deve possuir, pelo menos, as velocidades de varredura de 6,25 mm/s, 12,5 mm/s e 25 mm/s; deve permitir ajuste de alarme de apneia. Oximetria de pulso (spo2): tecnologia de spo2 de baixa perfusão sanguínea; deve apresentar a curva pletismográfica; faixa de saturação de o2 (spo2): 20 a 100 %; resolução da medida de spo2: 1 %; faixa da frequência de pulso (fp): 40 a 300 bpm; resolução da medida de fp: 1 bpm; acessórios: 2 (duas) extensões para sensor de spo2, 2 (dois) sensores de spo2 reutilizáveis adulto, tipo clip, 1 (um) sensor de spo2 reutilizável pediátrico / neonatal, tipo "y", continuação: pressão não invasiva (pni): deve apresentar os valores de pressão arterial sistólica (pas), pressão arterial diastólica (pad) e pressão arterial média (pam); modos de medida: manual, automático e stat; faixa da medida da pressão: 20 a 250 mmhg; resolução da medida da pressão: 1 mmhg; deve possuir proteção contra pressão excessiva (acima de 300 mmhg); acessórios: 2 (duas) extensões de ar, 8 (oito) braçadeiras neonatal; 8 (oito) braçadeiras pediátrico e 8 (oito) braçadeiras infantil, 8 (oito) braçadeiras adulto, 4 (quatro) braçadeira adulto grande; pressão invasiva (pi): deve possuir, pelo menos, 2 (dois) canais de pressão invasiva ; deve permitir a indicação (rótulos) e seleção dos locais onde o parâmetro é medido: art, pa, cvp, rap, lap, icp, p1, p2; deve permitir o ajuste da escala de pressão para o rótulo selecionado; faixa de medida da pressão invasiva (pi):




  




  





  






  






  





  






  












  




  







  













  




  



  



  












  
















  

1.2. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.
1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço.
1.4. Será dada a prioridade de aquisição aos produtos das cotas reservadas quando forem adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte, ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administração, nos termos do art. 8º, §4º do Decreto n. 8.538, de 2015.






  
1.5. Os bens, ora licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (Lei 4.150/1962), no que couber, e, principalmente, no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.
1.6. O prazo de vigência da contratação é de 210 (duzentos e dez) dias contados da assinatura, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93.
1.7. Nos itens 40, 41, 42, 45, 48, 49, 50, 51, 69, 70, 71, 93, 94 e 95 será aplicado o disposto no Decreto n° 7.174/2010.
1.8. Em caso de discrepância existente entre as especificações deste objeto descritas no Comprasnet (CATMAT) e as especificações constantes neste Termo de Referência, prevalecerão estas últimas. Por outro lado, se houver discrepância entre os quantitativos de cada item descrito neste Termo de Referência e os quantitativos do Comprasnet, prevalecerão estes últimos.