Objeto: O presente termo de referência tem por objeto instituir processo para registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos a serem utilizadas nos diversos setores/programas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste documento.
1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
1.1.1. – ITEM 1: CARRO MACA HOSPITALAR INOX COM RODAS: BASE: construída em tubos de aço inox AISI 304 de 31,75x1,2mm de espessura no mínimo. CHASSI: estrutura do leito em tubos de aço inoxidável AISI 304 30x20x1,2mm no mínimo. LEITO: fixo, construído em chapa de aço inox AISI 304 de 1,00 mm de espessura no mínimo.


  





  








  

MOVIMENTOS: movimento da cabeça acionado por cremalheira.
GRADES LATERAIS: construídas em tubos de aço inoxidável AISI 304 de 22,22x1,2mm no mínimo, com movimentos escamoteáveis (tombar).
PARA-CHOQUE: em PVC em toda volta.
RODÍZIOS: 4 rodas de 6” polegadas com garfo zincado, sendo duas com freios dispostas e acionadas diagonalmente. As rodas deverão suportar no mínimo 100 Kg individualmente.
SUPORTE PARA SORO: em aço inox AISI 304, de 9,50mm de espessura com no mínimo 2 ganchos. ACABAMENTO: polimento escovado, com soldas e cantos sem rebarba.
DIMENSÕES MÍNIMAS: 190 x 70 x 80 cm (C x L x A).
CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 150kg.
Deve acompanhar colchonete de Espuma de alta densidade, com registro válido na ANVISA revestido com material retardante de fogo sem costura na parte superior, impermeável, possibilitando lavagem / assepsia do mesmo, totalmente isento de látex. compatível com as dimensões da maca na cor Azul, com densidade mínima D 33, espessura mínima de 10 cm.
O produto deverá ter registro na Agência de Vigilância Sanitária-ANVISA conforme art. 1º e § único da RDC Nº 185/2001.
Essas especificações técnicas, inquestionavelmente não direcionam marca, fabricante nem restringem a competitividade.
1.1.2. – ITEM 2: POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL •
Estrutura deve ser em tubos de 31,75 x 1,5 e 25,7 x 1,5 mm (no mínimo); •
Assento, encosto, braços e o descanso para os pés devem ser estofados em espuma D-28, revestidos em courvim impermeável, sendo a espessura da espuma do assento, dorso e apoio dos pés de no mínimo 0,10 cm;
• O descanso para os pés deve ser articulado, com extensão concomitante à inclinação do encosto (movimento simultâneo encosto e pés);
•
Acionamento dos movimentos deve ser executado com esforço do dorso para trás, acionados através de molas;
•
Todas as partes em aço devem passar pelo tratamento anti-ferruginoso e receber aplicação de pintura a pó com secagem em estufa;
•
Pés da poltrona deve conter 04 rodízios industriais de 50 mm, sendo dois deles com freios e que devem suportar no mínimo 150 kg de carga;
DAS MEDIDAS
• Dimensões Externas Mínimas:

1,60 x 0,78 x 0,47 m
• Dimensões Internas Mínimas:
• 1,60 x 0,56 m
O produto deverá ter registro na Agência de Vigilância Sanitária-ANVISA conforme art. 1º e § único da RDC Nº 185/2001.
Essas especificações técnicas, inquestionavelmente não direcionam marca, fabricante nem restringem a competitividade.
1.1.3– ITEM 3: CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE
CARACTERÍSTICAS
Construída em estrutura de aço tubular redondo de no mínimo 7/8 pintados, tratamento antiferruginoso, pintura eletrostática à pó epóxi;
Assento em espumas D23 no mínimo, Encosto estofado em espumas, revestidos em corano ou Courvim na cor AZUL; Braço frontal estofados em espumas, revestidos em corano ou Courvim na cor AZUL;
Pés com ponteiras plásticas;
Dimensões aproximadas:
• Medidas e assento: 47 x 41 cm;
• Encosto:49 x 39 cm;
• Apoio para braço: 63 x 20 cm.
O produto deverá ter registro na Agência de Vigilância Sanitária-ANVISA conforme art. 1º e § único da RDC Nº 185/2001.
Essas especificações técnicas, inquestionavelmente não direcionam marca, fabricante nem restringem a competitividade.
1.1.4 – ITEM 4 - SUPORTE DE BRAÇO (BRAÇADEIRA) TOTALMENTE INOX
Base em inox;
Haste regulável em aço inox;
Concha em chapa curva de aço inox;
Altura mínima aproximada 0,80 cm;
Altura máxima aproximada 1,14m.
Essas especificações técnicas, inquestionavelmente não direcionam marca, fabricante nem restringem a competitividade.

1.1.5 – ITEM 5- MESA/DIVÃ CLÍNICO ADULTO INOX.
Estrutura tubular em aço redondo inox 1”1/4 x 1,50mm, base em H com reforço, 4 pés com ponteiras plásticas, cabeceira reclinável em 4 posições através de cremalheira, leito estofado com espuma Densidade 33 revestido em courvin na cor azul claro.
Deverá possuir Suporte para lençol
Dimensões:
1,85m comprimento x 0,70m largura x 0,80m altura.
O produto deverá ter registro na Agência de Vigilância Sanitária-ANVISA conforme art. 1º e § único da RDC Nº 185/2001.
Essas especificações técnicas, inquestionavelmente não direcionam marca, fabricante nem restringem a competitividade.
1.1.6. – ITEM 6: CARRO MACA HOSPITALAR INOX COM RODAS:
BASE: construída em tubos de aço inox AISI 304 de 31,75x1,2mm de espessura no mínimo.
CHASSI: estrutura do leito em tubos de aço inoxidável AISI 304 30x20x1,2mm no mínimo.
LEITO: fixo, construído em chapa de aço inox AISI 304 de 1,00 mm de espessura no mínimo.
MOVIMENTOS: movimento da cabeça acionado por cremalheira.
GRADES LATERAIS: construídas em tubos de aço inoxidável AISI 304 de 22,22x1,2mm no mínimo, com movimentos escamoteáveis (tombar).
PARA-CHOQUE: em PVC em toda volta.
RODÍZIOS: 4 rodas de 6” polegadas com garfo zincado, sendo duas com freios dispostas e acionadas diagonalmente. As rodas deverão suportar no mínimo 100 Kg individualmente.
SUPORTE PARA SORO: em aço inox AISI 304, de 9,50mm de espessura com no mínimo 2 ganchos. ACABAMENTO: polimento escovado, com soldas e cantos sem rebarba.
DIMENSÕES MÍNIMAS: 190 x 70 x 80 cm (C x L x A).
CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 150kg.
Deve acompanhar colchonete de Espuma de alta densidade, com registro válido na ANVISA revestido com material retardante de fogo sem costura na parte superior, impermeável, possibilitando lavagem / assepsia do mesmo, totalmente isento de látex. compatível com as dimensões da maca na cor Azul, com densidade mínima D 33, espessura mínima de 10 cm.
O produto deverá ter registro na Agência de Vigilância Sanitária-ANVISA conforme art. 1º e § único da RDC Nº 185/2001.

Essas especificações técnicas, inquestionavelmente não direcionam marca, fabricante nem restringem a competitividade.
1.1.7. – ITEM 7: POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL •
Estrutura deve ser em tubos de 31,75 x 1,5 e 25,7 x 1,5 mm (no mínimo); •
Assento, encosto, braços e o descanso para os pés devem ser estofados em espuma D-28, revestidos em courvim impermeável, sendo a espessura da espuma do assento, dorso e apoio dos pés de no mínimo 0,10 cm;
• O descanso para os pés deve ser articulado, com extensão concomitante à inclinação do encosto (movimento simultâneo encosto e pés);
•
Acionamento dos movimentos deve ser executado com esforço do dorso para trás, acionados através de molas;
•
Todas as partes em aço devem passar pelo tratamento anti-ferruginoso e receber aplicação de pintura a pó com secagem em estufa;
•
Pés da poltrona deve conter 04 rodízios industriais de 50 mm, sendo dois deles com freios e que devem suportar no mínimo 150 kg de carga;
DAS MEDIDAS
• Dimensões Externas Mínimas:
•
1,60 x 0,78 x 0,47 m
• Dimensões Internas Mínimas:
• 1,60 x 0,56 m
O produto deverá ter registro na Agência de Vigilância Sanitária-ANVISA conforme art. 1º e § único da RDC Nº 185/2001.
Essas especificações técnicas, inquestionavelmente não direcionam marca, fabricante nem restringem a competitividade.

Condições de participação: Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, devido à baixa complexidade do objeto a ser adquirido, considerando que as empresas que atuam no mercado têm plenas condições de fornecer os serviços de forma independente, não exigindo junção de qualificação técnica para fornecimento do objeto.