Objeto: 1.1.
Este termo de referência tem por obje vo a realização de Licitação Eletrônica – Sistema de Registro de preço (SRP), para Registro de preço para eventual Aquisição de materiais permanentes para análise e qualidade de energia elétrica no HU-UFSC, conforme quan dades e especiﬁcações descritas no Termo de Referência.
Descrição dos itens:


  

Garan a mínima de 1 ano;
Referência: TS Shara 1500VA ou similar.
Fonte Ininterrupta de Força (Nobreak) 2000VA
Potência de 2000VA com fator de potência 0,8 ou melhor;
Topologia online;
Forma de onda senoidal pura;
Entrada em 220 Vca;
Saída 220 Vca;
Correção do fator de potência de entrada;
Baterias seladas internas de 12V/7Ah ou 12V/9Ah;
Possibilidade de expansão de autonomia;
4 tomadas (ou mais) de saída 2P+T (Norma NBR 14136)
Painel LCD com informações de tensão, potência consumida e
carga da bateria;
Fusível rearmável de proteção externa;
Pode ser ligado na ausência de rede elétrica;
429835 Carregador de baterias inteligente;
UNIDADE 8 Alarme sonoro;
Microprocessado;
Inversor sincronizado com a rede;
Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou
sobrecarga;
Desligamento automá co ao ﬁnal do tempo de autonomia;
Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização;
Proteção contra sub e sobretensão AC;
Proteção contra descarga total das baterias;
Proteção contra sobreaquecimento no inversor e no
transformador;
Proteção contra curto-circuito nas tomadas de saída;
Garan a de 1 ano
Fonte Ininterrupta de Força (Nobreak) 3000VA
Potência de 2000VA com fator de potência 0,9 ou melhor; Topologia online;
Forma de onda senoidal pura;
Entrada em 220 Vca;
Saída 220 Vca;
Correção do fator de potência de entrada;
Baterias seladas internas de 12V/7Ah ou 12V/9Ah; Possibilidade de expansão de autonomia;
4 tomadas (ou mais) de saída 2P+T (Norma NBR 14136) 413585
Painel LCD com informações de tensão, potência consumida e
UNIDADE 14
carga da bateria;
Fusível rearmável de proteção externa;
Pode ser ligado na ausência de rede elétrica;
Carregador de baterias inteligente;
Alarme sonoro;
Microprocessado;
Inversor sincronizado com a rede;
Acionamento do inversor em subtensão, sobretensão ou sobrecarga;
Desligamento automá co ao ﬁnal do tempo de autonomia; Proteção contra sobrecarga na saída com sinalização;

Proteção contra sub e sobretensão AC;
Proteção contra descarga total das baterias; Proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador;
Proteção contra curto-circuito nas tomadas de saída; Garan a de 1 ano
Alicate Amperímetro
Alicate amperímetro digital, com display de cristal líquido (LCD) de 3 e
5/6 dígitos (6.000 contagens), no mínimo, com visor digital com
retroiluminação, que realize medição de corrente alternada e con nua,
tensão alternada e con nua, resistência, frequência, con nuidade, com
medição true RMS para tensão e corrente alternada, medição de
corrente de par da (inrush), com classiﬁcação de segurança CAT IV 600 V
(segundo norma IEC 61010-1), com garra acoplada acionada por ga lho
(com abertura mínima de 30 mm) para medição de corrente alterna e
con nua e com sonda externa ﬂexível (com abertura mínima de 450 mm
e com cabo para conexão aos terminais de entrada do instrumento) para
medição de corrente alternada, faixa de medição de corrente alternada:
0 a 600 A (através da garra) e 0 a 3.000 A (através da sonda ﬂexível), faixa
de medição de corrente con nua: 0 a 600 A, faixa de medição de tensão
300692 alternada: 0 a 600 V, faixa de medição de tensão con nua: 0 a 600 V,
UNIDADE 1 faixa de medição de resistência: 0 a 60 k, faixa de medição de
capacitância: 0 a 1.000 µF, faixa de medição de frequência: 5 a 500 Hz,
alimentado por pilha(s) 1,5 V
po AA (LR6) ou AAA (LR03) ou bateria(s) 9
V (6LR61); Deve ser fornecido com, no mínimo, os seguintes acessórios
originais (fabricados pelo mesmo fabricante): 1 sonda externa ﬂexível
(450 mm de abertura) com cabo, 1 ponteira de prova vermelha, 1
ponteira de prova preta, 1 bolsa para transporte e, se for o caso, demais
acessórios indispensáveis para a operação e funcionamento do
instrumento; Deve ser fornecido com manual de instruções em
português contendo instruções de segurança, operação, restrições de uso
e manutenção; Deve ser fornecido com cer ﬁcado de calibração; Deve
ter garan a contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 12 meses.
Referências: Fluke 375, Minipa HDC-3090.
Fasímetro Digital
Fasímetro digital, com display de cristal líquido, deve indicar no visor
sen do horário, an -horário e presença das fases, faixa de tensão de
trabalho, mínima, de 50 V a 600 V, faixa de frequência de trabalho,
mínima, entre 15 Hz e 400 Hz, Classiﬁcação de segurança CAT IV 300V ou
superior conforme IEC/EN61010-1, grau de proteção, mínimo, IP40. Deve
ser fornecido com, no mínimo, os seguintes acessórios originais
274941 UNIDADE 1 (fabricados pelo mesmo fabricante): 2 conjuntos de sonda externas
ﬂexíveis ou 1 conjunto de sondas ﬁxas com pontas intercambiáveis,
sendo uma com garras do po jacaré e outra com ponteiras do po
agulha, bolsa para transporte e demais acessórios indispensáveis para a
operação e funcionamento do instrumento; Deve ser fornecido com
manual de instruções em português contendo instruções de segurança,
operação, restrições de uso e manutenção; Deve ter garan a contra
defeitos de fabricação de, no mínimo, 12 meses.

Analisador de energia
Analisador de Qualidade de Energia Trifásico. Aplicação: Detecção de
perturbações de rede, estudos de eﬁciência energé ca, medição de
energia consumida e gerada em sistemas on-grid. Tipo: Portá l com
display gráﬁco para conﬁguração no próprio aparelho. Frequência de
amostragem: 256 amostras por ciclo (mínimo). Medições: Tensão de fase
e de linha (média, máximos e mínimos); Corrente de fase (médias,
máximos e mínimos); Frequência; Potência a va, rea va e aparente;
Energia a va direta e reversa, bruta, líquida, capaci va e indu va; Energia
rea va total, direta e reversa; Energia aparente total, bruta e líquida;
300692 Energia rea va total, bruta e líquida; Demanda a va total; Demanda
UNIDADE 1 rea va total; Demanda aparente total; THD e Harmônicas de tensão e
corrente até 50ª ordem (médias e máximos); Flutuações de tensão
instantânea, curta e longa duração; Fasores e taxas de desequilíbrio de
tensão e corrente; Distúrbios de tensão e corrente. Sondas: Sensor
ﬂexível de corrente para 1 a 1000 A (3x), Garras de tensão (4x). Memória
de massa: Com cartão SD, mínimo 512 Mb. Conformidade: O
equipamento deve atender as normas IEC 61000-4-30 classes A ou S e
módulo PRODIST 8 da ANEEL. Comunicação: O equipamento deve ser
capaz de transmi r seus dados via interface USB para o PC. So ware:
Quaisquer so wares necessários para a visualização e tratamento dos
dados no PC deve estar incluído neste fornecimento.
Visor Infravermelho
Visor Infravermelho com resolução térmica mínima de 19.000 pixes,
sensibilidade térmica de < 0.07°C a 30 °C, precisão mínima de +/- 2% ou
2°, faixa de temperatura de -20°C a 250°C, ou mais abrangente, campo de
visão entre de 50°x 40° e 40º x 30º, Foco ﬁxo, detector do
po
Microbolômetro não refrigerado, tela de LCD colorido de entre 2.5" e