Objeto: 1.1.
Selecionar propostas para REGISTRO DE PREÇOS, visando à Aquisição de Equipamentos e outros itens permanentes para funcionamento dos Laboratórios e áreas Experimentais da Universidade Federal da Fronteira Sul, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:
1.1.1.
Quanto ao quadro especificado abaixo, passamos a esclarecer:
a) Quantidade Mínima: representa o número mínimo de unidades que podem ser cotadas por licitante para cada item deste Termo de Referência, em atendimento ao disposto no Art. 9º, Inciso IV do Decreto nº 7.892/2013.
b) Quantidade Máxima: representa a estimativa de quantidade máxima a ser adquirida pela Universidade Federal da Fronteira Sul, em atendimento ao disposto no Art. 9º, Inciso II do Decreto nº 7.892/2013.
1.1.1.1 A Quantidade Mínima não deve ser confundida com Requisição Mínima que é o mínimo a ser solicitado pela UFFS para cada item, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços. Os itens que possuírem Requisição Mínima terão esse dado descrito abaixo desta tabela ou junto a sua especificação/detalhamento.
LISTA DOS MATERIAIS
Especificação do Quant. Quant. Item Unid. Valor Total Material Min. Total
NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO R$7.477.269,99
1 5208007000040 UNIDADE 1 1 R$2.584,06 2.584,06 AGITADOR DE TUBOS TIPO VÓRTEX, 3.500 RPM
Agitador do tipo movimento orbital circular, com órbita de no mínimo 3,5 mm, classe de proteção IP 21, mate- rial da caixa protetora em chapa de aço ou alumínio, com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática em epóxi, o equipamento deve estar obrigatoriamente acompanhado de variador eletrônico de velocidade até 3500 rpm (tolerância de 10% para mais ou menos), sendo a velocidae ajustável de forma analógica ou digital. Plata- forma(s) com capacidade para tubos com diâmetro de até 40 mm ou fornecido com plataformas intercambiá- veis, sendo uma cônica e uma plataforma plana. O equipamento deverá ter chave de comando de três posições: liga/desliga/automático, com opção de funcionamento contínuo ou por toque/pressão da plataforma. Alimenta- ção: Bivolt ou 110 V para os campi do PR e 220 V para os campi de SC e RS. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, assistência técnica em território nacional. Incluso manual de instruções de opera- ção e certificado de garantia. Equivalente ou superior ao K40-1020 da marca Kasvi. CATMAT/CATSER:425874
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$2.584,06 FRONTEIRA SUL
2 5208007000116 UNIDADE 1 1 R$21.952,66 21.952,66

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
AGITADOR ELETRÔNICO DE HÉLICE, 50.000 MPAS
Agitador de hélice com display digital para a velocidade, base em ferro fundido e haste em aço inox, hélice para homogeneização em aço inox AISI 304 ou 316 com diâmetro entre 40mm e 50 mm. Com controle de torque que ajusta automaticamente as variações, garantindo velocidade constante mesmo com mudanças de viscosida- des da amostra. Capacidade mínima de agitação: 40 Litros de água. Controle microprocessado de velocidade variável de 50 a 2.000 RPM (ou melhor), Resolução: 10 RPM. Motor de corrente contínua sem escovas. Man- dril para troca de diversos tipos de elementos de agitação. Saída analógica para gravar dados de velocidade e torque, interface RS 232. Viscosidade máxima de agitação: 50.000 mPas (ou melhor). Com sistema de seguran- ça contra sobrecargas ou anomalias que interrompa automaticamente o motor. Deve acompanhar: suporte com- pleto (base, haste, garra para fixação do agitador na haste e hélice 4 palas em aço inox. Alimentação: Bivolt ou 110V para os campi do Paraná e 220V para os campi de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com Manual de instruções, Certificado de garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, assistência técnica no Brasil. Equivalente ou superior aos modelos Eurostar 60 Digital/ marca Ika e AE-40/ marca Gehaka. CATMAT/CATSER:150298
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$21.952,66 FRONTEIRA SUL
3 5208007000041 UNIDADE 1 3 R$6.206,83 18.620,49 AGITADOR MAGNÉTICO DIGITAL COM AQUECIMENTO, CAP. MÍN. 5 L, PLATAFORMA VI- DRO-CERÂMICA
Especificações: Agitador magnético capacidade mínima de 5 litros (água), display digital para temperatura, placa em vidro-cerâmica, faixa de temperatura de no mínimo 50 ºC a 500 ºC, precisão de mais ou menos 5ºC, faixa de velocidade de 100 a 1500 RPM, exibe escala velocidade, controlador de LED, potência mínima de aquecimento 800 W. Botões de ajuste de temperatura e velocidade por escala, porém, pelo menos a temperatura deve ser mostrada no display. O equipamento deve possuir sistema de segurança que desliga o aquecimento em caso de superaquecimento e aviso luminoso indicando que a superfície está aquecida. Alimentação: Bivolt ou 220V. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, assistência técnica em território nacional. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. Equivalente ou superior às marcas Ika e Nova Instruments.
CATMAT/CATSER:416065
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
3
R$18.620,49 FRONTEIRA SUL
4 5208007100003 UNIDADE 1 1 R$3.750,00 3.750,00 AMOSTRADOR DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PEGADOR TIPO LENZ).
AMOSTRADOR DE ÁGUA E SEDIMENTOS (PEGADOR TIPO LENZ). MODELO LENZ OU EKMAN OU EKMAN MODIFICADO. O EQUIPAMENTO CONSISTE EM UM GABINETE DE METAL RESIS- TENTE, EQUIPADO COM DUAS MANDÍBULAS DE MOLA, AS QUAIS SÃO FECHADAS POR UM MENSAGEIRO. DUAS PLACAS COBREM A PARTE SUPERIOR DO PEGADOR PARA EVITAR QUE AMOSTRA SEJA LAVADA PARA FORA DURANTE A SUBIDA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GE- RAIS DO EQUIPAMENTO: MATERIAL: ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL; DIMENSÕES: 15 X 15 X 20 CM; ÁREA DE AMOSTRAGEM: 225 CM²; PESO APROXIMADO: 5 KG; CABO OU CORDA PARA DISPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO EM ÁGUA.
CATMAT/CATSER:150972
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$3.750,00 FRONTEIRA SUL
5 5208007100105 UNIDADE 1 1 R$59.701,70 59.701,70 ANALISADOR DE GASES PORTÁTIL.
MEDIÇÕES DOS GASES ETILENO (C2H4), DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) E OXIGÊNIO (O2) COM "PROBE" PARA A ANÁLISE E INSPEÇÃO EM EMBALAGENS COM ATMOSFERA MODIFICA-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
DA.FAIXA DE AR ANALISADA: 60ML/MIN – 500ML/MIN. DISPLAY LCD, VISÍVEL À LUZ DO SOL. AMBIENTE DE OPERAÇÃO DE 0°C – 45°C (0-90% DE UMIDADE SEM CONDENSAÇÃO). COM BA- TERIA DE ÍON-LÍTIO RECARREGÁVEL, INTERFACE USB E SD CARD. DADOS ARMAZENADOS EM CADA MEDIDA: CONCENTRAÇÃO DE ETILENO, CO2 E O2, DATA, TEMPO, RH E LOCALIZA- ÇÃO GPS. COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERRITÓRIO NACIONAL. INCLUSO MANUAL DE INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE COMPLETO, PRONTO PARA USO (INCLUSIVE COM BATERIAS, CARREGADOR DE BATERIAS, MALETA PARA TRANS- PORTE).
CATMAT/CATSER:426541
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$59.701,70 FRONTEIRA SUL
6 5208007100006 UNIDADE 1 1 R$173.919,45 173.919,45 ANALISADOR HEMATOLÓGICO VETERINÁRIO POR CITOMETRIA DE FLUXO
ANALISADOR HEMATOLÓGICO COMPACTO CAPAZ DE DETERMINAR NO MÍNIMO 26 PARÂME- TROS POR METODOLOGIA DE CITOMETRIA DE FLUXO. ANÁLISE DE AMOSTRAS DE SANGUE EM DIVERSAS ESPÉCIES ANIMAIS, INCLUINDO NO MÍNIMO: CONTAGEM DE GLÓBULOS VER- MELHOS; HEMATÓCRITO (HCT); HEMOGLOBINA (HG; CONTAGEM DE RETICULÓCITOS (RETIC) (% E #) (PERCENTAGEM DE RETICULÓCITOS, CONTAGEM DE RETICULÓCITOS,) HEMOGLOBINA RETICULOCITÁRIA (RETIC-HGB; VOLUME MÉDIO DE CÉLULAS( MCV); LARGURA DE DISTRI- BUIÇÃO DOS GLÓBULOS VERMELHOS (RDW); CONCENTRAÇÃO MÉDIA DE HEMOGLOBINA CELULAR (CHCM); CONTAGEM DE PLAQUETAS (PLT); VOLUME MÉDIO DE PLAQUETAS (MPV); DIFERENCIAL DE LEUCÓCITOS DE CINCO PARTES; INDICAÇÃO DA PRESENÇA DE NEUTRÓFI- LOS DE BANDA E GLÓBULOS VERMELHOS NUCLEADOS (NRBCS). CAPAZ TAMBÉM DE REALI- ZAR ANÁLISE FLUIDO ABDOMINAL/TORÁCICO E SINOVIAL TNCC AGRANS %AGRANS GRANS %GRANS RBC. ACOMPANHA NOBREAK E ESTAÇÃO DE TRABALHO COM PELO MENOS UM PROCESSADOR, MONITOR, IMPRESSORA E SOFTWARE, COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO. ACOMPANHA ADAPTADOR PARA TRABALHO COM TUBOS DE 13 X 75 MM; MICROTUBO E TU- BO DE AMOSTRA CONTROLE. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT. CERTIFICADO DO INMETRO. GARAN- TIA MÍNIMA DE 01 ANO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO PARANÁ E ASSESSORIA CIENTÍFICA PER- MANENTE. INCLUSO MANUAL DE OPERAÇÃO E CERTIFICADO DE GARANTIA. DEVERÁ SER MONTADO, INSTALADO E TESTADO POR TÉCNICO ESPECIALIZADO NO CAMPUS REALEZA, INCLUINDO TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, DE NO MÍNIMO 4HS PARA 4 SERVIDORES. INCLUÍDO REAGENTES, CONTROLES E INSUMOS PARA INSTALAÇÃO, COMPOS- TO POR NO MÍNIMO OS SEGUINTES ITENS: KIT COMPLETO DE REAGENTES COMPATÍVEIS COM O APARELHO (REAGENTE DE LISE, DILUENTE DE RETICULÓCITOS, REAGENTE DE HEMOGLO- BINA, DILUENTE DO SISTEMA E RECIPIENTE PARA RESÍDUOS); KIT DE CORANTES HEMATO- LÓGICOS, COMPOSTO POR 01 CORANTE PARA LEUCÓCITOS COM 12 ML, 01 CORANTE PARA RETICULÓCITOS COM 9 ML E CONTROLE DE QUALIDADE HEMATOLÓGICO (MIX DE SANGUE TOTAL ESTABILIZADO PARA CONTROLES DE PROCESSOS ESTATÍSTICOS), COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO.
CATMAT/CATSER:439797
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$173.919,45 FRONTEIRA SUL
7 5240001000040 UNIDADE 1 1 R$4.157,70 4.157,70 ANEL DINAMOMÉTRICO, CAP. 1000 KGF
Especificação: Anel dinamométrico para compressão e tração, fabricado em aço endurecido especial ou aço temperado, capacidade de 1000 kgf, com relógio comparador (extensômetro) com curso de 5 mm e resolução de 0,001 mm, peso entre 3,5 e 3,8 Kg, com certificação de calibração.
CATMAT/CATSER:26425
Quant. Int.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$4.157,70 FRONTEIRA SUL
8 5208013100080 UNIDADE 1 3 R$12.186,52 36.559,56 APARELHO DE ANESTESIA VETERINÁRIA PORTÁTIL
APARELHO DE ANESTESIA COM BASE (PLATAFORMA DE APOIO) INCLUINDO FLUXÔMETRO COM ESCALA MÍNIMA DE 0 A 7 L/MIN E HASTES PARA FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. O EQUI- PAMENTO DEVE INCLUIR ENTRADA PARA GASES FRESCOS, SAÍDA COMUM DE GASES, EN- TRADA DO VENTILADOR E EXTENSÃO DE OXIGÊNIO DE 5 METROS. FILTRO VALVULAR COM SISTEMA RESPIRATÓRIO COM ABSORÇÃO DE CO2, CANISTER COM CAPACIDADE PARA 1.000 G DE CAL SODADA, VÁLVULA INSPIRATÓRIA COM ENTRADA DE GASES FRESCOS, VÁLVULA EXPIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALÍVIO DE PRESSÃO, SUPORTE DE FIXAÇÃO COM EN- TRADA PARA BALÃO, CIRCUITO RESPIRATÓRIO DE BAIXA COMPLACÊNCIA COM TRAQUÉIAS DE SILICONE E ÍPSILON AUTOCLAVÁVEIS E BALÃO FREE LÁTEX DE NO MÍNIMO 1 LITRO. VA- PORIZADOR UNIVERSAL PARA AGENTES ANESTÉSICOS VOLÁTEIS, COM CORPO EM LATÃO CROMADO E RESERVATÓRIO EM VIDRO ÂMBAR COM CAPACIDADE PARA 100 ML, BOTÃO DE REGULAGEM DE BORBULHAMENTO, BOTÃO DE DRENAGEM DO ANESTÉSICO E ABASTECI- MENTO NA FACE SUPERIOR EM FORMATO DE FUNIL. POSSIBILIDADE DE ADAPTAÇÃO COM VENTILADORES MECÂNICOS E VAPORIZADORES CALIBRADOS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERRITÓRIO NACIONAL. INCLUSO MANUAL DE OPERAÇÃO E CERTIFICADO DE GARANTIA.
CATMAT/CATSER:361245
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
3
R$36.559,56 FRONTEIRA SUL
9 5208023000005 UNIDADE 1 1 R$1.895,57 1.895,57 APARELHO DE VICAT
Aparelho tipo Vicat, para determinar o tempo de inicio e fim de pega do cimento, construído em ferro fundido com base emborrachada, acompanha: forma em nylon medindo 80x70x40 mm, placa de vidro, agulhas para início e fim de pega e sonda Tetmajer para determinação da consistência normal, acompanha manual de instru- ções e certificado garantia.
CATMAT/CATSER:443026
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$1.895,57 FRONTEIRA SUL
10 5204004000003 UNIDADE 3 6 R$1.400,28 8.401,68 BALANÇA DIGITAL COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA, 200KG
Especificação: Balança digital com régua antropométrica, capacidade de 200 kg com precisão de 50 g, com display em LCD com backlight com 6 dígitos, possui função de zeragem automática entre as pesagens. Superfí- cie de pesagem revestida com borracha antiderrapante e pés niveladores. Gancho para bolsas e vestimentas. Deve conter régua antropométrica de 1,05 a 2,07 metros, saída RS-232C para impressora, plataforma de pesa- gem com medidas de (L) x (A) x (P) de 400 x 74 x 400 mm, adaptador de energia para alimentação elétrica. Bivolt ou 110V para os campi do PR e 220V para os campi de SC e do RS. Aprovado pelo INMETRO (com selo de aferição), com assistência técnica em território nacional. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.
CATMAT/CATSER:442497
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
6
R$8.401,68 FRONTEIRA SUL
11 5204004000004 UNIDADE 3 6 R$1.703,27 10.219,62 BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL, CAP. 200KG/50G

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
Balança digital portátil com miroprocessador, para pesagem de pessoas, carga máxima: 200 Kg (ou melhor), sensibilidade e reprodutibilidade: 50g, fabricada em aço carbono e alumínio, pintura eletrostática, piso com borracha anti-derrapante, função de tara e zero automático em toda a escala, com 3 unidades de pesagem: g, Kg e CT, display digital de cristal liquido de no mínimo 20mm, pés em poliuretano com regulagem de altura, desli- gamento automático e manual, dimensão aprox. da plataforma 300 x 350 x 60 mm (LxPxA), bateria interna de 9 Volts recarregável e fonte de alimentação inclusas, alça de transporte em aluminio anodizado. Bivolt ou 110V para os campi do PR e 220V para os campi de SC e RS. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabri- cação, assistência técnica no Brasil. Incluso manual de instruções de operação em português. Deve ter CON- FORMIDADE do INMETRO. Equivalente ou superior à LS200 P/Marte.
CATMAT/CATSER:477007
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
6
R$10.219,62 FRONTEIRA SUL
12 5204004000039 UNIDADE 5 10 R$47,82 478,2 BALANÇA DIGITAL, CAP. 10KG/1G
Balança digital para medição da massa de alimentos e pequenos objetos com capacidade de 10 Kg (10.000 g) ou melhor, Resolução: 1 g. Visor de LCD. Com indicação de bateria fraca. Desligamento automático ou manual e função tara. Fabricada em material atóxico. Dimensões aproximadas: 25 x 17 x 5 (CxLxA). Garantia mínima de 90 dias contra defeitos de fabricação. Equivalente ou superior a Balança 10Kg marca Vonder. CATMAT/CATSER:305918
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
10
R$478,20 FRONTEIRA SUL
13 5204004100002 UNIDADE 1 1 R$2.028,67 2.028,67 BALANÇA DIGITAL, CAP. 5000G / 1G, CONFORMIDADE INMETRO
Balança eletrônica digital, capacidade mínima de 5.000 g, Sensibilidade: 1 g (em toda a faixa de pesagem). Prato de pesagem em aço inoxidável, com dimensão mínima de 20x15 cm. Teclado de fácil higienização. Dis- play LCD com iluminação para facilitar a leitura, indicação de sobrecarga. Com bateria interna recarregável. Unidades de pesagem: g e Kg. Tara: subtrativa, em toda a área de pesagem. Alimentação: Bivolt. CONFOR- MIDADE COM INMETRO, COM SELO DE AFERIÇÃO. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Assistência técnica em território nacional. Incluso manual de instruções de operação, certificado de garantia e fonte de alimentação. Equivalente ou superior a Marte Científica modelo LS5. CATMAT/CATSER:241689
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$2.028,67 FRONTEIRA SUL
14 5204004000022 UNIDADE 1 1 R$824,11 824,11 BALANÇA DIGITAL, CAP. DE 20KG
Balança digital com capacidade 20 kg, precisão 2 g - prato em aço inoxidável, capa protetora plástica, bateria interna e carregador de bateria, indicador de carga da bateria no display da balança, saídas para etiquetadora matricial e impressora térmica, consumo máximo de 10 watts, proteção contra sobrecarga. Dimensões aproxi- madas: 340 x 120 x 420 mm; dimensões aproximadas do prato: 270 x 300 mm, capacidade: 20 kg, divisão: 2 g, display em cristal líquido com back light. Assistência técnica em território nacional. Garantia mínima de 01 ano e manual de instruções de operação. Equivalente e/ou superior a marca/modelo Urano UDC POP. CATMAT/CATSER:455649
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$824,11 FRONTEIRA SUL
15 5208017000002 UNIDADE 6 12 R$830,84 9.970,08 BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL, 20KG/5G

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
Especificação: Balança pediátrica digital, com capacidade de 20kg, sensibilidade de 5 g, display de LCD - Cris- tal Líquido com 6 dígitos, gabinete em plástico tipo ABS branco, prato anatômico, atóxico e totalmente higieni- zável, função TARA até 15 kg, fonte automática, bivolt (100 a 240V), dimensões aproximadas do prato: 580 mm (L) x 108 mm (A) x 315 mm (P). CONFORMIDADE COM INMETRO, COM SELO DE AFERIÇÃO. Garantia mínima de doze meses contra defeitos de fabricação. Assistência Técnica em território nacional. Inclu- so manual de instruções de operação e certificado de garantia.
CATMAT/CATSER:472667
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
12
R$9.970,08 FRONTEIRA SUL
16 5204004000009 UNIDADE 1 1 R$3.761,18 3.761,18 BALANÇA SEMI-ANALÍTICA, CAP. 2000G -2200G, 2 CASAS DECIMAIS
Especificação: Balança semi-analítica, capacidade entre 2000g -2200g com 2 casas decimais, precisão: 0,01g, repetitividade: <0,01g; Linearidade: 0,02g, dimensões do prato em inox: 170 x 180 mm, relógio interno em conformidade com GLP/GMP/ISO, display de cristal líquido, conversão de unidades, função contagem de Pe- ças, função Windows Direct, saída RS232, bivolt automático, CONFORMIDADE COM INMETRO, COM SELO DE AFERIÇÃO. Garantia mínima de dois anos contra defeitos de fabricação. Assistência técnica em território nacional. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. CATMAT/CATSER:304127
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$3.761,18 FRONTEIRA SUL
17 5208007000639 UNIDADE 1 2 R$1.585,01 3.170,02 BANHO MARIA, CAP. 10 L
Especificação: Banho Maria, volume 10 Litros, gabinete de chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento com pintura eletrostática a pó e montado sobre pés de borracha, interior em aço inox 304 sem soldas e cantos arredondados, sistema de aquecimento por resistências tubulares blindadas de aço inox AISI 304, controlador e indicador digital microprocessado de quatro dígitos com (sistema PID), com resolução de 0,1ºC e sensor de temperatura Pt 100, faixa de temperatura ambiente até 100ºC, torneira para drenagem de água, tampa pingadeira em aço inox AISI 304 ou em acrílico Dimensão da cuba (LxPxA) de 320 x 260 x 160 mm, dimensão externa (LxPxA) de 350 x 300 x 280 mm, com tolerância mínima de 5% nesses valores. Alimen- tação: Bivolt ou 110V para os campi do Paraná e 220V para os campi de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação, assistência técnica permanente. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.
CATMAT/CATSER:440817
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
2
R$3.170,02 FRONTEIRA SUL
18 5208007000268 UNIDADE 1 1 R$8.204,01 8.204,01 BANHO METABÓLICO COM AGITAÇÃO RECIPROCANTE, TIPO DUBNOFF 16 A 28 L
Banho metabólico com agitação reciprocante, tipo dubnoff, com capacidade entre 16 a 28 L, gabinete de chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo, acabamento com pintura eletrostática e montado sobre pés de borracha, cuba em aço inox AISI 304 sem soldas e emendas. Controlador e indicador de temperatura digital microprocessado (Sistema PID), Faixa de temperatura: ambiente +7°C a 100°C (ou melhor), resolução de 0,1°C, relé de estado sólido e sensor Pt 100, sistema de aquecimento por resistências tubulares blindadas de aço inox AISI 304. Sistema de agitação horizontal recíproco com curso mínimo de 30 mm e velocidade regulá- vel de 20 a 220 rpm (ou melhor). Fornecido com 1) tampa pingadeira de aço inox AISI 304 preferencialmente com orifício para termômetro e 2) galeria interna removível com molas reguláveis para acomodação de variados tipos de recipientes. Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos em atendimento à norma ABNT NBR válida. Com Certificado de Calibração RBC (Rede Brasileira de Calibração) para o controlador de tempe- ratura. Alimentação: Bivolt ou 220V. Assistência técnica em território nacional. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Equivalente ou superi-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
or à Quimis/ mod. Q226M.
CATMAT/CATSER:299326
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$8.204,01 FRONTEIRA SUL
19 5208007000814 UNIDADE 1 1 R$4.369,08 4.369,08 BANHO ULTRASSÔNICO (SONICADOR) - VOL. 5-11L
Especificação: Banho ultrassônico operante em frequência ultrassônica de 40 kHz; Potência ultrassônica de no mínimo 250 watts com capacidade (volume útil) entre 5 e 11 litros. Temperatura ajustável (temperatura ambi- ente até no mínimo de 65 ºC e temporizador digital. Sensor de temperatura para prevenir super aquecimentos, e inativação automática do aquecimento e ultra-som quando a temperatura da solução exceder 70ºC. Dreno 3/8"; Tampa (acrílico ou inox); Cuba e tanque em aço inox. Alimentação: Bivolt ou 110V para os campi do Paraná e 220V para os campi de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, possuir assistência técnica em território nacional. Incluso manual de instruções de operação e certi- ficado de garantia.
CATMAT/CATSER:413892
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$4.369,08 FRONTEIRA SUL
20 5208013100069 UNIDADE 1 2 R$49.300,26 98.600,52 BILIRRUBINÔMETRO TRANSCUTÂNEO
EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE NÍVEIS DE BILIRRUBINA TOTAL DE FORMA NÃO INVASIVA (TRANSCUTÂNEA) EM BEBÊS DESDE AS 24 SEMANAS DE IDADE GESTACIONAL, PERMITINDO UM CÁLCULO RÁPIDO DO RESULTADO, ATRAVÉS DE MEDIÇÕES QUE PODEM SER REALIZADAS EM REGIÃO DE TESTA E ESTERNO. O APARELHO DEVE POSSUIR BOTÃO LI- GAR/DESLIGAR; SONDA DE MEDIÇÃO; VISOR/TELA EM LCD SENSÍVEL AO TOQUE; READY LÂMPADA; BOTÃO DE BLOQUEIO NA TE- LA, CONTATO DE CARGA. O APARELHO DEVE SER CONECTADO À BASE DO APARELHO (ESTAÇÃO DE ACOPLAMENTO) QUE DEVERÁ CONTER: TAMPA DO VERIFICADOR, VALORES DE REFERÊNCIA DO VERIFICADOR; VERIFICADOR DE LEITURA; JANELA DE COMU- NICAÇÃO; TOMADA DE CARGA; CONECTOR DO USB, DC TOMADA; ADAPTADOR AC PARA CARREGAR O EQUIPAMENTO NA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. O SOFTWARE DO EQUIPAMENTO PARA GERAÇÃO DE DADOS DIGITAIS A PARTIR DA QUANTIDADE DE LUZ RE- FLETIDA PELO TECIDO HUMANO DEVERÁ VIR INSTALADO NO ROM DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR SOFTWARE E LICENÇAS
INSTITUCIONAIS NECESSÁRIAS PARA CONEXÃO A UM COMPUTADOR PARA TRANSMISSÃO DE DADOS DO EQUIPAMENTO PARA UM SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO. DEVE SER COMPATÍVEL COM SISTEMAS OPERACIONAIS WIN- DOWS 7, 8.1 OU 10 PROFESSIONAL. A PORTA USB DEVE PROPORCIONAR UMA CONEXÃO PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS PARA SISTEMAS DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, ASSIM COMO UM MÉTODO ALTERNATIVO PARA CARREGAR O EQUIPAMENTO. POSSUIR BA- TERIA RECARREGÁVEL INCLUSA NO EQUIPAMENTO. ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS: BATERIA NIMH INTERNA; NÚMERO DE MEDI- ÇÕES (QUANDO TOTALMENTE CARREGADO) ATÉ 250 MEDIÇÕES; FONTE DE LUZ LÂMPADA DE ARCO DE XENÔNIO PULSADA; VIDA ÚTIL DA FONTE DE LUZ 150000 MEDIÇÕES; SENSORES FOTODÍODOS DE SILÍCIO. ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS: LARGURA: 56 MM (2,2 POL); PROFUNDIDADE: 45 MM (1,8 POL);

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
ALTURA: 168 MM (6,6 POL), PESO: APROXIMADAMENTE 203G. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE DESEMPENHO: INTERVALO DE MEDIÇÃO: 0,0 MG/DL A 20,0 MG/DL (0 ΜMOL/L A 340 ΜMOL/L). PRECISÃO: ±1,5MG/DL OU ±25,5 ΜMOL/L (>35 SEMANAS DE GESTAÇÃO), ±1,6 MG/DL OU ±27,4 ΜMOL/L (≥ 24 SEMANAS DE GESTAÇÃO). PRECISÃO APÓS A FOTOTERAPIA: ±2,3 MG/DL OU ±39,00 ΜMOL/L (≥ 24 SEMANAS DE GESTAÇÃO). ERRO PADRÃO DA ESTIMATIVA (EPE) DOS DA- DOS CLÍNICOS: O DESVIO PADRÃO MOSTRADO ACIMA É BASEADO NA MÉDIA DOS DADOS CLÍNICOS DISPONÍVEIS. EM MÉDIA, 66 % DOS RESULTADOS ESTÃO DENTRO DESTA FAIXA E O RESTANTE FORA DESTA FAIXA. ESTE EQUIPAMENTO REALIZA MEDIÇÕES INDIVIDUAIS E MEDIÇÕES MÉDIAS. AS MEDIÇÕES INDIVIDUAIS ASSUMEM COMO O VALOR MEDIDO OS RESULTADOS DE CADA ME- DIÇÃO. AS MEDIÇÕES MÉDIAS ASSUMEM COMO O VALOR MEDIDO OS RESULTADOS MÉDIOS DE 2 A 5 MEDIÇÕES INDIVIDUAIS. RESUL- TADOS IMEDIATOS EM MG/DL E/OU UMOL/L. DEVE ACOMPANHAR: EQUIPAMENTO, BASE DO EQUIPAMENTO (ESTAÇÃO DE ACO- PLAMENTO) E CABO ADAPTADOR AC PARA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, BATERIA RECARREGÁVEL (INCLUSA NO APARELHO), SOFTWARE PARA TRANSMISSÃO DE DADOS COM LICENÇAS INSTITUCIONAIS INCLUSAS, ESTOJO PARA ARMAZENAMENTO DO EQUIPAMENTO E SEUS ACESSÓRIOS, MANUAL DO USUÁRIO, CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERRITÓRIO NACIONAL. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110/220 VOLTS SELECIONÁVEL, OU 110V PARA OS CAMPI DO PARANÁ E 220V PARA OS CAMPI DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL. Pro- duto deve possuir registro na ANVISA/MS. EQUIVALENTE E/OU SUPERIOR A MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: DRÄGER/JM- 105.
CATMAT/CATSER:377113
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
2
R$98.600,52 FRONTEIRA SUL
21 5208007000266 UNIDADE 1 1 R$8.201,33 8.201,33 BLOCO DE DIGESTÃO MICRO COM RAMPAS E PATAMARES
BLOCO DE AQUECIMENTO PARA DIGESTÃO DE AMOSTRAS, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 36 TUBOS DE 50-90ML. BLOCO DE AQUECIMENTO EM GRAFITE REVESTIDO EM TEFLON OU EM AÇO INOXIDÁVEL. TEMPERATURA DE TRABALHO MÍNIMA: AMBIENTE +7 °C A 400 °C. PRECI- SÃO: ± 1°C (ou melhor). AQUECIMENTO COM SISTEMA PID. TEMPORIZADOR. PROGRAMAÇÃO DE NO MÍNIMO 4 RAMPAS E 4 PATAMARES. RESISTÊNCIA BLINDADA. ALIMENTAÇÃO: 220 V 50/60 Hz. ACOMPANHADO DE NO MÍNIMO 40 TUBOS MICRO EM VIDRO BOROSSILICATO COMPATÍ- VEL COM O BLOCO. COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERRITÓRIO NACIONAL. EQUIVALENTE OU SUPERIOR A TECNAL / TE-041/25.
CATMAT/CATSER:416813
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$8.201,33 FRONTEIRA SUL
22 5208007000650 UNIDADE 1 2 R$17.429,50 34.859,00 BOMBA DE VÁCUO COM PROTEÇÃO EM PTFE E DIAFRAGMA A SECO
Bomba de Vácuo com diafragma de PTFE quimicamente resistente, silenciosa e completamente fechada e isen- ta de óleo. Pode ser utilizada para todos tipos de gases ou vapores. Com um fluxo de 1,5 m3/h e um vácuo final 10 (± 2) mbar. Número de estágios (cabeças): 2. Velocidade de rotação máxima: 1280 rpm. Potência de 150 W.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
Nível de ruído: 40-52 dB. Tensão de alimentação: bi-volt. Assistência técnica no Brasil. Devem acompanhar o equipamento o Manual de Instruções e Operação e o certificado de garantia. Garantia de 12 meses contra defei- tos de fabricação.
CATMAT/CATSER:60461
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
2
R$34.859,00 FRONTEIRA SUL
23 5208007000057 UNIDADE 1 1 R$2.571,67 2.571,67 BOMBA DE VÁCUO, VAZÃO 35L/MIN
Bomba de vácuo com as seguintes especificações: compressor 1/4 HP com pistão revestido em teflon, isento de óleo, gabinete em aço carbono com tratamento anti-corrosivo e pintura eletrostática, dispositivo de segurança para retenção de contaminantes, pressão 2 a 30 lbf/pol2, vácuo 5 a ± 650 mm/Hg, vazão 35 L/min, registro com indicador analógico para regulagem de vácuo e pressão, dispositivo para retenção de contaminantes, dimensões L=370 x P=270 x A=280 mm, tensão 110/220 volts, acompanha 2 (dois) fusíveis extra. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação, assistência técnica permanente. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.
CATMAT/CATSER:60461
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$2.571,67 FRONTEIRA SUL
24 5208007000129 UNIDADE 2 4 R$8.284,99 33.139,96 BURETA DIGITAL DE ALTA PRECISÃO, CLASSE A, CAP. 50 ML
Bureta digital com medição precisa dentro dos limites de erro de CLASSE A, função de autodesligamento e calibração, possibilidade de uso como microbureta até 20mL, tecla ligar e desligar, pausa e clear para apagar e selecionar as funções, display digital, êmbolo de PTFE e cilindro de vidro, válvula de medição e de purga, tubo telescópio de aspiração, capacidade de 50mL, volume parcial de 50mL, exatidão menor ou igual ±0,06% (30 uL), coeficiente variação menor ou igual ±0,02% (10 uL), volume parcial de 25mL, exatidão menor ou igual ±0.12% (30 uL), coeficiente variação menor ou igual ±0,04% (10 uL), volume parcial de 5mL, exatidão menor ou igual ±0,60% (30 uL), coeficiente variação: menor ou igual ±0,20% (10 uL), resolução máxima do display volume 50mL: 0,002mL, acima de 20mL: 0,01mL, limites de operação: temperatura 15 ° C a 40 ° C (do equi- pamento e reagente). Inclusos: Certificado de performance com o número de série individual, Tubo telescópio de aspiração, Tubo de dosificação inversa, 2 microbaterias de 1,5V, 3 adaptadores de frascos em PP (GL45/32, GL45/S. 40, GL32/NS 29/32), 2 visores de inspeção e Manual de instruções e certificado de garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Com assistência técnica no Brasil.
CATMAT/CATSER:414025
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
4
R$33.139,96 FRONTEIRA SUL
25 5208007000085 UNIDADE 1 1 R$15.229,75 15.229,75 CÂMARA DE GERMINAÇÃO COM ALTERNÂNCIA DE TEMPERATURA, FOTOPERÍODO E UMIDADE.
Especificação: Câmara de germinação com alternância de temperatura e fotoperíodo para estudos de plantas, envelhecimento precoce de sementes e criação de insetos. Estrutura: caixa externa em aço carbono com trata- mento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi. Caixa interna em polipropileno ou em aço inoxidável com suportes para, no mínimo, 9 prateleiras. Suporte da resistência e dos ventiladores em aço inoxidável, instalado no evaporador. Deve acompanhar, no mínimo, 5 prateleiras tipo grade. Painel frontal instalado na parte superior da câmara. Termostatização: faixa de trabalho mínima de -10º C a 60º C. Compressor hermético, livre de gás CFC. Relê de estado sólido; resistência blindada em tubo de aço inoxidável, com aletas; termostato bimetálico de segurança para temperaturas superiores a 60º C; circulação interna de ar forçada através de miniventiladores, no mínimo; programação da temperatura de segurança com variação máxima de 2º C, com alarme audiovisual e desligamento automático do sistema; Alternância de Temperatura: simulação de duas temperaturas (dia e noite), com programador horário independente do fotoperíodo; 2 controladores: eletrônico digital microprocessador de

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
3 dígitos, PID, com dois sensores tipo termorresistência PT 100, revestidos em haste rígida confeccionadas em aço inoxidável; sistema de leitura digital do set point e do processo, com resolução mínima de 0,1 °C e variação máxima de 0,3° C; Fotoperíodo: timer para programação do horário de iluminação desejado para 24 horas, com programação mínima de 15 minutos; 4 lâmpadas fluorescentes de 20W instaladas na porta; Umidade: com re- servatório interno para proporcionar umidade por evaporação natural. Energia: tomada de energia auxiliar inter- na para ligação de equipamentos; Alimentação: Bivolt ou 110V para os campi do Paraná e 220V para os campi de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, assistência técnica no Brasil. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. CATMAT/CATSER:256999
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$15.229,75 FRONTEIRA SUL
26 5208007000806 UNIDADE 1 1 R$146.969,50 146.969,50 CÂMERA DE HOLOGRAFIA ACÚSTICA
Malha de microfones com uma câmera de grande angular para fotografias nítidas de toda a superfície, mesmo em curtas distâncias da fonte; Laser para medição automática da distancia da fonte ate 20 KHz; Software para analises no domínio do tempo, frequência; Documentação com áudio, imagens e vídeo CATMAT/CATSER:240550
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$146.969,50 FRONTEIRA SUL
27 5228001000011 UNIDADE 1 1 R$102.471,18 102.471,18 CANAL HIDRÁULICO PARA XULAÇÃO DE ESCOAMENTOS EM CONDUTO LIVRE (ABERTO) O equipamento deverá proporcionar o desenvolvimento de escoamentos em regimes permanente, não perma- nente, uniforme, gradualmente variado e rapidamente variado. Além disso, proporcionar a demonstração de escoamentos do tipo laminar, turbulento, de transição, crítico, subcrítico e supercrítico. O equipamento deverá possibilitar a determinação dos números de Froude e de Reynolds, de perfis de velocidade de escoamento (por tubo de Pitot) e da distribuição de pressão. Também, a visualização e caracterização de efeitos de transições verticais (degrau ou rebaixamento no fundo) e transições horizontais (alargamento ou estrangulamento), como ressalto hidráulico. No canal deverá ser possível realizar a demonstração de escoamento através de comportas (livre e afogada), orifícios, e vertedores de parede delgada (triangular, retangular e trapezoidal) e de parede espessa (bordas com cantos arredondados e vivos). O canal deverá proporcionar a determinação da curva de energia específica e da curva-chave (curva de vazões). Descritivo: CALHA: Confeccionada em material resis- tente a riscos e transparente (permite a visualização natural das cores dos fluídos que passam pela calha), com comprimento mínimo de 2700 mm e máximo 3500 mm, altura mínima de 300 mm e máxima de 400 mm, largu- ra mínima da base igual a 300 mm e máxima igual a 400 mm. A espessura do material da calha deve ser de alta resistência, com no mínimo 10 mm. A estrutura metálica de sustentação deve ser de alta resistência, com pintu- ra anticorrosiva, e com sistema de regulagem de inclinação, com réguas indicadoras de ângulo e de nível. Os acessórios hidráulicos (obstáculos ao escoamento) devem ter dimensões compatíveis com o tamanho do canal, de modo a proporcionar a realização dos experimentos listados anteriormente; CÂMARA DE ADUÇÃO: con- feccionada em material de alta resistência com espessura e dimensões compatíveis para reservar um volume mínimo de 100 litros; CÂMARA DE ABDUÇÃO: confeccionada em material de alta resistência com espessura e dimensões compatíveis para reservar um volume mínimo de 350 litros; RESERVATÓRIO PLENO: confecci- onado em material de alta resistência com espessura e dimensões compatíveis para reservar um volume mínimo de 350 litros; O equipamento, com seus reservatórios e acessórios não poderá ultrapassar as dimensões de 5000 mm de comprimento, 1000 mm de largura, 2000 mm de altura. MOTO-BOMBA: motor de no mínimo 1,5 CV e bomba confeccionada com material de alta resistência a corrosão; CONEXÕES: reforçadas com anéis metáli- cos, confeccionada com material de alta resistência a corrosão; MEDIDOR DE VAZÃO: tipo venture (fabrica- do de acordo com as normas DIN) calibrado e adequado ao tamanho do canal, ou medição direta da vazão; MEDIDORES DE VELOCIDADE: Tipo Pitot; LIMINIGRAFO: Haste (inox) graduada de 300 mm, base de polipropileno; MANÔMETRO/PIEZÔMETRO: manômetro de tubo em ''U'' de vidro de alta resistência, com escala mínima de 400-0-400 MCU para visualizações dos diferenciais de pressão; manômetro diferencial em vidro de alta resistência, com escala mínima de 0-350 MCU, e com painel de aço com dimensões adequadas.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS: confeccionados em material de acrílico ou polipropileno ou material de qua- lidade superior; FIXAÇÕES: parafusos, tirantes e porcas calotas (todos de inox); ESTRUTURA DE SUSTEN- TAÇÃO: a estrutura deverá ser metálica (pintada com tinta anticorrosiva) apropriada para a sustentação e fun- cionamento do canal, com rodízios para a movimentação. INSTALAÇÃO: o fornecedor deverá executar mon- tagem, testes de funcionamento e treinamento para operação do equipamento de, no mínimo, 8 horas nas de- pendências da instituição.
CATMAT/CATSER:53759
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$102.471,18 FRONTEIRA SUL
28 5208007000302 UNIDADE 3 6 R$1.495,00 8.970,00 CARRINHO DE TRANSPORTE PARA LABORATÓRIO, 3 BANDEJAS, CAP. 150 KG
Carrinho de transporte de produtos químicos e para uso geral em laboratório, composto de 3 bandejas plásticas resistentes a produtos químicos e preferencialmente com frisos antiderrapantes, medidas entre as bandejas de 30cm (tolerância de 10%), cantoneiras (estrutura) em alumínio, puxadores em alumínio ou em plástico maciço. Rodízios com giro de 360º com diâmetro de 4" (tolerância de 10%); Capacidade de carga de no mínimo 150 Kg (50 Kg por prateleira); Dimensões externas (tolerância de 10%): 100 x 50 x 100 cm (CxLxA). Manual de ins- truções incluso. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica em território nacional.
CATMAT/CATSER:259240
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
6
R$8.970,00 FRONTEIRA SUL
29 5208013100070 UNIDADE 2 4 R$2.576,80 10.307,20 CARRO AUXILIAR DE TRANSPORTE PARA ECG
CARRO AUXILIAR DE TRANSPORTE PARA ECG E DESFIBRILADOR. FABRICADO COM CHAPAS METÁLICAS. MONTADO EM ESTRUTURA REFORÇADA EM PINTURA A PÓ DE BASE PLÁSTICA TEXTURIZADA DE ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, CORROSÃO E IMPACTO. POSSUI PRATE- LEIRA INTERMEDIÁRIA PARA INSTRUMENTOS E ACESSÓRIOS; QUATRO RODÍZIOS DE 4”, COM GIRO DE 360° E COM FREIOS NOS FRONTAIS; CESTA PARA ACESSÓRIOS. O CARRO AUXILIAR DEVE POSSUIR DUAS BANDEJAS. DIMENSÕES APROXIMADAS DO CONJUNTO: ALTURA 92 CM X LARGURA 49 CM X COMPRIMENTO 55 CM. BANDEJA SUPERIOR: 39,5 CM (L) X 36 CM (C), BANDEJA INFERIOR: 32 CM (L) X 36 CM (C); PESO LÍQUIDO: 17 KG. GARANTIA CONTRA DEFEI- TOS DE FABRICAÇÃO DE PELO MENOS 12 MESES DA ENTREGA. EQUIVALENTE E/OU SUPERI- OR: ECAFIX/CP-200.
CATMAT/CATSER:410837
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
4
R$10.307,20 FRONTEIRA SUL
30 5208007000616 UNIDADE 1 1 R$31.004,42 31.004,42 CENTRIFUGA DE BANCADA REFRIGERADA, COM ROTORES PARA TUBOS DE 50 ML E DE 100 ML
Especificação: Centrífuga refrigerada de bancada digital, com capacidade mínima para 8 tubo de 50 mL de forma angular, incluso rotor de 8 tubos para 50 mL, velocidade mínima de 5000 rpm para rotor angular; Siste- ma Microprocessado que controla a velocidade, tempo e temperatura do processo; Acionamento por inversor de freqüência que proporciona maior precisão de velocidade; Parada automática através de freio eletrodinâmico; Display LCD com iluminação interna, permite ao usuário a perfeita visualização de todos os parâmetros; Indi- cação direta: Velocidade (rpm), força centrífuga (g), tempo de processo (min/seg) e temperatura (°C). Veloci- dade de trabalho mínima de 3500 rpm para Rotor Horizontal - Força máxima = 2496 g; Velocidade de trabalho mínima de 5000 rpm para Rotor de Ângulo Fixo - Força máxima = 5241 g; Tempo de aceleração ajustável de aproximadamente 20 a 180 segundos; Tempo de frenagem ajustável de aproximadamente 30 a 180 segundos; Tempo de processo de aproximadamente até 99 minutos (com segundos); Temperatura de Trabalho aproximada

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
de - 10ºC a ambiente; Sistema de refrigeração livre de CFC com Isolação térmica assegurando pouca perda de temperatura; Possui capacidade de armazenar no mínimo 10 programas diferentes de processo; Sistema de alarme audiovisual indicando o fim do processo de centrifugação; Sistema de trava eletromecânica com acio- namento automático ao fim do processo de centrifugação; Sensor para interromper o processo de centrifugação caso ocorra desbalanceamento do rotor; Sensor da tampa não permite a partida com a tampa aberta; Em caso de abertura acidental da tampa, efetuará a parada do processo evitando riscos ao operador; Indicação de mensagem de desbalanceamento e tampa aberta; Pés de borracha para amortecimento de pequenas vibrações com regula- gem de altura e nível; Gabinete em resistente caixa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em epóxi texturizado eletrostático. Devem estar inclusos os seguintes opcionais: Rotor horizontal 4x100mL e rotor de ângulo fixo 8x50 mL, acompanhado de 8 tubos de 100 mL e 16 tubos de 50 mL, ambos com tampa com rosca. Dimensões externas aproximadas (LxPxA) de 930x650x450mm, com tolerância de 5% nesses valo- res. Bivolt ou 110V para os campi do Paraná e 220V para os campi de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação, assistência técnica permanente. Incluso manual de instruções de operação em português e certificado de garantia.
CATMAT/CATSER:443716
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$31.004,42 FRONTEIRA SUL
31 5208007000001 UNIDADE 1 1 R$3.453,63 3.453,63 CHAPA AQUECEDORA RETANGULAR, PLATAFORMA 30 X 40 CM EM ALUMÍNIO
Chapa aquecedora retangular, plataforma de aquecimento em alumínio de no mínimo 6mm de espessura, me- dindo 30 x 40 cm, com tolerância máxima de 10% para mais ou para menos, corpo em aço revestido com epóxi eletrostático, com interruptor geral e aviso luminoso indicando superfície aquecida, faixa de temperatura de 50°C a 300°C (ou superior), o controlador de temperatura deve mostrar as temperaturas em °C (não será aceito controladores apenas com números sequenciais), potência mínima de 1.500 watts. Cabo de força no padrão brasileiro de plugues e tomadas que atenda a ABNT NBR 14136, alimentação bivolt ou 220V. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação. Com assis- tência técnica em território nacional.
CATMAT/CATSER:452803
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$3.453,63 FRONTEIRA SUL
32 5208007000567 UNIDADE 1 1 R$8.280,00 8.280,00 CLOROFILÔMETRO (MEDIDOR ELETRÔNICO DE TEOR DE CLOROFILA).
Especificação: Clorofilômetro com sistema de medição não destrutivo, leitura no mínimo na 0 a 95; diferença ótica de no mínimo 02 comprimentos de onda; fonte de emissão por diodo; receptor fotodiodo de silicone; da- dos de medição apresentados em display LCD com no mínimo 02 dígitos; memória para no mínimo 25 conjun- tos de dados; alimentação por bateria; precisão mínima de /- 2,0 unidades SPAD (condições de sala), (valor SPAD entre 0 e 50); repetibilidade mínima de /- 1,0 unidades SPAD (valor SPAD entre o e 50); reprodutibili- dade mínima de /- 1,0 unidades SPAD. Deve acompanhar datalogger, cabo para descarregar os dados no com- putador e estojo para transporte. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação, assistência técnica permanente. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.
CATMAT/CATSER:443731
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$8.280,00 FRONTEIRA SUL
33 5208007000755 UNIDADE 1 1 R$7.117,83 7.117,83 COAGULÔMETRO MONOCANAL
Coagulômetro monocanal utilizado para determinação de todas as rotinas de coagulação: TP, TTPA, TT, Fibri- nogênio e demais fatores. Expressa os resultados de TP em Atividade(%), INR e Relação, e os de Fibrinogênio diretamente em concentração. Detector: Sistema fotométrico com agitador magnético. Possui bloco termostati- zado, bloco de alumínio com controle eletrônico de temperatura (37° C). Teclado com múltiplas funções. Pos-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
sui armazenamento de curvas de calibração para TP e Fibrinogênio, armazenando os últimos resultados. Ali- mentação: Bivolt ou 110V para os campi do Paraná e 220V para os campi de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação, assistência técnica permanente. Incluso manual de instruções de operação.
CATMAT/CATSER:440789
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$7.117,83 FRONTEIRA SUL
34 5208007000274 UNIDADE 1 1 R$2.197,00 2.197,00 COLORÍMETRO MICROPROCESSADO BANCADA
Display tipo LED de 3 dígitos, de alta estabilidade e reprodutibilidade, fotocélula de silício, escala de compri- mento de onda de 420nm a 660 nm, escala fotoelétrica de Transmitância: 0 a 100%T e Absorbância de 0 a 2ABS, precisão mínima de 3%, Fonte luminosa de 6V e 0,5A (Lâmpada de Tungstênio); potência de 20W, 220Volts, incluso 10 tubos de teste, 5 filtros de cristal óptico com 5 lentes diferentes comprimentos de onda, 2 lâmpadas, 2 fusíveis de 2A-250V, com capa p/ proteção; manual de instruções e certificado de garantia mínima de 9 meses.
CATMAT/CATSER:452892
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$2.197,00 FRONTEIRA SUL
35 5238005000001 UNIDADE 1 1 R$828,69 828,69 COMPRESSOR DE AR COM ACESSÓRIOS, MÍN. 1/3 HP, 2,8 BAR
Compressor de ar elétrico portátil com acessórios, Potência mínima de 1/3 HP, pressão 40 libras / 2,8 bar (ou melhor). Sistema pistolão, compressor de membrana, isento de óleo, motor monofásico com chave seletora de voltagem, alimentação: bivolt. Incluso no mínimo os seguintes acessórios: 1 mangueira de 3,5 metros (ou mai- or); Conectores e adaptadores necessários para perfeita utilização, 1 bico para limpeza; 1 pistola multiuso, 1 calibrador de pressão. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, assistência técnica em terri- tório nacional. Manual de instruções incluso.
CATMAT/CATSER:449468
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$828,69 FRONTEIRA SUL
36 5208007000126 UNIDADE 1 2 R$12.282,02 24.564,04 CONDUTIVÍMETRO DE BANCADA MICROPROCESSADO
Condutivímetro de bancada microprocessado com as seguintes especificações: Medidor de condutividade/ resis- tividade/ concentração/ salinidade/ std/ cinzas display alfanumérico, saída digital RS 232, alimentação110/220V (50/60 Hz), calibração e check automáticos, para soluções aquosas e alcoólicas. Requisitos mínimos: medição de condutividade variando de 0,01 US/cm a 2 uS/cm, resistividade 0,5 ohms x cm a infinito, cinzas 0 a 20 %, salinidade 0 a 80ppt, STD 0 a 10000ppm de NaCl ou CaCO3, compensação automática de temperatura de -20 a 120 ºC. Incluso: célula de condutividade, célula de temperatura, suporte para braço articulado, solução padrão de condutividade 1,413 Us/cm. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, assistência técnica em território nacional. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia.
CATMAT/CATSER:109665
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
2
R$24.564,04 FRONTEIRA SUL
37 3035006000174 UNIDADE 1 1 R$1.193,93 1.193,93 CONJUNTO MOLECULAR PARA O ENSINO DE QUÍMICA INORGÂNICA/ORGÂNICA, MÍNIMO 500 ÁTOMOS
Conjunto molecular de química inorgânica/orgânica. O conjunto deve possuir, no mínimo, 500 átomos. Os

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
átomos devem ser constituídos de núcleos de plástico com conectores para peças de ligação plásticas fixadas em ângulos corretos, obedecendo as geometrias moleculares. Apresentar os ângulos de ligação gravados nos átomos. As cores dos átomos devem indicar os elementos (carbono, halogênios, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e metal). Deve possibilitar a montagem de compostos de carbono, estruturas anelares, carboidratos, polímeros, isômeros ópticos e íons complexos.
CATMAT/CATSER:484433
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$1.193,93 FRONTEIRA SUL
38 5239002100001 UNIDADE 1 2 R$6.155,69 12.311,38 CONJUNTO MOTOBOMBA MULTIESTÁGIO PARA ÁGUA FRIA, POTÊNCIA 4 CV.
CONJUNTO MOTOBOMBA MULTIESTÁGIOESTÁGIO. VAZÃO MÍNIMA: 4,4 M³/H EM 100 M.C.A. POTÊNCIA: 4 CV. ALIMENTAÇÃO TRIFÁSICA/BIVOLT (110/220V). BOCAIS COM ROSCA. CARA- COL DA BOMBA EM FERRO FUNDIDO. ROTOR FECHADO DE ALUMÍNIO. MOTOR ELÉTRICOS COM PROTEÇÃO IP55, 2 PÓLOS, 60HZ. DIÂMETRO DE SUCÇÃO: 1”; DIÂMETRO RECALQUE: 1”. DIÂMETRO MÍNIMO DO ROTOR: 94 MM. CERTIFICADO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO DE LARANJEIRAS DO SUL-PR. EQUIVALENTE OU SUPERIOR A ME-AL 1640V/ SCHNEIDER.
CATMAT/CATSER:443898
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
2
R$12.311,38 FRONTEIRA SUL
39 5208007000050 UNIDADE 1 2 R$958,85 1.917,70 CONTADOR DIFERENCIAL DE CÉLULAS, 12 TECLAS.
Especificações: Contador diferencial de células sanguíneas, com 12 teclas, sendo 10 para contagem de células e 2 para funções. Resultados em valores absolutos ou relativos, cálculo dos índices hematimétricos (VCM, HCM e VHCM) a partir dos valores de hemácias, hemoglobina e hematócrito. Contagem separada dos eritroblastos. Bloqueio de contagem com sinalização visual e sonora ao atingir 100 células contadas, confeccionada em chapa de aço com acabamento em epóxi de alta temperatura e resistência ou em ABS resistente, Interruptor li- ga/desliga e visor digital. Frequência 60 Hz. Alimentação: Bivolt ou 110V para os campi do Paraná e 220V para os campi de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com assistência técnica em território nacional. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. CATMAT/CATSER:419221
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
2
R$1.917,70 FRONTEIRA SUL
40 5230004100001 UNIDADE 1 1 R$756,24 756,24 CONTROLADOR DE CARGA MPPT COM DISPLAY
TENSÃO NOMINAL DO SISTEMA 12/24V (AUTOMÁTICO), CORRENTE DE CARGA DE 60A E COR- RENTE DE DESCARGA DE 60A, MÁXIMA TENSÃO DA BATERIA 32V, TENSÃO MÁXIMA DO SIS- TEMA 50V, COMPATÍVEL COM BATERIA SELADA, GEL, VENTILADA, COM VISOR PARA LEITU- RA DAS CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO, BITOLA PERMITIDA PARA CABO DE 22 MM², ATERRA- MENTO COMUM POSITIVO, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO NA FAIXA -25°C ATÉ +55°C, PROTE- ÇÃO CONTRA POEIRA E UMIDADE, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E MÍNIMO DE 1 ANO DE GARANTIA. COM SELO DO INMETRO APROVANDO O DESEMPENHO DO PRODUTO E CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM.
CATMAT/CATSER:366027
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$756,24 FRONTEIRA SUL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
41 5208007000546 UNIDADE 2 4 R$8.351,32 33.405,28 CUBA PARA ELETROFORESE VERTICAL, 7 X 8 CM A 10 X 11 CM.
Sistema completo para eletroforese vertical, para preparo e corrida simultânea de 2 géis de poliacrilamida de no mínimo 7,0 x 8,0 cm e no máximo 10 x 11 cm. O sistema não pode permitir o vazamento do gel durante a sua polimerização, nem permitir o vazamento do tampão durante a corrida. O sistema deve conter TODOS os com- ponentes que se fizerem necessários para o perfeito preparo e corrida de 2 géis simultaneamente, com as se- guintes especificações e quantidades mínimas: Cuba em acrílico de alta transparência (deve permitir fácil acompanhamento da corrida); Tampa da cuba com os cabos conectores seguindo o padrão de voltagem (verme- lho e preto) compatíveis com as fontes de eletroforese padrão de mercado; Módulo de montagem e corrida (que irá sustentar os géis); 2 pares de Placas de vidro com no mínimo 2 mm de espessura (2 placas entalha- das/recortadas e 2 placas quadradas) e com tamanho aproximado de 10 x 10 cm; Espaçadores para preparação de 2 géis simultaneamente na espessura de 1,5 mm (fixados nas placas de vidro); 2 pentes de 10 a 12 dentes e 2 pentes de 15 a 16 dentes, ambos com espessura de 1,5 mm. Independente da marca, deverá acompanhar todos os acessórios necessários para a montagem, polimerização e corrida dos géis (presilhas, grampos, base de mon- tagem do gel com aparador de silicone, borrachas de vedação, placa intermediária/modelo, etc.). Garantia mí- nima de 12 meses contra defeitos de fabricação, assistência técnica em território nacional. Incluso manual de instruções de operação, que deve informar o limite de tensão suportado na corrida.
CATMAT/CATSER:411502
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
4
R$33.405,28 FRONTEIRA SUL
42 5208007000599 UNIDADE 1 1 R$6.829,66 6.829,66 DATALOGGER 128 CANAIS PARA OPERAÇÕES MATEMÁTICA
Especificações: 8 canais analógicos. Deve aceitar termopares J, K, T, N, R, S, Pt100, Pt1000, 0 a 20 mV , 0-50 mV, 0-20 mA e 4 a 20 mA. Interface Ethernet 10/100 com DHCP,DNS,SMPT,HPTT,FTP e Mod Bus. Conver- sor A/D 24 Bits. Taxa de aquisição: até 1000 amostras/s. Exatidão: 0,20% da escala ou \u2013 1ºC para termo- pares. 8 canais digitais configurados. 2 saidas a rele. Interface RS 485 mestre escravo Modbus. 128 canais para operações matematicas e lógicas. Coleta de dados disponível por pen drive, usb, e Modbus. Com até 32 alarmes configuráveis. Saída para alimentação de até 8 transmissores 4 \u2013 20 mA. Certificado CE e UL. Com sof- tware de controle e supervisão para leitura e armazenamento de dados, com registro de dados confiáveis sem alterações principais dos dados e banco de dados certificado para validação dos resultados. Software com licen- ça de uso e aplicativo construído de forma a apresentar os dados reais instantâneos na tela de comando de um computador, com demostrativo do sistema de geração de informações. Sistema de cálculos das variações com registros arquivado. Gráficos de monitoramento das variáveis e relatórios periódicos. Manual de instala- ção/montagem. Assistência técnica no Brasil. Certificado de garantia de 1 anos contra defeitos de fabricação. CATMAT/CATSER:43575
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$6.829,66 FRONTEIRA SUL
43 5208023100077 UNIDADE 1 1 R$151.680,21 151.680,21 DENSÍMETRO DIGITAL DE BANCADA
ESPECIFICAÇÃO: DENSÍMETRO FABRICADO COM MATERIAL RESISTENTE A SOLVENTES INORGÂNICOS, COM INTERFACE RS232, USB E LAN; VISANDO EVITAR PROBLEMAS DE COR- ROSÃO NO EQUIPAMENTO, DISPÕE DAS SEGUINTES FUNÇÕES JÁ EMBUTIDAS NO DENSÍME- TRO: DENSIDADE, BRIX, ENTRE OUTRAS. FAIXA DE MEDIÇÃO MÍNIMA DE DENSIDADE DE 0 A 1,999G/CM3, EXATIDÃO MÍNIMA DE 0,001G/CM3, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,0001G/CM3. REPE- TIBILIDADE DO DESVIO PADRÃO MÍNIMA DE 0,0005G/CM3, POSSUI COMPENSAÇÃO AUTOMÁ- TICA DE TEMPERATURA NO MÍNIMO NA FAIXA ENTRE 0 E 40ºC, COM EXATIDÃO MÍNIMA DE ± 0,2ºC E REPETIBILIDADE DO DESVIO PADRÃO MÍNIMO DE MAIS OU MENOS 0,1ºC. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERRITÓ- RIO NACIONAL. INCLUSO MANUAL DE INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E CERTIFICADO DE GA- RANTIA. Equivalente ou superior a DMA 4100 M /Anton Paar.
CATMAT/CATSER:25011

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$151.680,21 FRONTEIRA SUL
44 5208013000130 UNIDADE 1 2 R$13.025,03 26.050,06 DESFIBRILADOR, CARDIOVERSOR, ECG E MARCAPASSO
Equipamento para realizar desfibrilação/ cardioversão a pacientes acometidos de taquicardias, bradicardias e reverter arritmias de fibrilação ventricular, além de monitoração de ECG e frequência cardíaca. Deve apresentar monitor de cristal líquido colorido para visualização dos parâmetros de ECG, Marcapasso, Modo DEA (desfi- brilador externo automático), visualização de status de bateria, alarmes, parâmetros de programação pré e pós- choque, indicação da energia selecionada para disparo e indicador de impedância e contato das pás. Deve ter desfibrilação na forma de onda Exponencial Truncada Bifásica, com carga de 1 a 200 Joules, com instruções de operação no próprio painel do cardioversor. A seleção de energia deve ser realizada em botão no painel frontal; o comando de carga em botão no painel frontal ou nas pás externas; comando de choque em botão no painel frontal ou nas pás externas. Para promover desfibrilação infantil externa, as escalas de estimulação devem estar entre 1 e 50 Joules; para desfibrilação adulto/ externa as escalas de estimulação devem estar entre 1 a 200 Jou- les. Deve possuir sistema de segurança que limita a energia máxima em 50J com pás internas ou infantis. O tempo máximo de carga deve ser de 6 segundos para estímulos de 200J. Deve emitir sinal sonoro indicando equipamento carregando e carga completa, além de nível de carga indicado no display. Cardioversão, quando em \u201Cmodo sincronizado\u201D, realiza disparos com o tempo de entrega de energia <60ms. A bateria deve ser removível e recarregável (alimentação de 100 a 265 V). A duração da bateria não deve ser inferior a 3 horas no modo monitor ou 140 choques em 200 joules; o tempo de carga completa para bateria totalmente des- carregada deve ser igual ou inferior a 8 horas; a vida útil da bateria deve se de no mínimo 500 ciclos. No modo DEA, dispõe de comando de voz e texto apresentados em display, que instrui o socorrista/profissional durante a sequência da ressuscitação de acordo com a Guideline 2010/ American Heart Association, possui sistema auto- mático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS e identifica arritmias malignas (taquicardia ventricu- lar, fibrilação ventricular) que necessitam de desfibrilação, informando se há necessidade ou não do disparo. A estimulação entregue em modo DEA deve ser configurável com choques entre 100 e 200 J. Deve estar equipado com Marcapasso externo transcutâneo não invasivo (de demanda e assíncrono, com comutação para modo de emergência). O marcapasso do cardioversor entrega ao paciente estímulos que variam de 30 a 200 pulsos por minuto, no modo assíncrono. Pode-se programar a frequência, amplitude e largura dos pulsos com o objetivo de obter uma estimulação confiável. Deve apresentar comando de sincronização em botão no painel frontal. Apa- relho deve conter memória interna do tipo flash. Deve possuir conector USB para acesso aos dados armazena- dos, podendo ser plugado diretamente ao computador. Deve acompanhar o aparelho: um cabo auxiliar para aterramento e equalização de potencial; um cabo USB; um conjunto de pás para desfibrilação externa adulto e um conjunto infantil; um conjunto de pás para desfibrilação interna adulto e um conjunto infantil; um cabo de ECG 5 vias. Deve ocorrer o fornecimento de todos os cabos, conectores, acessórios, indispensáveis ao funcio- namento, além de montagem e instalação do equipamento. O conjunto composto pelo aparelho e os acessórios deve ser portátil pesando até 10 Kg, além disso deve ter bolsa de transporte e armazenamento. Todos os acessó- rios compatíveis com o aparelho na configuração descrita. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, assistência técnica permanente no Brasil. Incluso manual de instruções de operação em português e certificado de garantia. Produto deve possuir registro na ANVISA/MS.
CATMAT/CATSER:433496
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
2
R$26.050,06 FRONTEIRA SUL
45 5208007000317 UNIDADE 1 1 R$11.773,67 11.773,67 DESTILADOR DE NITROGÊNIO (TUBOS MICRO E MACRO).
Especificação: Destilador de Nitrogênio (Tubos Micro, Macro e Balões Micro) com gabinete em aço inox AI- SI304, controle de temperatura eletrônico, potência da resistência 1500 Watts, caldeira em vidro borossilicato embutida com enchimento semiautomático com capacidade igual ou maior que 2 litros, sensor para indicação do nível da caldeira, dispositivo de segurança para visualização do nível da caldeira, protetor em acrílico na parte frontal, resistência espiral blindada em aço inox AISI 304, vidrarias com conexão tipo Kjeldhal com copo dosador e válvula Stpo-flow em vidro borossilicato. Podem ser acoplados tubos micros 25X250mm, tubos ma-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
cros 50x250mm. Deve acompanhar 1 tubo micro de 25x250mm com orla em vidro borossilicato e 02 fusíveis extras. Alimentação: Bivolt ou 110V para os campi do Paraná e 220V para os campi de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação, assistência técnica permanente. Ma- nual de instruções incluso.
CATMAT/CATSER:463763
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$11.773,67 FRONTEIRA SUL
46 5208007000006 UNIDADE 1 1 R$6.526,42 6.526,42 DIGESTOR DE AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE DQO
Especificação: Estrutura: caixa em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica em epoxi - isolamento em fibracerâmica - bloco de alumínio com 25 furos para tubos de DQO medindo 16 mm de diame- tro e 105 mm de altura com tampa (acompanham 25 frascos para DQO com tampa) - protecao contra vento e contenção de estilhaços na eventual ruptura de tubos de reação, em aço inox AISI 304. Garra para retirada e colocação do bloco. Termostatização: - aquecimento por contato entre a resistência e o bloco de alumínio inter- cambiável, do tipo resistência encapsulada na base do bloco de alumínio, com furos tipo casulo, controlador de temperatura digital microprocessado tipo PID, sensor PT 100. Faixa de trabalho temperatura ambiente até 200ºC. Resolução da temperatura: /-2ºC, estabilidade da temperatura: /-1ºC. Temporizador incorporado ao con- trolador, com 05 a 09 rampas e patamares de aquecimento, com desligamento automático e alarme sonoro, programável até 999 horas. Alimentação: Bivolt ou 110V para os campi do Paraná e 220V para os campi de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação, assistência técni- ca permanente. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. CATMAT/CATSER:416813
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$6.526,42 FRONTEIRA SUL
47 5208013100089 UNIDADE 1 1 R$57.933,33 57.933,33 EMISSOR DE RAIO-X DIAGNÓSTICO PORTÁTIL VETERINÁRIO
EMISSOR DE RAIO-X DIAGNÓSTICO PORTÁTIL VETERINÁRIO. APARELHO PORTÁTIL COM AL- ÇA DE TRANSPORTE E CASE. COLIMADOR COM LUZ BRANCA E PONTEIRA LASER. CAIXA BLINDADA E COMANDOS DIGITAIS ACOPLADOS, DISPARADOR REMOTO. FAIXA USO DE 40 A 100KV (AJUSTE DE 1 KV), ATÉ 60MA. FAIXA DE MAS DE 0,4MAS A 100MAS. DISPLAY REVERSO COM ATÉ 8 PROGRAMAÇÕES DE MEMÓRIA. ALIMENTAÇÃO 220V. POTÊNCIA DO TUBO DE 3,2KV. PESO TOTAL MÁXIMO 14KG. PONTO FOCAL DE 2,0MM. DEVE ACOMPANHAR MANUAL EM PORTUGUÊS, TERMO DE GARANTIA DE, NO MÍNIMO, 01 ANO. DEVERÁ SER FORNECIDO TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, CASO NECESSÁRIO, PRESENCIAL OU ONLINE, LOGO APÓS A ENTREGA.
CATMAT/CATSER:411468
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$57.933,33 FRONTEIRA SUL
48 5208013100056 UNIDADE 1 1 R$238.333,33 238.333,33 EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PARA RADIOLOGIA, OBSTETRÍCIA E VASCULAR (NÃO PORTÁTIL), TRANSPORTÁVEL MONTADO SOBRE RODÍZIOS E SISTEMA DE FREIOS. Especificações Técnicas (Características Mínimas): Sistema de ultrassom completamente digital, com no míni- mo 470.000 canais digitais de processamento para ultrassonografia diagnóstica com software Windows para aplicações em exames de medicina interna, obstetrícia /ginecologia, pequenas partes (mama, tireóide, músculo esquelético, etc.), vascular (cerebral, periférico, abdominal); cardiologia transcraniano, transfontanela, com teclado alfa numérico. O sistema ergonômico deverá ter ao menos ajuste de altura no console e tela digital “touch screen” de no mínimo 10”, para acesso a funções secundárias e facilidade operacional. Deve ter no mí- nimo 50 programações de ajustes de imagens permitindo a otimização do aparelho para cada tipo de exame de acordo com a solicitação deseus usuários. Monitor colorido de LCD de alta resolução com no mínimo 21” (vin-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
te e uma); Modo B; Modo BB; Modo M; Modo M em tela inteira; Modo BM; Modo Doppler Colorido; Modo Power Doppler Angio; Modo Power Doppler Direcional; Modo Doppler Pulsado; Modo Triplex Modo Doppler Tecidual (espectral e colorido); HPRF (Alta frequência e repetição de fluxo –Doppler pulsátil);  Todos os modos básicos de imagem B, M e Doppler pulsado devem permitir colorização, ou seja, alterar a escala de cinza para escalas coloridas (colorize). Controles de Imagens: Profundidade pelo menos 30 cm TGC/STC com pelo menos 8 potenciômetros para ajuste da curva de ganho (STC); Zoom, tempo real e congelado (central e setorial); Cine: >2000 quadros para imagem no modo bidimensional Frame rate >1000 quadros por segundo Faixa dinâmica (Dynamic Range)>200dB Imagem trapezoidal em tempo real para transdutores lineares; Incli- nação independente da imagem modo B, Doppler pulsado e Doppler colorido para o transdutor linear; Análises necessárias: O equipamento deverá permitir realização de medidas e anotações em imagens armazenadas; Colo- rização do modo B, Modo M e Doppler Espectral; Cálculos automáticos e apresentação dos resultados na fun- ção Doppler espectral; Dual display (B+BC) em tempo real e simultâneo; Imagem de Segunda Harmônica de Tecido e Inversão de Pulso. Software de composição espacial de imagens com feixes entrelaçados com no mí- nimo 05 linhas de visão e Speckle Reduction; Software para avaliação automática da camada média-intimal da carótida; Harmonização automática de ganho para o modo bidimensional (ganho geral, ganho de profundidade e ganho lateral) através de um botão e ajuste automático do espectro Doppler (escala e linha de base) também através de um botão; Pacote de Medidas: Pacote de medidas para cardiologia, vascular e obstetrícia; Modo B: distância, volume, área, circunferência, ângulo, estenose, função do VE; Modo M: tempo, distância, aceleração, frequência cardíaca, função do VE; Modo Doppler: velocidade, tempo, aceleração, frequência cardíaca, Relação Sístole/Diástole, Índice de Resistência, Índice de Pulsatilidade com traçado automático, volume de fluxo, Gra- diente de pressão, “Pressure Halt Time”, IR e IP com traço automático; Possibilidade de inclusão de novas medidas, fórmulas e tabelas. Possibilidade de atualizações futuras para outras funções quando necessário: Sof- tware 4D com transdutores dedicados (convexo, linear e endocavitário); Software para elastografia, análise qualitativa e quantitativa; Upgrade futuro para software de cardiologia com transdutor setorial dedicado e pos- sibilidade de conexão para transdutor transesofágico na mesma plataforma; Armazenamento e Conectividade: Exportar imagens e vídeos em formato DICOM com visualizador automático (sistema operacional Windows) ou Conversão das imagens DICOM para todos os formatos PC; Exportar imagens e vídeos em formato compa- tível com o sistema operacional Windows. (BMP ou PNG ou JPEG ou MPEG4 ou AVI); HD >500 GB; Grava- dor CD/DVD, integrado ao equipamento; O equipamento deve possuir sistema operacional Windows , Impres- são direta de imagens (formato laudo) para impressora USB com possibilidade de ajuste de imagens por página; Saída USB para gravação em pente de memória, no mínimo 04; Saídas de vídeo composto, super-vídeo, DVI- D, ethernet, RS232C. DICOM; Media Storage, Verification, Print, Storage, Storage/Commitment, Worklist, Query –Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting. No mínimo 03 (três) portas ativas para conexão de 03 transdutores universais, selecionáveis pelo painel, ligados diretamente ao apa- relho sem adaptadores, sem considerar o conector tipo caneta para Doppler cego (pedoff); Todos os transduto- res devem ser aptos a utilizar os modos de imagem B, M, Color Doppler e Doppler Pulsado; Seleção eletrônica de transdutor e seleção de frequência pelo painel de comando abrangendo as faixas indicadas (considerar varia- ção de freqüência de 01 MHz para cima e para baixo). Os transdutores devem ser multifrequenciais, banda larga e permitir a seleção de no mínimo 06 diferentes frequências para o modo 2D. 01 Transdutor endocavitário ele- trônico multifrequencial e banda larga com frequências de 5 a 9 MHz, abertura mínima de 145° com no mínimo 120 elementos (cristais), aceitando variação de +/- 01 Transdutor convexo eletrônico multifrequencial e banda larga com frequências de 2 a 6 MHz, abertura mínima de 70°. 01 Transdutor Linear eletrônico multifrequencial e banda larga com frequências de 5 a 12 MHz, com no mínimo 120 elementos (cristais) Acessórios: Nobreak compatível com o equipamento; Impressora Laser Color Compatível; Alimentação: Equipamento Bivolt - 127 / 220 VAC – 60 Hz ou 110V para os campi do estado do Paraná ou 220V para os campi dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul; Treinamento de operação de no mínimo 4 horas para até 4 servidores ministrado no local de entrega. Garantia mínima de 12 meses, assistência técnica em território nacional. Deve acompanhar manual de uso e operação e certificado de garantia. Registro na ANVISA/MS.
CATMAT/CATSER:463429
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$238.333,33 FRONTEIRA SUL
49 5208023000006 UNIDADE 1 1 R$4.623,68 4.623,68 ESCLERÔMETRO DE IMPACTO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
Esclerômetro de impacto tipo Schmidt modelo N, para determinar de forma não destrutiva o valor da resistência à compressão do concreto, com bigorna para aferição do esclerômetro fabricada em aço maciço. Possui pastilha com dureza padrão e guia, com peso: 19,60 Kg, manual de instruções e calibração. CATMAT/CATSER:442986
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$4.623,68 FRONTEIRA SUL
50 5204010000002 UNIDADE 1 1 R$7.477,91 7.477,91 ESTAÇÃO METEOROLÓGICA AUTOMÁTICA
Especificação: Estação Meteorológica Automática com armazenamento de dados de: temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido, umidade relativa, precipitação pluviométrica, temperatura superficial do solo, velocidade e direção do vento, radiação solar e pressão barométrica. Temperatura - resolução 0.1°C, faixa -15° a 50°C; Umidade - resolução 1%, faixa 0 a 100%; Radiação solar - resolução 1W/m², faixa 0 a 1800 W/m²; Direção do vento - resolução 1º, faixa 0 a 360°; Velocidade do ar - resolução 0.1m/s, faixa 1 a 80 m/s; Pressão barométrica - resolução de 5 mbar, faixa 400 a 1100 mbar. Alimentação por bateria e energia solar. Deve acompanhar software para descarregar dados e certificado do INMETRO. Garantia mínima de 02 anos CATMAT/CATSER:150938
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$7.477,91 FRONTEIRA SUL
51 5204003000009 UNIDADE 1 1 R$20.907,43 20.907,43 ESTAÇÃO TOTAL DE TOPOGRAFIA
Com as seguintes especificações mínimas: Precisão angular de 5s(cinco segundos) ou melhor; Leitura mínima de 1s (um segundo); Precisão linear com prisma de 2,0 mm +2 ppm; Precisão linear sem prisma de 3,0 mm +2 ppm; Alcance mínimo de 3.500 m com 01 prisma; Capaz de realizar medição sem uso de refletores de até 400 m ou mais; Teclado alfanumérico expandido; Com possibilidade de entrada de caracteres alfanuméricos e lista de código; Compensador automático nos 2 eixos do aparelho; Proteção contra água e poeira (IP66); Luneta com aumento de 30 vezes; Coletor interno para no mínimo 24.000 pontos fixos; Equipamento com parafusos de chamada com rosca sem fim ou finita, para aparelhos com trava ou sem trava; Prumo laser; Menus gráficos totalmente em português; Aplicativos mínimos Levantamento com codificação, locação 2D e 3D, linha entre pontos, linha de referência, área ou volume, estação livre, transporte de cota e elevação remota; Conjunto de bateria/as removíveis e recarregáveis para trabalhar no mínimo por 20 horas; Cabo para descarregar dados co- nexão USB do mesmo fabricante; Manual de instruções em português. Com os seguintes acessórios inclusos: a) Tripé de Alumínio (01 und); b) Prismas com porta-prisma (02 und); c) Bastões telescópicos de 2,6 metros (02 und); d) Baterias removíveis e recarregáveis; e) Cabo conexão USB; f) Software para descarregar os dados da estação total (01 und). Nota Importante: Certificado de calibração e garantia de no mínimo 02 anos. A contrata- da deverá ministrar treinamento presencial para professores e técnicos em local a ser definido pela Instituição, em todas as funcionalidades dos equipamentos e softwares, com duração mínima de 16 horas para no mínimo 05 (cinco) participantes, para cada campus solicitante.
CATMAT/CATSER:102687
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$20.907,43 FRONTEIRA SUL
52 5208007000047 UNIDADE 1 1 R$11.201,99 11.201,99 ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO COM RENOVAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE AR, 150LITROS
Especificações: Estufa de secagem e esterilização com Renovação e Circulação de Ar, 150Litros. Estrutura Interna: em aço inox polido AISI 304 ou 430. Estrutura Externa: Chapa de aço carbono SAE 1020 com trata- mento anticorrosivo, pintura eletrostática e isolamento térmico. Pés: Pés niveladores de uso em bancada. Porta: Chapa de aço carbono 1020 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática a pó, guarnição de silicone em todo perímetro e trinco tipo maçaneta. Isolamento Térmico: Isolação térmica em lã de vidro em todas as laterais e porta. 01 porta com vedação perfil de silicone. Dimensões internas aprox. (L x P x A) 600 x 500 x 500mm.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
Volume mín.: 150 litros. Comunicação: Saída 4 a 20 mA para registro e monitoramento de temperatura via software/data logger. Prateleiras: no mínimo 4 suportes para prateleiras, sendo fornecidas 4 prateleiras em inox. Suporte para termômetro. Sistema de circulação de ar: ventilação interna motorizada de baixo ruído no sentido horizontal. Controlador de temperatura microprocessado PID com indicação digital de quatro dígitos, Resolu- ção de 0,1ºC. Temperatura de trabalho: ambiente +7ºC a 200ºC (ou melhor). Sensor de temperatura tipo PT 100 ou tipo J, resistências aletadas em inox. Sistema de proteção contra superaquecimento ajustado pelo operador por termostato eletromecânico. Certificados: Certificado de calibração do controlador de temperatura pela RBC (Rede Brasileira de Calibração). Acompanha: Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos confor- me normas ABNT NBR atualizadas. Alimentação: Bivolt ou 220V. Manual de instrução em português e Certi- ficado de garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, assistência técnica no Brasil. CATMAT/CATSER:414645
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$11.201,99 FRONTEIRA SUL
53 5208007000209 UNIDADE 1 1 R$16.531,52 16.531,52 EVAPORADOR ROTATIVO MICROPROCESSADO, MÍN. 50 A 199 RPM
Evaporador Rotativo Microprocessado, base estável, construído em chapa de aço com revestimento em epóxi eletrostático anticorrosivo, sistema com regulagem de velocidade de 50 a 199 rpm (ou melhor), banho maria incorporado a base do aparelho com controlador de temperatura microprocessado de ambiente +7ºC a 120°C (ou melhor), potência de aquecimento: 1000 Watts (ou melhor); motor com acionador silencioso montado em monobloco, com regulagem de inclinação e distância; condensador em borosilicato reforçado e com grande área de evaporação; serpentina dupla com entrada e saída da água de refrigeração, torneira para introdução da amos- tra e oliva para aplicação do vácuo, eixo fixo passante giratório de vidro borosilicato centralizado, balão recep- tor em borosilicato esférico capacidade de 1 L, com junta 24/40 esmerilhada; balão de evaporação tipo pêra em borosilicato, capacidade de 1 L, com junta 24/40 esmerilhada; conjunto de vidraria e retentor pode trabalhar sob vácuo máximo de 760 mm de Hg ou 1 Torr; pinças dos balões em material reforçado; tubo de PTFE para ali- mentar direto do exterior o balão de evaporação utilizando o vácuo para sucção. Permite adaptar dispositivo tipo aranha para uso de evaporação com balões menores. Possui sistema que possibilita controle de refluxo e retirada de produtos condensados durante o processo. Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, acompanha todos manípulos de regulagem, pinças, 01 conjunto de vidrarias (01 balão em borosilicato esférico, capacidade de 1 L, com junta 24/40 esmerilhada, 01 balão de evaporação tipo pêra, em borosilicato, capacidade de 1 L, com junta 24/40 esmerilhada). Incluso manual de instruções e certificado de garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Com assistência técnica em território nacional. Equivalente ou superior à Quimis Ref. Q344M.
CATMAT/CATSER:212574
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$16.531,52 FRONTEIRA SUL
54 5240001100002 UNIDADE 1 1 R$1.815,50 1.815,50 FERRAMENTA MULTIFUNCIONAL: ROÇADEIRA, COM LÂMINA E FIO, E CULTIVADOR DE SOLO
Roçadeira manual a gasolina multifuncional com os seguintes acessórios: roçadeira, com lâmina e fio; motopo- da para galhos; poda para folhagem; e cultivador de solo para capina. O equipamento deve ser composto por um motor com um haste (dentro da qual passa o eixo cardan) em que na ponta deve haver um sistema de encaixe rápido dos diversss acessórios que o acompanha . As ferramentas multifuncionais que acompanham o equipa- mento devem ser individuais, uma com lâmina para roçada, outra com fio para roçada, outra com a motopoda (com sabre e corrente) para galhos com ajuste de ângulo (variação mínima de 90 graus), outra com a poda para folhagens e outra com um cultivador de solo. A ferramenta cultivador de solo deve ser composta por quatro discos verticais, dois de cada lado do eixo, dentados e com dentes desencontrados (um inclinado para um lado e outro para o outro) e, acima do discos, deve haver uma placa protetora para evitar que o operador seja atingido por corpos lançados pelos discos rotatórios. O equipamento necessitar ter, no mínimo, 30 cilindradas, peso aproximado de 5 a 6 kg e potência mínima de 1,3 kW. Necessitar ter um cabo circular com limitador; e sistema antivibratório; precisa acompanhar um cinto para o suporte do equipamento. Equipamento de referência KA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
120 R Stihl CATMAT: 319299
CATMAT/CATSER:319299
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$1.815,50 FRONTEIRA SUL
55 5234004000001 UNIDADE 1 1 R$14.108,54 14.108,54 GERMINADOR DE SEMENTES (CÂMARA GERMINAÇÃO)
Especificação: Germinador de sementes, com temperatura automática controlada por termostato de precisão, porta inteiramente de vidro com câmara dupla para melhor visibilidade e entrada de luz, parte superior também de vidro, possibilitando a execução de testes de germinação com a luz do dia ou no escuro, 5 prateleiras em aço inox, para prevenir qualquer efeito tóxico que retarde a germinação. Dimensões internas aproximadas: 55 cm de profundidade, 57 cm de largura e 79 cm de altura. Dimensões externas aproximadas: 80 cm de profundidade, 80 cm de largura. Alimentação bivolt ou 110 V para os campi do Paraná e 220 V para os campi de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Incluso manual de instruções e operação, certificado de garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.
CATMAT/CATSER:256999
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$14.108,54 FRONTEIRA SUL
56 5218004000050 UNIDADE 1 1 R$148,74 148,74 GLOBO FÍSICO/RELEVO PLANETA TERRA, DIÂMETRO 30CM, ESCALA 1:42.000.000
Globo terrestre político com 30 cm de diâmetro, que representa o planeta Terra em agrupamentos dos países por gama de cores que determinam os limites entre continentes. Escala 1:42.000.000. Apresenta correntes oceânicas quentes e frias. Altitudes, picos e profundidades oceânicas em metros. Com base de plástico. CATMAT/CATSER:29491
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$148,74 FRONTEIRA SUL
57 5208007000591 UNIDADE 1 1 R$1.383,00 1.383,00 HOMOGENEIZADOR ELÉTRICO DE SANGUE PARA 26 TUBOS.
Homogeneizador horizontal com movimento de 360º em torno do eixo, capacidade mínima de 26 tubos de 12 a 13 mm de diâmetro, com controle eletrônico de velocidade regulável entre no mínimo 10 a 25 rpm, confeccio- nado em chapa de aço revestida com pintura eletrostática (epóxi), garras em aço inoxidável fixadas a um supor- te de alumínio polido ou aço inox. Alimentação: Bivolt ou 110 V para os campi do PR e 220 V para os campi do RS e SC. Com assistência técnica em território nacional. Incluso manual de instruções de operação em por- tuguês e Certificado de garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. CATMAT/CATSER:453550
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$1.383,00 FRONTEIRA SUL
58 5208007100079 UNIDADE 1 1 R$134.141,33 134.141,33 HOMOGENEIZADOR TURRAX - VOLUME 1 A 2000 ML
HOMOGENEIZADOR TIPO TURRAX PARA DISPERSÃO, PARA VOLUMES DE 1 A 2000 ML, PARA VELOCIDADES SUPERIORES A 8.000 RPM E LIMITE DE VISCOSIDADE DE ATÉ 5.000 MPAS, COM AJUSTE DE VELOCIDADE VARIÁVEL. PARA USO MANUAL. DEVE ACOMPANHAR: A) ELEMEN- TO DISPERSOR PARA TRABALHOS DE 100 A 2.000 ML E TAMANHO DE PARTÍCULA DE 5 A 25 µm (SUSPENSÃO) E DE 1 A 5 µm (EMULSÃO) B) ELEMENTO DISPERSOR PARA TRABALHOS DE 10 A 1.500 ML E TAMANHO DE PARTÍCULA DE 10 A 50 µm (SUSPENSÃO) E DE 1 A 10 µm (EMULSÃO). C) ELEMENTO DISPERSOR PARA TRABALHOS DE 100 A 2.000 ML E TAMANHO DE PARTÍCULA DE 5 A 25 µm (SUSPENSÃO) E DE 1 A 5 µm (EMULSÃO). D) ELEMENTO DISPERSOR PARA TRABA-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
LHOS DE 50 A 2.000 ML E TAMANHO DE PARTÍCULA DE 15 A 50 µm (SUSPENSÃO) E DE 1 A 10 µm. E) MUFA DE FIXAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO COM FAIXA DE FIXAÇÃO ENTRE 6 E 16MM. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT OU 110V PARA OS CAMPI DO PR E 220V PARA OS CAMPI DE SC E RS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERRITÓRIO NACIONAL E MANUAL DE INSTRUÇÕES. EQUIVALENTE E/OU SUPERIOR A IKA MODELO T25 + S25N-25F + S25KV-18G + S25KV-25F + S25KV-25G + MUFA IKA R 182 + CINTA IKA R 3.
CATMAT/CATSER:441789
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$134.141,33 FRONTEIRA SUL
59 5208007000070 UNIDADE 1 1 R$17.166,67 17.166,67 INCUBADORA PARA B.O.D. COM FOTOPERÍODO E TERMOPERÍODO, 340 LITROS.
Incubadora para B.O.D., gabinete em chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, câmara interna de aço inox AISI 304, porta construída externamente em aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento com pintura eletrostática a pó e internamente construída em chapa de aço inox AISI 304 com guarnição de borracha magnética, porta com lâmpadas para simulação e controle de fotoperíodo no interior do equipamento com sistema de timer para períodos precisos de testes, circulação forçada de ar realiza- da para proporcionar uniformidade da temperatura, botões de acionamento no painel frontal com LED indicati- vo, isolamento térmico em todas as laterais e porta, rodízios giratórios, temperatura controlada através de um controlador microprocessado com a utilização de sensor tipo Pt 100 com resolução de 0,1ºC, suporte para seis prateleiras e fornecida com no mínimo duas prateleiras aramadas fabricadas em aço inox ou aço carbono nique- lado, sistema de segurança de temperatura, sistema de refrigeração por meio de unidade selada livre de CFC (refrigerante ecológico R134a), orifício de passagem com tampa removível para verificações, validações e ali- mentação de outros equipamentos internos à B.O.D, sistema de aquecimento por meio de resistências tubulares blindadas em aço inox, dispositivo para desligar a circulação de ar na abertura da porta; temperatura regulável de 15°C a 60°C, uniformidade ± 1ºC a 40ºC, estabilidade ± 0,5ºC a 40ºC, saída de 4 a 20 mA para registro e monitoramento da temperatura via software, acompanha Certificado de Calibração RBC (Rede Brasileira de Calibração), capacidade útil (volume interno) mínimo de 340 litros, medidas externas aproximadas de 700x830x1900mm (LxPxA). Alimentação: Bivolt ou 110V para os campi do Paraná e 220V para os campi de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, assistência técnica em território nacional. Manual de instruções em português. Equivalente ou superior ao modelo 415-4D 347L/Ethik Technology.
CATMAT/CATSER:413314
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$17.166,67 FRONTEIRA SUL
60 5208015100068 UNIDADE 1 2 R$161.160,00 322.320,00 INSTRUTOR SIMULADOR REALÍSTICO DE TREINAMENTO PARA ACESSO VENOSO CEN- TRAL GUIADO POR ULTRASSOM
Instrutor simulador avançado altamente realista, para acesso venoso central guiado por ultrassom de habilidades parciais projetado para auxiliar os profissionais de saúde a praticar procedimentos guiados por ultrassonografia para o acesso venoso central. O instrutor utiliza um laptop, tronco de treinamento, transdutor simulado e agulha, utilizando dados de pacientes reais com morfologias múltiplas do corpo para dar aos alunos a oportunidade de desenvolver as habilidades psicomotoras críticas que servirão de base para futuras intervenções guiadas por ultrassonografia, tudo em um ambiente de ultrassom seguro. Deve ser possível praticar: posicionamento e ma- nipulação do transdutor, identificação o sistema vascular usando modalidades doppler e compressão. Especifi- cações do produto: 1) No mínimo seis (6) sítios de procedimentos diferentes: veia jugular interna bilateral, veia femoral bilateral e veia subclávia bilateral. 2) Dados reais de ultrassom: 20 casos de pacientes com anatomia real e variação anatômica, controles de ganho, controles de profundidade, espessura, doppler auxiliar (doppler de fluxo colorido, doppler de onda pulsada, power doppler). 3) Tecnologia de trackpad: movimentos realista do transdutor com interpretação em longitudinal e transversa, compressão para identificação de vasos, inserção precisa da agulha. 4) Tecnologia da seringa e agulha com visualização realística da agulha, rastreamento da

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
ponta da agulha, feedback haptic, mecanismo de aspiração realista. 5) Orientação técnica com guias de localiza- ção do transdutor, posicionamento ideal, vídeos de conclusão e feedback do procedimento. 6) Acessível e durá- vel: torso leve com todos os locais de procedimento em um manequim, não é necessária máquina de ultrassom, não é necessário um instrutor pessoal e sem penetração de agulha no trackpad. Deve acompanhar o produto: tronco, almofadas para marcadores de posição (6 locais), transdutor ultrassom (probe), laptop com softwares e licenças de uso institucional, suporte de calibração, agulha e seringa, receptor e adaptador bluetooth, trackpad, carregador de agulha e seringa, gel de ultrassom, mala de transporte para armazenamento de todo instrutor, manual em português. Alimentação elétrica: bivolt ou 220V. Manual de operação/instalação em português e acompanhar mala/maleta para transporte. Deve possuir: assistência técnica comprovada pelo fabricante na regi- ão sul do território nacional, garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação a contar da entrega. Deverá estar incluso também treinamento presencial institucional para instalação e manipulação do instrutor no local de entrega para aproximadamente 20 pessoas por um período de 4 horas. Equivalente ou superior à marca Laerdal / LS Procedure Trainer (310-00050), Laptop LLEAP Instructor - Patient Monitor (touchscreen) (400- 10201).
CATMAT/CATSER:482516
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
2
R$322.320,00 FRONTEIRA SUL
61 5230004100000 UNIDADE 1 1 R$1.606,38 1.606,38 INVERSOR DE ENERGIA 12 VCC PARA 220 VAC, 1000 W
INVERSOR DE ENERGIA 12 VCC PARA 220 VAC, 1000 W. INVERSOR DE ENERGIA 1000 WATTS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS COM: TENSÃO DE ENTRADA 12 VCC OU 12/24 VCC, TENSÃO DE SAÍDA 220 VAC 50/60 HZ COM VARIAÇÃO INFERIOR A 10%, FORMA DE ONDA SENOIDAL (SENÓIDE PURA), COM PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO DE SAÍDA, PROTEÇÃO POLARI- DADE REVERSA DE ENTRADA, PROTEÇÃO DE DESCARGA PROFUNDA(DESLIGAMENTO AUTO- MÁTICO POR BAIXA OU ALTA TENSÃO) E SOBRE TEMPERATURA. EFICIÊNCIA SUPERIOR A 85%, COM TERMINAIS DE CONEXÃO OU SAÍDA AC PADRÃO ABNT. O EQUIPAMENTO DEVE SE ENTREGUE ACOMPANHADO DE SEU MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO E FICHA COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO. COM SELO DO INMETRO APROVANDO O DESEMPENHO DO PRODUTO E CON- FORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM.
CATMAT/CATSER:418627
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$1.606,38 FRONTEIRA SUL
62 5212002000012 UNIDADE 1 1 R$1.345,69 1.345,69 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COPO 6 LITROS
Liquidificador Industrial com capacidade mínima de 06 litros, com copo e tampa em aço inox 304 com duas alças, gabinete em aço inox 304 escovado, potência de 0,5CV/368W, Rotação: 3.500rpm, Freqüência: 60Hz, Voltagem: Bivolt ou 110 V para os campi do PR e 220 V para os campi de SC e RS. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, assistência técnica em território nacional. Incluso manual de instruções de opera- ção e certificado de garantia.
CATMAT/CATSER:150116
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$1.345,69 FRONTEIRA SUL
63 5208005000011 UNIDADE 1 3 R$2.265,93 6.797,79 MACA GINECOLÓGICA COM PERNEIRAS
Mesa ginecológica, estrutura gabinete em madeira MDF, material leito estofado, com acabamento superficial em courvin. Cabeceira, porta-coxas e peseiras reguláveis, Acompanha perneira forradas com courvim e hastes cromadas. Capacidade até 120 kg . Encaixe para cuba de curativos. Características adicionais: no mínimo 2 gavetas e 1 armário com porta. Ficha técnica, manual de instruções e certificado de garantia; Registro na AN-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
VISA.
CATMAT/CATSER:211580
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
3
R$6.797,79 FRONTEIRA SUL
64 5208007000360 UNIDADE 1 1 R$12.293,32 12.293,32 MACRO MOINHO DE FACAS, TIPO WILLEY.
Especificação: Macro moinho de facas, tipo Willey com gabinete em chapa de aço 1020 com tratamento anti- corrosivo e pintura eletrostática em epóxi, 4 pés em borracha anti vibratório, câmara de moagem e rotor em inoxidável fundido, recipiente coletor, bandeja de resíduos, raspador para limpeza da facas e peneiras de 10, 20 e 30 mesh em inoxidável. Facas de corte em vanádio (VND) com tratamento térmico e corte retificado, sendo quatro (4) fixas no rotor e quatro (4) reguláveis na câmara e moagem. Funil de adição de amostra em alumínio fundido usinado. Tampa superior do funil e soquete em nylon, tampa frontal da câmara de moagem em aço inoxidável fundido com sistema de proteção contra ação do motor no caso de exposição. Motor de 1CV corren- te alternada com relê térmico contra super aquecimento. Velocidade fixa de 1750rpm; Alimentação: Bivolt ou 110V para os campi do Paraná e 220V para os campi de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação, assistência técnica permanente. Manual de instruções incluso. CATMAT/CATSER:477114
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$12.293,32 FRONTEIRA SUL
65 5208007100078 UNIDADE 1 1 R$7.970,52 7.970,52 MANIFOLD EXTRAÇÃO SPE
CONJUNTO DE EXTRAÇÃO P/ COLUNAS DE EXTRAÇÃO EM FASE SOLIDA (SPE) PARA PROCES- SOS DE PREPARAÇÃO, EXTRAÇÃO E CONCENTRAÇÃO DE AMOSTRAS. PROCESSAMENTO DE 20 A 24 AMOSTRAS SIMULTANEAMENTE. CONJUNTO CONTENDO: PONTOS P/ ACOPLAMENTO AO SISTEMA CENTRAL DE VÁCUO COM VÁLVULAS DE CONTROLE INDIVIDUAL, MINIMO 100 AGULHAS DE PTFE OU AÇO INOX QUE PERMITEM A COLETA DA AMOSTRA EM TUBOS, ES- TANTE PARA TUBOS, CONTROLADOR DE VÁCUO E FERRAMENTA PARA EJEÇÃO DA AGULHA DO MANIFOLD. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERRITÓRIO NACIONAL. INCLUSO MANUAL DE INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. EQUIVA- LENTE OU SUPERIOR A SUPELCO / REF. 57265.
CATMAT/CATSER:458708
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$7.970,52 FRONTEIRA SUL
66 5208007000450 UNIDADE 1 2 R$1.435,51 2.871,02 MANTA AQUECEDORA, CAP. 2000ML
Especificações: Manta aquecedora para balões de fundo redondo de capacidade de 2000mL, com controlador eletrônico de temperatura, indicador luminoso indicando o funcionamento (lâmpada piloto), temperatura no ninho: 450 °C (ou melhor), elemento de aquecimento de fácil substituição fabricado em quartzo ou em tecido de fibra de vidro ininflamáveis. Gabinete em aço ou alumínio com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostáti- ca e isolação térmica. Alimentação: Bivolt ou 220V. Com assistência técnica em território nacional. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Equivalente ou superior a Quimis / Ref. Q321A.
CATMAT/CATSER:436113
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
2
R$2.871,02 FRONTEIRA SUL
67 5218004000026 UNIDADE 1 1 R$79,94 79,94

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br MAPA BRASIL CLIMAS, 0,90 X 1,20M, PRANCHA LAMINADA, MOLDURA EM MADEIRA, ES- CALA 1:5.100.000
Formato 0,90 x 1,20 m, acabamento prancha laminada frente e verso, com moldura em madeira superior e infe- rior e com alças para sustentação, enroladas. Escala 1:5.100.000. Descrição: Mapa do Brasil Climas com limite de país, limite de estado, capitais, cidades, porto, rios, correntes marítimas, classificação de climas e países vizinhos. Mapa encarte \u2013 pluviosidade (chuvas).
CATMAT/CATSER:275390
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$79,94 FRONTEIRA SUL
68 5218004000031 UNIDADE 1 1 R$79,94 79,94 MAPA BRASIL HIDROGRÁFICO, 0,90 X 1,20M, PRANCHA LAMINADA, MOLDURA EM MADEI- RA, ESCALA 1:5.000.000
Mapa com a hidrografia do Brasil. Formato 0,90 x 1,20 m, acabamento prancha laminada frente e verso, com moldura em madeira superior e inferior e com alças para sustentação, enroladas. Escala: 1:5.000.000. Descri- ção: com limites do país, limite de estado, capitais, cidades, rios, usinas hidrelétricas, limites das bacias hidro- gráficas, regiões hidrográficas e países vizinhos. Mapa encarte \u2013 Aquífero Guarani. CATMAT/CATSER:275390
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$79,94 FRONTEIRA SUL
69 5218004000056 UNIDADE 1 1 R$79,94 79,94 MAPA MUNDI CLIMA, 0,90 X 1,20M, PRANCHA LAMINADA, MOLDURA EM MADEIRA
Formato 0,90 x 1,20 m, acabamento prancha laminada frente e verso, com moldura em madeira superior e infe- rior e com alças para sustentação, enroladas, informações sobre Climas com limite de país, capitais, cidades, portos, rios, correntes marítimas, classificação de climas.
CATMAT/CATSER:446494
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$79,94 FRONTEIRA SUL
70 5208006000018 UNIDADE 1 1 R$2.107,31 2.107,31 MEDIDOR DE PH DE BANCADA
Especificação: PHmetro microprocessado de bancada, medições em pH/mV/ORP. Mostrador duplo de pH si- multaneamente a temperatura e mV simultaneamente a temperatura. Calibração em no mínimo 3 pontos com reconhecimento automático da solução padrão, com compensação manual/automática de temperatura. Conector do tipo BNC Universal. Faixa de medição de pH: -1,00 a 14,00, com resolução entre 0,005pH e 0,01 pH, e precisão /- 0,02pH, faixa de medição mV \u2013 2.000mV a 2.000mV, resolução entre 0,001 mV e 0,1 mV, calibração compensar entre -150mV a 150mV. Temperatura na faixa de 0ºC a 100,0°C, com resolução mínima 0,1°C, precisão mínima de 0,5°C. Calibração compensar entre -5°C a 5ºC. Deve acompanhar dois eletrodos combinado Ag/AgCl em corpo plástico, cabo BCN compatível com o equipamento fornecido. sensor de tempe- ratura em inox, soluções de calibração 4,00, 10,0 e 7,00, suporte para eletrodo, fonte bivolt e manual de instru- ções.
CATMAT/CATSER:440330
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$2.107,31 FRONTEIRA SUL
71 5208007100082 UNIDADE 1 1 R$8.866,97 8.866,97 MEDIDOR PARA PH/ISE/EC DE DOIS CANAIS PARA BANCADA COM ELETRODO PARA AMÔ- NIA
MEDIDOR DE BANCADA PARA PH, ÍON SELETIVO, CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, SÓLIDOS TO-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
TAIS DISSOLVIDOS, SALINIDADE, RESISTIVIDADE. MEDIDOR PARA PH, FAIXA DE MEDIÇÃO DE PH DE -2.0 A 20.0 PH; -2.00 A 20.00; -2.000 A 20.000 PH; RESOLUÇÃO 0.1 PH; 0.01 PH; 0.001 PH, CA- LIBRAÇÃO AUTOMÁTICA EM ATÉ CINCO PONTOS, DISPONÍVEIS OITO PADRÕES E CINCO PA- DRÕES PERSONALIZÁVEIS. MEDIDOR PARA ÍON SELETIVO, FAIXA 0.0000001 A 9.99 MOLAR DE CONCENTRAÇÃO, RESOLUÇÃO DE 0.1; 0.01; 0.001 DE CONCENTRAÇÃO, CALIBRAÇÃO AUTO- MÁTICA EM ATÉ CINCO PONTOS, PRECISÃO DE 0.5 % PARA ÍONS MONOVALENTES E DE 1% PARA ÍONS BIVALENTES. MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, CALIBRAÇÃO COM RE- CONHECIMENTO AUTOMÁTICO DE PADRÕES, CALIBRAÇÃO PELO UTILIZADOR UM PONTO / MULTIPONTOS. INCLUSO UM ELETRODO DE PH COM CORPO EM VIDRO, CONECTOR BNC E CABO DE 1 METRO, UMA SONDA DE EC/TDS EM PLATINA, DE QUATRO ANÉIS, COM CABO DE 1 METRO, UMA SONDA DE TEMPERATURA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CABO DE 1 METRO, ADAPTADOR DE 12 VDC E DOIS CANAIS DE ENTRADA: 1 PH/ORP/ISE + 1 EC. INCLUSO ELETRO- DO DE ÍON SELETIVO (ISE) PARA AMÔNIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE AMÔNIA (NH₃) 1.0 M A 0.000001 M, 17000 A 0.02 MG/L (PPM); AMÔNIA-NITROGÊNIO (NH₃-N) 14000 A 0.016 MG/L (PPM). INCLUSO SOLUÇÃO DE ENCHIMENTO PARA AMÔNIA 4 FRASCOS DE 30 ML, SOLUÇÃO PARA ÍON SELETIVO ALCANILA PARA AMÔNIA E CIANETO 500 ML E SOLUÇÃO PADRÃO 0.1 MOLAR PARA AMÔNIA 500 ML. INCLUSO MANUAL DE INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERRITÓRIO NACIONAL. EQUIVALENTE E/OU SUPERIOR A MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA HANNA/HI5522-01, DO ELETRODO DE ÍON SELETIVO PARA AMÔNIA HI4101 E DAS SOLUÇÕES HI4001-40, HI4001-01 E HI4001-00.
CATMAT/CATSER:443999
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$8.866,97 FRONTEIRA SUL
72 5228001000009 UNIDADE 1 1 R$2.833,31 2.833,31 MESA DE CONSISTÊNCIA DO CONCRETO
Mesa de consistência do concreto mediante o espalhamento do tronco de cone na mesa de Graff, com base de madeira com plataforma inclinável e superfície em aço, espalhamento deve ser igual ou superior a 350mm, forma tronco cônica metálica, soquete de madeira e funil de disposição de material CATMAT/CATSER:442993
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$2.833,31 FRONTEIRA SUL
73 5228001000014 UNIDADE 1 1 R$5.427,40 5.427,40 MESA PARA ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA (FLOW TABLE)
Mesa para índice de consistência para argamassa/cimento Portland, fabricada em ferro fundido com tampo de baixa rugosidade, modelo manual. Deve acompanhar os seguintes acessórios: 2 moldes tronco cônico (125x80x65mm), 2 soquetes para argamassa, 2 réguas graduadas de 600mm.
CATMAT/CATSER:442993
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$5.427,40 FRONTEIRA SUL
74 5208007100086 UNIDADE 1 1 R$9.404,79 9.404,79 MESA PARA PESAGEM HIDROSTÁTICA COM BALANÇA E RECIPIENTE
MESA PARA PESAGEM HIDROSTÁTICA COM BALANÇA E RECIPIENTE, DESENVOLVIDA PARA DETERMINAR A MASSA ESPECÍFICA DE AGREGADOS, CONFORME A NBR NM 53:2009. A MESA DEVE SER EM ESTRUTURA DE AÇO, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 75 CM, TAMPO QUADRADO EM MADEIRA OU SIMILAR COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60X60X3 CM DE ESPES- SURA REVESTIDA EM FÓRMICA LAMINADA, COM FURO CENTRAL DE NO MÍNIMO 5 CM DE DIÂMETRO PARA USO COM BALANÇA COM SAÍDA PARA PESAGEM INFERIOR. ACOMPANHA RECIPIENTE PLÁSTICO COM VOLUME DE NO MÍNIMO 70 LITROS E ALTURA MÍNIMA DE 30 CM

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
COM SAÍDA DE ESGOTAMENTO DE ÁGUA; 03 (TRÊS) CESTOS DE TELA EM AÇO INOXIDÁVEL NAS DIMENSÕES DE 10X10 CM, 10X15 CM, E 20X20 CM; 03 (TRÊS) HASTES (GANCHOS) EM AÇO INOXIDÁVEL PARA A FIXAÇÃO DOS CESTOS, SENDO 02 (DOIS) COM 10 CM DE COMPRIMENTO E 01 (UM) COM 15 CM DE COMPRIMENTO; BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL DE BANCADA COM SAÍDA INFERIOR PARA PESAGEM HIDROSTÁTICA DE AGREGADO (CONFORME A NBR NM 53:2009), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 5 KG E RESOLUÇÃO DE 0,01 G E COM TENSÃO DE EN- TRADA DE 100 A 240 VCA. CONFORMIDADE COM INMETRO, COM SELO DE AFERIÇÃO. GARAN- TIA MÍNIMA DE DOIS ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERRITÓRIO NACIONAL. INCLUSO MANUAL DE INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E CERTIFICADO DE GARANTIA.
CATMAT/CATSER:278961
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$9.404,79 FRONTEIRA SUL
75 5238006000024 UNIDADE 1 1 R$19.957,96 19.957,96 MESA VIBRATÓRIA PARA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO
Mesa vibratória metálica, com vibração regulada através de potenciômetro, sistema de amortecedores de borra- cha especial (coxins), acionamento por motor externo e correias e rolamentos, fabricada em chapas de aço re- forçadas, com alta rigidez, comprimento x largura x altura: 2000 mm x 1000 mm x 500 mm, com tolerância de 5%; capacidade da carga de no mínimo 300 kg, rotação do eixo vibrador: 3600 rpm no mínimo, motor elétrico monofásico: 2 cv / 2 pólos , correia v: a-29, força vibração máxima: 950 kg, acompanha: manual de instruções e certificado de garantia de 1 ano.
CATMAT/CATSER:305263
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$19.957,96 FRONTEIRA SUL
76 5208007000490 UNIDADE 1 1 R$1.417,65 1.417,65 MICROPIPETA MONOCANAL 0,5 A 10UL.
Especificação: Micropipeta monocanal, volume variável de 0,5 a 10uL, incremento/divisão de 0,01uL ou 0,02uL (microlitros), Exatidão (acurácia) para o volume máx. menor ou igual a 1,0%, Exatidão (acurácia) para o vol. mín. menor ou igual a 8%, Precisão (CV) para o vol. máx menor ou igual a 0,5%. Forma ergonômica que se adapte perfeitamente à mão e que proporcione reduzidas forças de acionamento (pipetagem, ajuste de volume e expulsão de ponteiras). Completamente autoclavável a 121ºC (20 min.) e resistente à repetidas esterilizações por radiação UV (exposição prolongada). Faixa de volume ajustável por um único controlador e sistema de travamento do volume ajustado (para evitar trocas acidentais do volume selecionado). Comando de expulsão de ponteiras e de pipetagem independentes. Pistão resistente à corrosão e preferencialmente construído em materi- al não metálico, de alta resistência e compatibilidade química. Ejetor de ponteiras resistente à corrosão. Deve ser compatível com as ponteiras padrão de mercado (compatibilidade universal). A calibração deve ser de fácil realização pelo usuário e de preferência sem utilização de ferramentas (em caso de a calibração depender de alguma ferramenta, a mesma deve ser fornecida juntamente com a micropipeta). Deve acompanhar o certificado de performance e ser entregue pronta para uso. Com assistência técnica em território nacional. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação. CATMAT/CATSER:409082
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$1.417,65 FRONTEIRA SUL
77 5208007000492 UNIDADE 2 4 R$1.566,61 6.266,44 MICROPIPETA MONOCANAL 0,5 A 5ML (500 A 5000UL).
Especificação: Micropipeta monocanal, volume variável de 0,5 a 5mL (500 a 5000 uL), incremento/divisão de 10 uL (microlitros) ou melhor, Exatidão (acurácia) para o volume máx. menor ou igual a 0,8%, Precisão (CV) para o vol. máx menor ou igual a 0,3%. Forma ergonômica que se adapte perfeitamente à mão e que proporcio- ne reduzidas forças de acionamento (pipetagem, ajuste de volume e expulsão de ponteiras). Completamente

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
autoclavável a 121ºC (20 min.) e resistente à repetidas esterilizações por radiação UV (exposição prolongada). Faixa de volume ajustável por um único controlador, sistema de travamento do volume ajustado (para evitar trocas acidentais do volume selecionado). Comando de expulsão de ponteiras e de pipetagem independentes. Pistão resistente à corrosão e preferencialmente construído em material não metálico, de alta resistência e com- patibilidade química. Ejetor de ponteiras resistente à corrosão. Deve ser compatível com as ponteiras padrão de mercado (compatibilidade universal). A calibração deve ser de fácil realização pelo usuário e de preferência sem utilização de ferramentas (em caso de a calibração depender de alguma ferramenta, a mesma deve ser for- necida juntamente com a micropipeta). Deve acompanhar o certificado de performance e ser entregue pronta para uso. Com assistência técnica em território nacional. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação.
CATMAT/CATSER:425386
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
4
R$6.266,44 FRONTEIRA SUL
78 5208007000499 UNIDADE 2 4 R$1.635,04 6.540,16 MICROPIPETA MONOCANAL 1,0 A 10ML (1.000 A 10.000UL).
Especificação: Micropipeta monocanal, volume variável de 1,0 a 10 mL (1.000 a 10.000 uL), incremen- to/divisão de 20 uL (microlitros) ou melhor, Exatidão (acurácia) para o volume máx. menor ou igual a 0,6%, Precisão (CV) para o vol. máx menor ou igual a 0,3%. Forma ergonômica que se adapte perfeitamente a mão e que proporcione reduzidas forcas de acionamento (pipetagem, ajuste de volume e expulsão de ponteiras). Com- pletamente autoclavável a 121ºC (20 min.) e resistente à repetidas esterilizações por radiação UV (exposição prolongada). Faixa de volume ajustável por um único controlador, sistema de travamento do volume ajustado (para evitar trocas acidentais do volume selecionado). Comando de expulsão de ponteiras e de pipetagem inde- pendentes. Pistão resistente a corrosão e preferencialmente construído em material não metálico, de alta resis- tência e compatibilidade química. Ejetor de ponteiras resistente a corrosão. Deve ser compatível com as pontei- ras padrão de mercado (compatibilidade universal). A calibração deve ser de fácil realização pelo usuário e de preferencia sem utilização de ferramentas (em caso de a calibração depender de alguma ferramenta, a mesma deve ser fornecida juntamente com a micropipeta). Deve acompanhar o certificado de performance e ser entre- gue pronta para uso. Com assistência técnica em território nacional. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia minima de 24 meses contra defeitos de fabricação.
CATMAT/CATSER:419905
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
4
R$6.540,16 FRONTEIRA SUL
79 5208007000486 UNIDADE 2 4 R$1.375,66 5.502,64 MICROPIPETA MONOCANAL 10 A 100UL.
Especificação: Micropipeta monocanal, volume variável de 10 a 100uL, incremento/divisão de 0,1uL ou 0,2uL (microlitros), Exatidão (acurácia) para o volume máx. menor ou igual a 0,8%, Exatidão (acurácia) para o vol. mín. menor ou igual a 3,0%, Precisão (CV) para o vol. máx menor ou igual a 0,3%. Forma ergonômica que se adapte perfeitamente à mão e que proporcione reduzidas forças de acionamento (pipetagem, ajuste de volume e expulsão de ponteiras). Completamente autoclavável a 121ºC (20 min.) e resistente à repetidas esterilizações por radiação UV (exposição prolongada). Faixa de volume ajustável por um único controlador e sistema de travamento do volume ajustado (para evitar trocas acidentais do volume selecionado). Comando de expulsão de ponteiras e de pipetagem independentes. Pistão resistente à corrosão e preferencialmente construído em materi- al não metálico, de alta resistência e compatibilidade química. Ejetor de ponteiras resistente à corrosão. Deve ser compatível com as ponteiras padrão de mercado (compatibilidade universal). A calibração deve ser de fácil realização pelo usuário e de preferência sem utilização de ferramentas (em caso de a calibração depender de alguma ferramenta, a mesma deve ser fornecida juntamente com a micropipeta). Deve acompanhar o certificado de performance e ser entregue pronta para uso. Com assistência técnica em território nacional. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação. Equiva- lente ou superior a Discovery Comfort/ marca HTL,
CATMAT/CATSER:450229
Quant. Int.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
4
R$5.502,64 FRONTEIRA SUL
80 5208007000488 UNIDADE 5 11 R$1.345,35 14.798,85 MICROPIPETA MONOCANAL 100 A 1000UL.
Especificação: Micropipeta monocanal, volume variável de 100 a 1000 uL, incremento/divisão de 1 uL ou 2 uL (microlitros), Exatidão (acurácia) para o volume máx. menor ou igual a 0,8%, Exatidão (acurácia) para o vol. Min. menor ou igual a 1,6%, Precisão (CV) para o vol. máx. menor ou igual a 0,2%. Forma ergonômica que se adapte perfeitamente a mão e que proporcione reduzidas forcas de acionamento (pipetagem, ajuste de volume e expulsão de ponteiras). Completamente autoclavável a 121ºC (20 min.) e resistente à repetidas esterilizações por radiação UV (exposição prolongada). Faixa de volume ajustável por um único controlador, sistema de tra- vamento do volume ajustado (para evitar trocas acidentais do volume selecionado). Comando de expulsão de ponteiras e de pipetagem independentes. Pistão resistente a corrosão e preferencialmente construído em materi- al não metálico, de alta resistência e compatibilidade química. Ejetor de ponteiras resistente a corrosão. Deve ser compatível com as ponteiras padrão de mercado (compatibilidade universal). A calibração deve ser de fácil realização pelo usuário e de preferencia sem utilização de ferramentas (em caso de a calibração depender de alguma ferramenta, a mesma deve ser fornecida juntamente com a micropipeta). Deve acompanhar o certificado de performance e ser entregue pronta para uso. Com assistência técnica em território nacional. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia minima de 24 meses contra defeitos de fabricação. CATMAT/CATSER:424686
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
11
R$14.798,85 FRONTEIRA SUL
81 5208007000491 UNIDADE 1 2 R$1.203,31 2.406,62 MICROPIPETA MONOCANAL 2,0 A 20UL.
Especificação: Micropipeta monocanal, volume variável de 2 a 20uL, incremento/divisão de 0,02uL ou melhor (microlitros), Exatidão (acurácia) para o volume máx. menor ou igual a 1,0%, Exatidão (acurácia) para o vol. mín. menor ou igual a 5%, Precisão (CV) para o vol. máx menor ou igual a 0,4%. Forma ergonômica que se adapte perfeitamente à mão e que proporcione reduzidas forças de acionamento (pipetagem, ajuste de volume e expulsão de ponteiras). Completamente autoclavável a 121ºC (20 min.) e resistente à repetidas esterilizações por radiação UV (exposição prolongada). Faixa de volume ajustável por um único controlador e sistema de travamento do volume ajustado (para evitar trocas acidentais do volume selecionado). Comando de expulsão de ponteiras e de pipetagem independentes. Pistão resistente à corrosão e preferencialmente construído em materi- al não metálico, de alta resistência e compatibilidade química. Ejetor de ponteiras resistente à corrosão. Deve ser compatível com as ponteiras padrão de mercado (compatibilidade universal). A calibração deve ser de fácil realização pelo usuário e de preferência sem utilização de ferramentas (em caso de a calibração depender de alguma ferramenta, a mesma deve ser fornecida juntamente com a micropipeta). Deve acompanhar o certificado de performance e ser entregue pronta para uso. Com assistência técnica em território nacional. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação. CATMAT/CATSER:424684
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
2
R$2.406,62 FRONTEIRA SUL
82 5208007000497 UNIDADE 1 3 R$1.238,13 3.714,39 MICROPIPETA MONOCANAL 20 A 200UL.
Especificação: Micropipeta monocanal, volume variável de 20 a 200 uL, incremento/divisão de 0,2 uL (microli- tros), Exatidão (acurácia) para o volume máx. menor ou igual a 0,6%, Exatidão (acurácia) para o vol. mín. me- nor ou igual a 2,5%, Precisão (CV) para o vol. máx. menor ou igual a 0,2%. Forma ergonômica que se adapte perfeitamente a mão e que proporcione reduzidas forças de acionamento (pipetagem, ajuste de volume e expul- são de ponteiras). Completamente autoclavável a 121ºC (20 min.) e resistente à repetidas esterilizações por radiação UV (exposição prolongada). Faixa de volume ajustável por um único controlador e sistema de trava- mento do volume ajustado (para evitar trocas acidentais do volume selecionado). Comando de expulsão de ponteiras e de pipetagem independentes. Pistão resistente a corrosão e preferencialmente construído em materi-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
al não metálico, de alta resistência e compatibilidade química. Ejetor de ponteiras resistente a corrosão. Deve ser compatível com as ponteiras padrão de mercado (compatibilidade universal). A calibração deve ser de fácil realização pelo usuário e de preferencia sem utilização de ferramentas (em caso de a calibração depender de alguma ferramenta, a mesma deve ser fornecida juntamente com a micropipeta). Deve acompanhar o certificado de performance e ser entregue pronta para uso. Com assistência técnica em território nacional. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação. CATMAT/CATSER:424685
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
3
R$3.714,39 FRONTEIRA SUL
83 5208007100099 UNIDADE 1 1 R$13.346,68 13.346,68 MICROPIPETA MULTICANAL (8 CANAIS), VOL. DE 100 A 1200 UL
MICROPIPETA ELETRÔNICA MULTICANAL (8 CANAIS), VOLUME VARIÁVEL DE 100 A 1200 UL (MICROLITROS), EXATIDÃO/ACURÁCIA MENOR OU IGUAL A 1% (PARA O VOLUME MÁX.), PRECISÃO/CV MENOR OU IGUAL A 0,2% (PARA O VOLUME MÁX.), FORMA ERGONÔMICA, SE ADAPTA PERFEITAMENTE À MÃO. PISTÃO RESISTENTE À CORROSÃO, DE ALTA RESISTÊNCIA E COMPATIBILIDADE QUÍMICA. SISTEMA DE TRAVAMENTO DO VOLUME AJUSTADO. TELA EM LCD PARA CONFIGURAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 6 PROGRAMAS/PROTOCOLOS. COM AJUSTE DE VELOCIDADE. PELO MENOS A PARTE INFERIOR DEVE SER AUTOCLAVÁVEL A 121ºC (15 PSI, 20MIN.). DEVE POSSIBILITAR TRABALHAR COM A PIPETA DURANTE SEU CARRE- GAMENTO. INCLUSA BATERIA RECARREGÁVEL E CARREGADOR E/OU CABO ADAPTADOR NECESSÁRIOS PARA CARREGAMENTO DA BATERIA. COM CERTIFICADO DE QUALIDADE E CALIBRAÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERRITÓRIO NACIONAL. INCLUSO MANUAL DE INS- TRUÇÕES DE OPERAÇÃO E CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 24 MESES CONTRA DE- FEITOS DE FABRICAÇÃO. EQUIVALENTE OU SUPERIOR A XPLORER 8-CHANNEL PIPETTOR/ MARCA EPPENDORF, REF. 46300800/ MARCA THERMO SCIENTIFIC.
CATMAT/CATSER:475514
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$13.346,68 FRONTEIRA SUL
84 5208007000500 UNIDADE 1 1 R$4.578,47 4.578,47 MICROPIPETA MULTICANAL (8 CANAIS), VOL. DE 20 A 200 UL.
Micropipeta multicanal (8 canais), volume variável de 20 a 200 uL (microlitros) ou melhor, incremento/divisão de 0,2 uL (microlitro), inexatidão menor ou igual a 1,1%, coeficiente de variação (imprecisão) menor ou igual 0,3%, forma ergonômica que se adapte perfeitamente à mão, volume do display de fácil visualização, sistema de travamento do volume ajustado para evitar mudança acidental durante o trabalho, comando de expulsão de ponteiras e de pipetagem independentes. Pistão resistente à corrosão, de alta resistência e compatibilidade quí- mica. Reduzidas forças de acionamento (pipetagem, ajuste de volume e expulsão de ponteiras). Completamente autoclavável a 120 °C (15 psi por 20min.) e esterilizável por radiação UV (permite exposição prolongada ao UV). Pistão e ejetor de ponteiras resistentes a corrosão. Deve ser compatível com ponteiras de tamanho padrão de mercado. A calibração deve ser de fácil realização pelo usuário e de preferência sem utilização de ferramen- tas (em caso de a calibração depender de alguma ferramenta, a mesma deve ser fornecida juntamente com a micropipeta). Deve acompanhar certificado de performance/qualidade individual. Garantia mínima de 24 meses contra defeitos de fabricação, assistência técnica em território nacional. Incluso manual de instruções de opera- ção e certificado de garantia. Equivalente ou superior a Brand/ Transferpette S-8 M8-200; Kasvi/Premium Black K1-8X200PB.
CATMAT/CATSER:417321
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$4.578,47 FRONTEIRA SUL
85 5208012000006 UNIDADE 1 1 R$44.678,27 44.678,27 MICROSCÓPIO BIOLÓGICO TRINOCULAR COM CÂMERA - MODELO/MARCA PADRONIZA-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
DA CONF. ART. 15º DA LEI 8.666/93
Padronização de modelo/marca em conformidade com inciso I do Art. 15º da Lei 8.666/1993 Microscópio Tri- nocular com Sistema de Captura de Imagens e Software de análise, pronto para uso. Marca Olympus, Modelo CX33RTFS2 (ou superior), incluso Objetivas planacromáticas de 4x, 10x 20x, 40x e CXPL100XO, Cabo de alimentação, Capa de proteção, Óleo de Imersão para microscopia, Câmera EP-50 5MP com software para aquisição de imagens, Adaptador para conexão da câmera ao microscópio e Adaptador wireless para operar a câmera no modo wireless. Com instalação do equipamento no Campus de entrega e treinamento presencial (de no mínimo 4 horas) abordando, minimamente, como usar as ferramentas, software, acessórios do equipamentos, assim como os procedimentos necessários para a realização da manutenção preventiva do mesmo. Inclusos manual de instruções e certificado de garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Com assistên- cia técnica em território nacional.
CATMAT/CATSER:440762
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$44.678,27 FRONTEIRA SUL
86 5208012000010 UNIDADE 1 1 R$162.768,65 162.768,65 MICROSCÓPIO INVERTIDO
Microscópio Invertido com Fluorescência e Captura de Imagem Microscópio Invertido com saída para câmera de vídeo, com sistema de contraste de fase e fluorescência, para trabalho em rotina com revólver para no míni- mo quatro posições. Com design ergonômico, reduzindo a fadiga muscular do operador para rotinas de longa duração. Estativa básica para luz transmitida e refletida LED, controle de intensidade luminosa incorporados à estativa para luz refletida e transmitida com voltagem automática 100-240 Volts. Focalização através do co- mando micro de 0,1mm ou melhor e macrométrico com atuação sob o revólver das objetivas. Ajuste de torque do comando macro e de parada. Platina incorporada, com dimensões de 167mm x 200mm, ou maior com dois fixadores para placa, frasco ou lâmina (clips) e com janela de acrílico para visualização das objetivas. Com movimento da platina no eixo X e Y de 125 x 77 ou maior com fixador universal para placa, lâminas e discos de diversos tamanhos e placa de Terasaki. Tubo Binocular tipo Siedentopf com inclinação de 45º. Rotação de 360º no próprio eixo com ajuste de dioptria de ± 5 e distância interpupilar de 50 a 75 mm ou maior. Par de Ocu- lares de 10X. Campo de visão mínimo de 22mm e possibilidade de 15x campo de 16mm ou maior. Revólver para no mínimo quatro objetivas. Modulo de fluorescência LED com no mínimo três LEDs independentes, com capacidade mínima para até três filtros simultâneos e passagem livre para campo claro. Fonte de luz e alimenta- ção integrada, que permite controle de intensidade e alimentação na estativa. Conjunto de objetivas Fluorita de óptica Infinita \u2013 no mínimo: - 4X PlanFluorita / NA 0.13 ou maior / WD 16 mm ou maior - 10x PlanFluo- rita/ NA 0.3 ou maior / WD 15 mm ou maior \u2013 Ph1 - 20x PlanFluorita / NA 0.45 ou maior / WD ajustável de 8,5 a 6,5mm ou maior intervalo - 40X PlanFluorita / NA 0.6 ou maior / WD 3,7-2,7mm retrátil ou maior intervalo - Possibilidade de objetiva de 60x longa distância. Condensador tipo torre para uso em campo claro e contraste de fase tipo ELWD (Extra longa distância de trabalho) com lente para distância trabalho 75mm, com NA de 0.3.) Cubo de filtro para fluorescência, excitação azul banda larga, Cubo de filtro para fluorescência, excitação verde banda larga, Jogo de filtros para DAPI, Jogo de filtros para FITC, Jogo de filtros para Iodeto de Propídeo. Incluindo: - Capa plástica de proteção. - Câmera de vídeo colorida para captura de imagens com resolução mínima de 5,7MPixels com sensor CMOS, capacidade de captura de imagens de até 30 fotos em baixa resolução e 15 quadros por segundo na resolução máxima. Conexão e alimentação via USB 3.0. Base para carregar e manutenção em posição de visualização e controle. Alimentação 100-240v. Software para análi- se de imagens para medidas interativas, medidas, distâncias, contagem, sobreposição de canais de FL, análise de intensidade de FL. - Instalação técnica do equipamento, sistema de captura de imagens e do software. - Trei- namento de operação de todo o sistema (microscópio, câmera, software) de no mínimo 4 horas no local de en- trega. Comprovação de assistência técnica em território nacional.
CATMAT/CATSER:467627
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$162.768,65 FRONTEIRA SUL
87 5208007000442 UNIDADE 1 2 R$2.245,09 4.490,18 MINICENTRÍFUGA PARA 6 MICROTUBOS E TIRAS DE PCR

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
Especificações: Minicentrífuga com rotor de angulo fixo com capacidade mínima para: A) 6 microtubos de 1,5 e 2 mL e B) 2 tiras de 8 microtubos de PCR de 0,2 mL (200 µL). Velocidade fixa de no mínimo 6.000 rpm (2000 x g RCF). Parada forçada através de um sistema de desaceleração (freio). Operação com nível de ruído extremamente baixo. Tampa transparente e com fechamento por contato magnético. Com sistema interno de segurança contra desbalanceamento e com trava de segurança que permita a operação somente com a tampa fechada. Corpo do equipamento fabricado em plástico ABS resistente. Com chave de liga e desliga. Alimenta- ção: Bivolt ou 110V para os campi do Paraná e 220V para os campi de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Incluso manual de instruções de operação, com assistência técnica em território nacional e certificado de garan- tia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.
CATMAT/CATSER:437832
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
2
R$4.490,18 FRONTEIRA SUL
88 3035006100076 UNIDADE 1 2 R$597,63 1.195,26 MODELO DE DNA DE HÉLICE DUPLA
CONJUNTO DE MODELO MOLECULAR REPRESENTANDO UMA HÉLICE DUPLA DE DNA. O MO- DELO DEVE APRESENTAR BASE E SUPORTE CENTRAL. NO MODELO DEVE SER SER POSSÍVEL IDENTIFICAR NO MÍNIMO AS REPRESENTAÇÃO DAS BASES NITROGENADAS (TIMINA, ADENI- NA, CITOSINA E GUANINA), PENTOSES E GRUPOS DE FOSFATOS, IDENTIFICADOS POR DIFE- RENTES CORES E FORMATOS. O MODELO DEVE AINDA APRESENTAR NO MÍNIMO DUAS VOL- TAS NA HÉLICE DUPLA, ABRANGENDO NO MÍNIMO 12 SEGMENTOS (LIGAÇÕES ENTRE AS BA- SES). DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E DE IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES DO MODELO.
CATMAT/CATSER:484433
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
2
R$1.195,26 FRONTEIRA SUL
89 5208014100096 UNIDADE 1 3 R$1.428,67 4.286,01 MODELO PARA COLOCAÇÃO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO
SIMULADOR DO ÓRGÃO GENITAL FEMININO TRIDIMENSIONAL, MOSTRA A SECÇÃO CORONAL DO ÚTERO, EVIDENCIANDO O CORPO E O FUNDO DO ÚTERO E O ENDOMÉTRIO, OVÁRIOS E FÍMBRIAS. ÚTERO COBERTO POR UMA JANELA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA PERMITIR FÁCIL VISUALIZAÇÃO DA COLOCAÇÃO E RETIRADA CORRETA DE DISPOSITIVO INTRAUTERI- NO (DIU). CONFECCIONADO EM PVC E/OU SILICONE ESPECIAL E ACRÍLICO. COMPOSTO POR: SIMULADOR DO ÚTERO PARA COLOCAÇÃO DO DIU E ACESSÓRIO. DEVE ACOMPANHAR O SI- MULADOR COMO ACESSÓRIO 1 UNIDADE DE DIU DE COBRE. DEVE CONTER: BOL- SA/ESTOJO/CAIXA PARA TRANSPORTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DA DATA DE ENTREGA. MODELO EQUIVALENTE OU SUPERIOR GAUMARD (S507).
CATMAT/CATSER:472259
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
3
R$4.286,01 FRONTEIRA SUL
90 5208014100090 UNIDADE 1 2 R$4.015,00 8.030,00 MODELO PARA EXAME DAS MAMAS
MOLDES ORIGINAIS MUITO REALISTAS DE TRÊS MAMAS FEMININAS INDIVIDUAIS DIFEREN- TES DE TAMANHO MÉDIO E GRANDE FIXADAS EM UMA BASE PARA PRÁTICA DA PALPAÇÃO DAS MAMAS A FIM DE DETECTAR POSSÍVEIS ALTERAÇÕES. REPRESENTA DETALHADAMENTE MESMO AS ESTRUTURAS MAIS DELICADAS DA PELE APRESENTA UMA TEXTURA MUITO REA- LISTA. O MODELO DEVE APRESENTAR UMA MAMA SAUDÁVEL; UMA MAMA COM ALTERA- ÇÕES PRESUMIVELMENTE BENIGNAS (MÍNIMO DE DUAS ALTERAÇÕES; TUMORES REDONDOS E MÓVEIS COM APROXIMADAMENTE UMA PROFUNDIDADE DE 10 MM, 20 MM DE DIÂMETRO);

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
E UMA MAMA COM ALTERAÇÕES PRESUMIVELMENTE MALIGNAS (CONTENDO NO MÍNIMO DE 5 ALTERAÇÕES DE DIFERENTES ESTÁGIOS E FORMAS: 1. TUMOR IRREGULAR ADERIDO À PAREDE TORÁCICA A UMA PROFUNDIDADE DE 15 MM, APROX. 15 MILÍMETROS DE DIÂME- TRO; 2. TUMOR IRREGULAR ADERIDO À PAREDE TORÁCICA A UMA PROFUNDIDADE DE 15 MM, APROX. 20 MILÍMETROS DE DIÂMETRO; 3. TUMOR IRREGULAR EM FORMA DE COLUNA COM 10 MM DE PROFUNDIDADE, ADERIDO À PAREDE TORÁCICA, APROX. 30 MILÍMETROS EM DIÂMETRO; 4. MAMILO PERMANENTEMENTE INVERTIDO (OCORREU RECENTEMENTE), FRE- QUENTEMENTE EM COMBINAÇÃO COM UM TUMOR MALIGNO; 5. “PELE CASCA DE LARANJA”, ESTRUTURA DA PELE COMO UMA CASCA DE LARANJA COM RETRAÇÃO DOS POROS POR LIN- FOSTASE (DUCTOS LINFÁTICOS BLOQUEADOS) CAUSADOS POR TUMORES MALIGNOS). MA- MAS CONFECCIONADAS EM SILICONE DE ALTA QUALIDADE (DERMATOLOGICAMENTE TES- TADO). AS MAMAS DO MODELO SÃO FORNECIDAS COM UM SUPORTE E TALCO. DEVE INCLU- IR: BOLSA/MALETA PARA TRANSPORTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DA DATA DE ENTREGA. MODELO EQUIVALEN- TE OU SUPERIOR A 3B SCIENTIFIC 1000344 [L55].
CATMAT/CATSER:392903
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
2
R$8.030,00 FRONTEIRA SUL
91 5230004100002 UNIDADE 1 2 R$796,42 1.592,84 MÓDULO FOTOVOLTAICO 280 W
PAINEL FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO COM POTÊNCIA NOMINAL DE 280 W (CONSIDERAN- DO AS CONDIÇÕES DE TESTE: IRRADIÂNCIA DE 1 KW/M2, ESPECTRO DE 1.5 DE MASSA DE AR E TEMPERATURA DA CÉLULA DE 25 GRAUS CELSIUS). CONFIGURAÇÕES DO MÓDULO: CORREN- TE DE CURTO CIRCUITO DE 9,4A, TENSÃO DE MÁXIMA POTÊNCIA DE 31V, CORRENTE DE MÁ- XIMA POTÊNCIA DE 8A, TENSÃO DE CIRCUITO ABERTO DE 38V, EFICIÊNCIA DE 17%, TENSÃO MÁXIMA DO SISTEMA DE 1000V. VIDRO DE ALTA TRANSPARÊNCIA DE 32MM COM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO. O PAINEL DEVE SER TOTALMENTE VEDADO POSSIBILITANDO SUA INSTALAÇÃO EM AMBIENTE ABERTO. AS CONEXÕES DO PAINEL DEVEM SER POR CONECTOR DE ENCAIXE MC4. DEVE SER FORNECIDO JUNTAMENTE COM O PAINEL O CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E TÉCNICA COM AS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DE TRABALHO. COM SELO DO INMETRO APROVANDO O DE- SEMPENHO DO PRODUTO E CONFORMIDADE COM O PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETA- GEM.
CATMAT/CATSER:366133
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
2
R$1.592,84 FRONTEIRA SUL
92 5208007000672 UNIDADE 1 3 R$12.468,00 37.404,00 MOINHO ANALÍTICO
Especificação: Moinho analítico com batelada para dois procedimentos de moagem diferentes: A) moagem de impacto de materiais duros, quebradiços ou não elásticos com batedor de aço inoxidável de alto grau e B) moa- gem de corte para pulverização de materiais macios e fibrosos com lâmina de corte. Ambos batedor e lâmina de corte devem estar inclusos (1 unidade de cada um). Câmara de moagem em Tefcel (PTFE, fibra de vidro refor- çada) com entrada em aço inoxidável, volume útil de 80 mL, inclusa. Dados técnicos: tipo de operação corte e impacto, velocidade máxima 28000 rpm, velocidade perimetral máxima 53 m/s, dureza da alimentação máxima 6 Mohs, batedor/cortador de material aço inoxidável, câmara de moagem de material aço inoxidável, tensão bivolt ou 110 V para os campi do Paraná e 220 V para os campi do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, fre- qüência 50/60 Hz e entrada de alimentação 160 W. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, assis- tência técnica em território nacional. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. CATMAT/CATSER:258189
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA 3
R$37.404,00

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
FRONTEIRA SUL
93 5208007100076 UNIDADE 1 1 R$20.261,72 20.261,72 MOINHO DE JARRO
Especificações: Moinho de jarros com inversor de frequencia e timer, capacidade mínima de operar com 2 jar- ros simultaneamente. Construido em aço e pintura anticorrosiva, com roletes giratórios revestidos com borracha de neoprene, com ajuste para diversos tipos de jarro e volumes através de deslocamento do rolo de apoio. Velo- cidade ajustável no rolo de tração de 100 a 200 RPM, ou melhor, com controle através de inversor de frequên- cia digital e leitura da rotação em RPM. Timer digital programável de 9 segundos a 9999 horas. Inclusos os seguintes acessórios: - Jarros: um jarro com capacidade de 3 litros e um jarro com capacidade de 5 litros. - Su- porte de jarro: um suporte para cada jarro. - Esferas de porcelana para uso no moinho: 1 Kg de esferas de 13 mm (1/2"), 1 Kg de esferas de 19 mm (3/4") e 1 Kg de esferas de 25 mm. (1"). Cabo de força com dupla isola- ção e plug com três pinos, de acordo com as normas ABNT NBR 14136. Com assistência técnica no Brasil. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fa- bricação.
CATMAT/CATSER:403420
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$20.261,72 FRONTEIRA SUL
94 5208013100094 UNIDADE 1 2 R$266.550,00 533.100,00 MONITOR HEMODINÂMICO AVANÇADO PARA MONITORIZAÇÃO INVASIVA E MINIMA- MENTE INVASIVA DE DÉBITO CARDÍACO E DEMAIS VARIÁVEIS HEMODINÂMICAS. MONITOR AVANÇADO PARA USO EM MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA EXIBE PARÂMETROS CONTÍNUOS DE DÉBITO CARDÍACO (DC), VOLUME SISTÓLICO (VS), RESISTÊNCIA VASCULAR SISTÊMICA (RVS), VARIAÇÃO DO VOLUME SISTÓLICO (VVS) E PARÂMETROS INDEXADOS CO- MO: VSI (VOLUME SISTÓLICO INDEXADO), IC (ÍNDICE CARDÍACO), IRVS (ÍNDICE DE RESIS- TÊNCIA VASCULAR SISTÊMICA) SVO2 (SATURAÇÃO VENOSA MISTA DE OXIGÊNIO) SCVO2 (SATURAÇÃO VENOSA CENTRAL DE OXIGÊNIO). O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR TELA CO- LORIDA INTERATIVA SENSÍVEL AO TOQUE; POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DE DUAS CURVAS SIMULTÂNEAS COM RESPECTIVOS VALORES NUMÉRICOS E VERIFICAÇÃO DE TEN- DÊNCIAS NUMA JANELA TEMPORAL MÍNIMA DE 0,1 A 72 HORAS; POSSIBILIDADE DE EXPAN- SÃO PARA USO DE TECNOLOGIA INVASIVA PARA CATETER DE ARTÉRIA PULMONAR; TEMPO DE ATUALIZAÇÃO DA LEITURA DE DÉBITO CARDÍACO DE 20 SEGUNDOS; SISTEMA DE ALAR- MES VISUAL E SONORO; FAIXA MÍNIMA DE MEDIÇÃO DE DÉBITO CARDÍACO DE 1 A 20 L/MIN; FAIXA MÍNIMA DE MEDIÇÃO DE OXIMETRIA DE 0 A 99%. FORNECE AS SEGUINTES VARIÁVEIS: MEDIÇÃO DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO VENOSA CENTRAL E MISTA (SCVO2 E SVO2 RESPEC- TIVAMENTE), DÉBITO CARDÍACO (DC); ÍNDICE CARDÍACO (IC); VOLUME SISTÓLICO (VS); ÍN- DICE VOLUME SISTÓLICO (IVS); VARIAÇÃO DE VOLUME SISTÓLICO (VVS); RESISTÊNCIA VAS- CULAR SISTÊMICA (RVS); ÍNDICE DE RESISTÊNCIA VASCULAR SISTÊMICA (IRVS), OFERTA DE OXIGÊNIO (DO2) E CONSUMO DE OXIGÊNIO (VO2); ÍNDICE DE PREDIÇÃO DE HIPOTENÇÃO (HPI); SATURAÇÃO TISSULAR (STO2). O EQUIPAMENTO DEVE SER UM DISPOSITIVO MODULAR COM OS SEGUINTES MÓDULOS/SENSORES DE MENSURAÇÕES: 1. MÓDULO SWAN GANZ DE TERMODILUIÇÃO POSSIBILITA O MONITORAMENTO DO DÉBITO CARDÍACO (DC) CONTÍNUO E DO DÉBITO CARDÍACO INTERMITENTE (DCI) ATRAVÉS DE TERMODILUIÇÃO, COM UM CABO DE CCO DO PACIENTE E UM CATETER DE ARTÉRIA PULMONAR COMPATÍVEL. O MONITORA- MENTO DO VOLUME SISTÓLICO (VS), VOLUME DIASTÓLICO FINAL (VDF) E FRAÇÃO DE EJE- ÇÃO (FEVD), SENDO ESTES DOIS ÚLTIMOS PARÂMETROS DO VENTRÍCULO DIREITO, ESTÃO DISPONÍVEIS COM DADOS DE FREQUÊNCIA CARDÍACA (FCMÉD) EXTERNOS PROVENIENTES DE UM MONITOR DE BEIRA DE LEITO. DEVE ACOMPANHAR O CABO QUE CONECTA O CATE- TER DE ARTÉRIA PULMONAR AO MONITOR AVANÇADO. 2. MÓDULO DE OXIMETRIA BASEADO EM ESPECTROFOTOMETRIA ÓPTICA FORNECE A SVO2 (SATURAÇÃO VENOSA MISTA) DE FORMA CONTÍNUA, INDICADOR PARA AVALIAR A OFERTA (DO2) E O CONSUMO DE O2 (VO2). DEVE ACOMPANHAR O CABO DE OXIMETRIA QUE CONECTA O CATETER DE ARTÉRIA PUL- MONAR AO MONITOR AVANÇADO. 3. MÓDULO DE CONTORNO DE PULSO MINIMAMENTE IN-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
VASIVO FORNECE PARÂMETROS CONTÍNUOS DE DÉBITO CARDÍACO (DC) ATRAVÉS DA TEC- NOLOGIA DE CONTORNO DE PULSO, VOLUME SISTÓLICO (VS), RESISTÊNCIA VASCULAR SIS- TÊMICA (RVS), VARIAÇÃO DO VOLUME SISTÓLICO (VVS) E PARÂMETROS INDEXADOS COMO: VSI (VOLUME SISTÓLICO INDEXADO), IC (ÍNDICE CARDÍACO) E IRVS (ÍNDICE DE RESISTÊNCIA VASCULAR SISTÊMICA). SISTEMA COM AUTO-CALIBRAÇÃO (MINIMAMENTE INVASIVO). DEVE ACOMPANHAR O CABO DE PRESSÃO QUE CONECTA O SENSOR AVANÇADO DE CONTORNO DE PULSO AO MONITOR AVANÇADO. 4. SENSOR GRANDE ADULTO QUE PERMITE A MENSURAÇÃO DA MEDIDA CONTÍNUA E NÃO INVASIVA DA SATURAÇÃO TISSULAR (STO2) BASEADA NA ESPECTROSCOPIA INFRAVERMELHA PRÓXIMA (NIRS), COM PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO DE LUZ DE ATÉ 2,5 CM E COM COMPENSAÇÃO DE EFEITO DE MELANINA. DEVE SER APRESEN- TADO EM EMBALAGEM ESTÉRIL, INDIVIDUAL COM DADOS PARA IDENTIFICAÇÃO DO PRO- DUTO, PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 5. MÓDULO DE ÍNDICE DE PREDIÇÃO DE HIPOTENSÃO (HPI) PERMITINDO A MEDIDA MINIMAMENTE IN- VASIVA E CONTÍNUA DO DÉBITO CARDÍACO E PARÂMETROS (RESISTÊNCIA VASCULAR SIS- TÊMICA, VOLUME SISTÓLICO, VARIAÇÃO DO VOLUME SISTÓLICO, VARIAÇÃO DA PRESSÃO DE PULSO, PRESSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, ELASTÂNCIA ARTERIAL DINÂMICA, VARIAÇÃO DE PRESSÃO PELO TEMPO) ATRAVÉS DE LINHA ARTERIAL, COM TRANSDUTOR DE PRESSÃO INCORPORADO. PREDIZ O EVENTO HIPOTENSIVO ATRAVÉS DO HPI (PREDITOR DE HIPOTEN- SÃO). DEVE ACOMPANHAR O CABO DE PRESSÃO QUE CONECTA O SENSOR AVANÇADO DE CONTORNO DE PULSO AO MONITOR AVANÇADO E LICENÇA INSTITUCIONAL PARA UTILIZA- ÇÃO DO SOFTWARE DE PREDIÇÃO DE HIPOTENSÃO. DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTES SEN- SORES/CATETERES DESCARTÁVEIS: 1 UNIDADE SENSOR AVANÇADO DE CONTORNO DE PUL- SO MODELO DE 213 CM/84 POL; 1 UNIDADE CATETER DE ARTÉRIA PULMONAR SWAN-GANZ NO TAMANHO 7,5 F; 20 UNIDADES DO SENSOR ADULTO (GRANDE) PARA MENSURAÇÃO DA SATURAÇÃO TISSULAR (STO2); 1 UNIDADE DO SENSOR PARA MENSURAÇÃO DO ÍNDICE DE PREDIÇÃO DE HIPOTENSÃO (COMPRIMENTO 84 POL/213 CM). DEVERÁ SER OFERTADO TREI- NAMENTO PRESENCIAL OPERACIONAL E TÉCNICO COM ESPECIALISTA DE PRODUTO CRE- DENCIADO PELA FABRICANTE. O TREINAMENTO DEVERÁ SER COMPOSTO DE UMA AULA TEÓRICA SOBRE MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA AVANÇADA, UMA AULA EXPOSITI- VA/PRÁTICA DO PRODUTO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO PARA EQUIPE DE MÉDICOS, ENFER- MEIROS E ENGENHARIA MÉDICA E SUPORTE EM CAMPO NO CENTRO CIRÚRGICO E/OU UNI- DADES DE TERAPIA INTENSIVA MÉDICOS DURANTE A UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR UMA ENTRADA ANALÓGICA, COM ESCALAS SELECIONÁVEIS ENTRE 1 A 10 V; UMA SAÍDA ANALÓGICA, COM FUNDO DE ESCALA SELECIONÁVEL DE 1 A 10 V; UMA PORTA HDMI; DUAS PORTAS USB; UMA BATERIA RECARREGÁVEL; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO OU 110V PARA OS CAMPI DO PARANÁ E 220V PARA OS CAMPI DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL PARA TOMADA PADRÃO ABNT NBR14136; CABO DE ALIMENTAÇÃO COM PLUGUE PADRÃO ABNT NBR14136; MANUAL DE OPERAÇÃO FÍSICO E DIGITAL. DEVERÁ ESTAR INCLUSO TODOS OS SOFTWARES COM LICENÇAS INSTITU- CIONAIS PARA O FUNCIONAMENTO DO MONITOR AVANÇADO E SEUS MÓDULOS/SENSORES. O EQUIPAMENTO E SEUS SENSORES/CATETERES DEVERÃO TER REGISTRO/CADASTRO NA AN- VISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRI- CAÇÃO. MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: PLATAFORMA HEMOSPHERE (HEMCARD02) COM MÓDULOS SWAN-GANZ, OXIMETRIA, FLOTRAC, FORESIGHT E HPI, SENSORES/CATETER PARA FUNCIONAMENTO DOS MÓDULOS, SOFTWARES COM LICENÇAS INSTITUCIONAIS. CATMAT/CATSER:352060
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
2
R$533.100,00 FRONTEIRA SUL
95 5239002100000 UNIDADE 1 1 R$4.216,33 4.216,33 MOTOBOMBA À DIESEL, 5,0 HP, 2"
MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE, 5,0 HP, COM DIÂMETRO DE RECALQUE DE 2". EQUIPADO COM MOTOR DIESEL DE 5,0 HP, 4 TEMPOS, PARTIDA MANUAL RETRÁTIL. ALTURA MÍNIMA DE SUCÇÃO DE 7 METROS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERRITÓRIO NACIONAL. COM MANUAL DE

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
INSTRUÇÕES E GARANTIA DE MÍNIMA DE 12 MESES.
CATMAT/CATSER:443898
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$4.216,33 FRONTEIRA SUL
96 5240001100004 UNIDADE 1 1 R$11.179,33 11.179,33 MOTOCOMPRESSOR DE AR DE 20 PÉS, 150 L MOVIDO POR MOTOR À GASOLINA DE 9 HP MOTOCOMPRESSOR DE AR DE 20 PÉS, COM RESERVATÓRIO DE 150 L, MOVIDO POR MOTOR A GASOLINA DE 9 HP. COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL. COM CERTIFICADO DE GARAN- TIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES. EQUIVALENTE OU SUPERIOR AO MODELO CJ 20+ APV 150L 9HP / MARCA CHIAPERINI. CATMAT/CATSER:432423
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$11.179,33 FRONTEIRA SUL
97 5208013000042 UNIDADE 1 2 R$3.306,94 6.613,88 OXÍMETRO DIGITAL
Oxímetro digital portátil com as seguintes características: Faixas de medição: OD (oxigênio dissolvido) de 0 a 20mg/L, saturação de 0 a 200%, temperatura de 0 a 60º C; Resolução: 0,01mg/L para OD, 0,1% para saturação, 0,1º C para temperatura; Precisão: OD ± 2% FS; Temperatura: ± 1º C; compensação automática em função da temperatura (0 a 60º C), da salinidade (selecionável de 0 a 40 ppt) e da pressão atmosférica (600 a 1100mbar); Visor com blacklight; Resistência a impacto, grau de proteção IP67. Deverá acompanhar: Eletrodo substituível, estojo de armazenagem. Alimentação: pilha. Assistência técnica em território nacional. Incluso manual de ins- truções e certificado de garantia mínima de 12 meses.
CATMAT/CATSER:224806
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
2
R$6.613,88 FRONTEIRA SUL
98 5204008000001 UNIDADE 1 1 R$339,22 339,22 PAQUIMETRO DIGITAL 150MM/6"
Paquímetro digital fabricado em aço inoxidável temperado capacidade 150 mm/6 polegadas, resolução 0,01 mm/0,0005 polegadas. Display LCD (cristal líquido) com 5 dígitos mais o sinal (-) e a indicação de milímetros ou polegadas. Para medida mais segura e precisa, um parafuso de trava para fixar as medidas; bico com aresta tipo faca, para medições internas e externas; vareta de profundidade, para medições exatas; ajuste fino por meio de roldana para o dedo polegar; indicação de bateria com carga baixa. Incluso estojo e bateria. Incluso manual de instruções e certificado de garantia mínima de 12 meses.
CATMAT/CATSER:218322
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$339,22 FRONTEIRA SUL
99 5204008000006 UNIDADE 1 3 R$796,65 2.389,95 PAQUÍMETRO DIGITAL 300MM/12"
Especificação: Paquímetro digital fabricado em aço inoxidável temperado, quadrimensionais, leitura absoluta e incremental, zero em qualquer ponto, conversão milímetro/polegada, botão liga/desliga, Preset (para selecionar um valor), congelamento de máximo e mínimo, resolução 0,01mm/0,0005", orelhas para medições externas, parafuso de fixação da medida, capacidade de 300mm/12", desligamento automático quando não está em uso, certificado de calibração e de garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Estojo incluso. CATMAT/CATSER:218324
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA 3
R$2.389,95

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
FRONTEIRA SUL
100 5240001100006 PAR 1 1 R$12.902,33 12.902,33 PAR DE RODAS TRASEIRAS DE AÇO ESTREITAS 13.6-38 COM PNEUS 12.4-38 14 LONAS
PAR DE RODAS TRASEIRAS DE AÇO ESTREITAS, COMPLETA COM O DISCO, DE DIMENSÕES 13.6-38, DO TRATOR NEW HOLLAND TL 75 COM TDA E UM PAR DE PNEUS 12.4-38, 14 LONAS, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, COM AS CÂMERAS, TAMBÉM DE FABRICAÇÃO NACIONAL. CATMAT/CATSER:215054
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$12.902,33 FRONTEIRA SUL
101 5240001100016 UNIDADE 1 1 R$7.455,00 7.455,00 PENEIRA ELÉTRICA VIBRATÓRIA HORIZONTAL INCLINADA
PENEIRA ELÉTRICA VIBRATÓRIA HORIZONTAL INCLINADA PARA PENEIRAÇÃO DE SOLO E AREIA, PODENDO TAMBÉM SER USADA PARA PENEIRAR GRÃOS AGRÍCOLAS EM GERAL. DEVE SER COMPOSTA DE SISTEMA DE PENEIRAMENTO TROCÁVEL COM TAMANHO MÍNIMO DE 1,00 M X 0,50 M, DEVE ACOMPANHAR 2 MALHAS DE PENEIRAMENTO, 1 COM FURAÇÃO DE 10 MM DE DIÂMETRO E 1 COM FURAÇÃO DE 20 MM DE DIÂMETRO. DEVE ACOMPANHAR MOTOR MONOFÁSICO 220 V, 60 HZ, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1/2 CV. PREFERENCIALMENTE, DEVE POSSUIR SISTEMA PARA VARIAÇÃO DA VELOCIDADE DA PENEIRA COM NO MÍNIMO 3 VELO- CIDADES. DEVE POSSUIR CALHAS SEPARADAS PARA COLETA DO MATERIAL PENEIRADO E DO MATERIAL DESCARTE. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. MODELO DE REFERÊNCIA: IW8 - 9204.
CATMAT/CATSER:275019
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$7.455,00 FRONTEIRA SUL
102 5234003000022 UNIDADE 1 1 R$1.057,82 1.057,82 PERFURADOR DE MADEIRA E SOLO A GASOLINA
Perfurador de madeira e solo a gasolina; com motor 2 tempos a gasolina de no mínimo 23 cilindradas e 1 cv (hp), tanque de combustível com capacidade mínima de 0,5 L, caixa de engrenagem com 2 velocidades, mais neutra e reverso, kit de ferramentas para a manutenção básica do equipamento e a troca de brocas; com duas brocas para madeira, uma com diâmetro de 9 a 13mm por 300 mm de comprimento e outra com diâmetro de 13 a 20 mm por 400 mm de comprimento, e duas brocas para solo, uma com diâmetro de 3" e outra de 5"; deverá possuir empunhadura para a perfuração de madeira e para perfuração de solo, além de garantia de no mínimo 1 ano. Com assistência técnica em território nacional.
CATMAT/CATSER:448269
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$1.057,82 FRONTEIRA SUL
103 5208013000063 UNIDADE 1 1 R$17.199,28 17.199,28 PERFURADOR ÓSSEO CANULADO PNEUMÁTICO
Especificação: Equipamento cirúrgico para ortopedia, tipo perfurador ósseo pneumático, canulado, autoclavável a vapor saturado. Com empunhadura anatômica, confeccionado em material leve e resistente, corpo do perfura- dor em alumínio anodizado que protege e resiste às diversas temperaturas de esterilização e rolamentos em aço inoxidável, assim como todo sistema de transmissão. Acionamento progressivo realizado por gatilho no próprio perfurador com velocidade de trabalho de 0 a 1.000 rpm. Deverá conter sistema de verso e reverso para o man- dril. Operando totalmente com tecnologia pneumática, suas funções de controle são efetuadas por uma válvula reguladora de pressão com lubrificação automática, isento de óleo. Mandril em aço inoxidável com sistema de encaixe rápido, com abertura até 6,5mm para suportar brocas rápidas por diversos comprimentos e chave em "T". Mandril em aço inoxidável com sistema de engate rápido, com abertura até 9,6mm para fresagem acetabu-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
lar e chave em "T". Acessório que acompanham o equipamento: 01 válvula reguladora com 2 manômetros (um mede a quantidade do nitrogênio de cilindro, e um controla a saída de nitrogênio para o perfurador, isento de lubrificação a óleo); 01 mangueira de silicone com no mínimo 3 metros; 01 mandril com abertura até 6,3 mm (velocidade); 01 mandril com abertura até 9,6 mm (torque); 02 chaves do mandril; 01 maleta de acondiciona- mento e transporte; Caixa para acondicionamento e esterilização do equipamento; 01 óleo spray para o motor de alta rotação; 04 brocas helicoidais comuns nos tamanhos de 1,0 a 5,0 mm x 150mm. Todos os acessórios compatíveis com o aparelho na configuração descrita. Deverá ser fornecido no ato da entrega do equipamento, manual de instruções em português, vídeo de montagem, desmontagem, acionamento e limpeza do equipamen- to, certificado de garantia prestado pelo fabricante no prazo mínimo de 02 anos. Registro na ANVISA/MS. CATMAT/CATSER:379533
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$17.199,28 FRONTEIRA SUL
104 5208006000005 UNIDADE 3 6 R$4.833,68 29.002,08 PHMETRO DIGITAL DE BANCADA
Especificação: Faixa de medição de pH: de -2.00 a 16.00; Faixa de medição de potencial de óxido redução: de ±999,9 mV, ±2000 mV; Faixa de medição de temperatura: de -9.9 a 120.0°C; Resolução de pH: 0.01 pH; 0.001 pH; Resolução de potencial de óxido redução: 0.1 mV; 1 mV; Resolução de temperatura: 0.1°C; Precisão (a 20°C) de pH: ±0.01 pH; ±0.002 pH; Precisão (a 20°C) de mV: ±0.5 mV; ±1mV; Precisão (a 20°C) de tempera- tura:±0.4°C; Offset mV relativos: ±2000 mV; Calibração pH: automática até 5 pontos com mínimo de 3 pa- drões previamente memorizados (pH 4.01, 7.01, 10.01) 2 valores programáveis pelo utilizador; Compensação da temperatura: automática (com sonda) o manual de -9.9 a 120°C; Eletrodo de pH, corpo em vidro, com dupla junção, recarregável, conector BNC, cabo de 1 m (incluído); Sonda de temperatura com 1 m cabo (incluída); impedância de entrada: 1012 Ohm; ligação computador: porta serial RS232 (opto-isolada); Alimentação: 12 Vdc com adaptador bivolt incluído; Condições de utilização: de 0 a 50°C; H.R. Max 95%. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia mínima de 1 ano. Com assistência técnica em território nacio- nal.
CATMAT/CATSER:440330
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
6
R$29.002,08 FRONTEIRA SUL
105 5208007100100 UNIDADE 1 1 R$3.576,18 3.576,18 PIPETA REPETIDORA (MULTIPIPETADORA), MONOCANAL, VOL. 1 UL - 10 ML
PIPETA REPETIDORA (MULTIPIPETADORA) DE VOLUME, MONOCANAL. CAPACIDADE ENTRE 1 UL E 10 ML (OU MELHOR). DISPLAY DIGITAL COM INDICADOR DE VOLUME E QUE MOSTRE O NÚMERO DE ETAPAS DE DISPENSAÇÃO EXECUTADAS. COMPATÍVEL COM PONTEIRAS DE DESLOCAMENTO DE 0,5, 1,25, 2,5, 5 E 2,5 ML. DEVE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE QUANDO PERMANECER DETERMINADO TEMPO SEM USO, PARA ECONOMIZAR ENERGIA. DEVE ACOM- PANHAR BATERIA, CARREGADOR, MANUAL DE OPERAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERRITÓRIO NACIO- NAL.
CATMAT/CATSER:454365
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$3.576,18 FRONTEIRA SUL
106 5208007100087 UNIDADE 1 1 R$39.908,12 39.908,12 POTENCIOSTATO PEQUENO COM ENTRADA USB
POTENCIOSTATO DIGITAL COM RESOLUÇÃO DE POTENCIAL MÍNIMA DE DC 0,1 MV, PRECISÃO POTENCIAL DE 0,2%, TENSÃO DE CONFORMIDADE ± 5 V, INTERVALOS ATUAIS 1 NA A 10 MA (8 FAIXAS) CORRENTE MÁXIMA ± 20 MA TÍPICO E ± 15 MA NO MÍNIMO E FAIXA DE POTENCIAL DC ± 3.000 V. O EQUIPAMENTO DEVE APRESENTAR NO MÍNIMO 1 ENTRADA E 4 LINHAS DE SAÍDA. DEMAIS CARACTERÍSTICAS: RESOLUÇÃO DE 0,1% DA FAIXA DE CORRENTE, 1 PA NA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
FAIXA DE CORRENTE MAIS BAIXA, PRECISÃO (DESVIO) ≤ 1% DA FAIXA DE CORRENTE A 1 NA ≤ 0,5% A 10 NA ≤ 0,2% A 100 NA A 100 UA ≤ 0,5% A 1 MA, 10 MA E 100 MA TUDO COM MAX. ERRO DE DESLOCAMENTO DE 0,2%, ENTRADA DE AMPLIFICADOR DE ELETRÔMETRO > 100 GOHM // 4 PF TEMPO DE SUBIDA APROX. 100 μs CONEXÃO DO SENSOR CABO BLINDADO COM CONECTOR CIRCULAR PARA WE, RE, CE E SENSE. HABITAÇÃO ALUMÍNIO ANODIZADO: 10 X 6,0 X 2,8 CM, FONTE DE ENERGIA USB 5 V, MÍN. 130 MA (ES3) OU 500 MA (ES3 +), AUTONOMIA MÍNIMA DA BATERIA DE 8 HORAS SEM CÉLULA E 6 HORAS COM CÉLULA CONTÍNUA COM CORRENTE DE 1 UA, COMUNICAÇÃO MINI USB OU BLUETOOTH COM PORTA AUXILIAR PRESENTE, COM OP- ÇÕES DE E / S EXTERNAS ANALÓGICO: 1 ENTRADA 1 CANAL DE SAÍDA (AMBOS 0 V - 4.096 V). DEVE SUPORTAR NO MÍNIMO AS SEGUINTES TÉCNICAS VOLTAMÉTRICAS: VOLTAMETRIA DE VARREDURA LINEAR (LSV), VOLTAMETRIA DE PULSO DIFERENCIAL (DPV), VOLTAMETRIA DE ONDA QUADRADA (SWV), VOLTAMETRIA DE PULSO NORMAL (NPV) E VOLTAMETRIA CÍCLICA (CV). DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: SOFTWARE, CABO PARA CONEXÃO COM COM- PUTADOR COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO E COM CONEXÕES USB E CARREGADOR COM- PLETO NO PADRÃO BRASILEIRO SEGUNDO O INMETRO. CERTIFICADO DE GARANTIA E ASSIS- TÊNCIA TÉCNICA EM TERRITÓRIO NACIONAL. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEI- TOS DE FABRICAÇÃO E MANUAL DE INSTRUÇÕES E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO. CATMAT/CATSER:246219
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$39.908,12 FRONTEIRA SUL
107 5218004000041 UNIDADE 1 1 R$79,31 79,31 PRANCHA DE GEOGRAFIA - ATMOSFERA
Formato: 089.X1.17M. Representa as camadas da Atmosfera, Termosfera, Troposfera, Exosfera, Ionosfera, Mesosfera e Estratosfera. Acabamento deve ser laminada frente e verso, permitindo riscar e apagar com canetas de quadro branco. Molduras de madeira nas extremidades e velcro para sustentação. CATMAT/CATSER:446494
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$79,31 FRONTEIRA SUL
108 5218004000042 UNIDADE 1 1 R$79,31 79,31 PRANCHA DE GEOGRAFIA - HIDROSFERA
Formato: 0.89X1.17M. Representa o Ciclo da Água - Precipitação - Evaporação - Condensação e o Relevo Submarino. Acabamento deve ser laminada frente e verso, permitindo riscar e apagar com canetas de quadro branco. Molduras de madeira nas extremidades e velcro para sustentação.
CATMAT/CATSER:446494
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$79,31 FRONTEIRA SUL
109 5218004000040 UNIDADE 1 1 R$79,31 79,31 PRANCHA DE GEOGRAFIA - TERRA
Formato: 0.89X1.17M. Representa as Camadas Internas do Planeta Terra, a Iluminação Solar na Terra - os Movimentos de Rotação - Translação - Estações do Ano - Eclipse Solar e Eclipse Lunar. Acabamento deve ser laminada frente e verso, permitindo riscar e apagar com canetas de quadro branco. Molduras de madeira nas extremidades e velcro para sustentação.
CATMAT/CATSER:446494
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$79,31 FRONTEIRA SUL
110 5208007000655 UNIDADE 1 1 R$4.180,20 4.180,20

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
PRENSA DE AÇO PARA FAZER MOSSA EM PAPEL MATA-BORRÃO, COM 100 PINOS
Prensa hidráulica em aço para fazer mossa em papel mata-borrão com 100 pinos. Garantia contra defeitos de fabricação de, no mínimo, 1 ano a partir da data de recebimento.
CATMAT/CATSER:18643
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$4.180,20 FRONTEIRA SUL
111 5208007100101 UNIDADE 1 1 R$20.396,00 20.396,00 RESFRIADOR DE LÍQUIDOS TIPO CHILLER
RESFRIADOR DE LÍQUIDOS TIPO CHILLER COM FAIXAS DE TEMPERATURA DE TRABALHO DE - 25 °C ATÉ +130 °C. CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 1 KW. INDICAÇÃO DE TEMPE- RATURA EM PAINEL DIGITAL COM TECLADO PROTEGIDO CONTRA ÁGUA. BOMBAS DE AGI- TAÇÃO COM VAZÕES MÍNIMA DE 8 L/MIN E 1 BAR DE PRESSÃO. TODOS OS COMPONENTES QUE FICAM EM CONTATO COM LÍQUIDO DEVEM SER EM AÇO INOXIDÁVEL OU PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE PARA EVITAR OXIDAÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERRITÓRIO NACIO- NAL. INCLUSO MANUAL DE INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.
CATMAT/CATSER:468383
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$20.396,00 FRONTEIRA SUL
112 3035012100075 UNIDADE 5 10 R$800,00 8.000,00 SEÇÃO DE VÍSCERA SINTÉTICA
SEÇÃO DE VÍSCERA SINTÉTICA COM DUAS CAMADAS DE 15 CM DE COMPRIMENTO E 6 POLE- GADAS DE DIÂMETRO (MOLHADO) DE TECIDO REALÍSTICO. COMPORTA-SE E É SUTURADA COMO TECIDO VIVO. PRODUTO DEVE SER REALISTA E PROJETADO PARA A AQUISIÇÃO, PRÁ- TICA E RETENÇÃO DE HABILIDADES CIRÚRGICAS GERAIS. ÚMIDO AO TOQUE. PESO APROXI- MADO: 0,05 KG. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EQUI- VALENTE OU SUPERIOR A 3B SCIENTIFIC/ REF. 1019686 [W44914].
CATMAT/CATSER:479239
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
10
R$8.000,00 FRONTEIRA SUL
113 5240001000110 UNIDADE 1 1 R$60.900,00 60.900,00 SEGADEIRA DE DISCOS COM CONDICIONADOR PARA FENO PRÉ-SECADO
Segadeira com 4 a 6 discos de corte, largura de corte de 1,8 a 2,6 metros, acoplável ao sistema hidráulico trasei- ro de três pontos do trator, com cilindro (rolo) condicionador para feno pré-secado com ajuste de pressão entre o cilindro superior e o inferior. Acionada pela tomada de potencia. Com ajuste do ângulo da barra de corte de ao menos 30 graus, operando em locais planos e locais com aclives e declives. Com sistema de corte autolim- pantes, dispositivo automático de proteção contra obstáculos e impactos com articulação para trás, lona proteto- ra flexível na área de corte, pistão hidráulico para troca de posição de trabalho pela posição de transporte (verti- cal), ajuste de altura do corte através do braço hidráulico, sistema de transmissão com cardan, polias, correia, caixa e engrenagens. Os discos de corte precisam ser ovalados com duas facas cada um e reversíveis, cortando em ambos os sentidos. Todos os ajustes de altura e ângulo de corte e e mudança da plataforma entre as posições de transporte e trabalho precisar ser efetuadas exclusivamente por comando hidráulico. A plataforma do equi- pamento, quando em posição de transporte deve ficar a um ângulo de 90 graus ou mais em relação ao solo, na posição de engate. O equipamento precisa ter trava de segurança para o transporte. Compatível com trator NewHolland modelo TL75. Equipamento novo e com no mínimo 12 meses de garantia. Manual de instruções em português.
CATMAT/CATSER:471327
Quant. Int.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$60.900,00 FRONTEIRA SUL
114 5212010000006 UNIDADE 1 1 R$10.015,00 10.015,00 SELADORA À VÁCUO
Seladora à vácuo com acionamento manual de fita chata de níquel cromo, com dois filetes paralelos (2 superio- res e 2 inferiores). Capacidade para embalar produtos até 3 Kg. Com bico de sucção central, painel de controle micro controlado. Sensor para líquidos e temperatura. Alarme sonoro após selagem. Revestimento externo em aço inox 430. Área útil de selagem de 460 x 3 mm (superior e inferior). Voltagem 110 / 220 V. Mesa de apoio para produtos com 520 x 240 mm de dimensão. Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, assistência técnica permanente. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. CATMAT/CATSER:463139
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$10.015,00 FRONTEIRA SUL
115 5240001000047 UNIDADE 1 1 R$283.410,00 283.410,00 SEMEADORA EXPERIMENTAL
Semeadora para plantio direto de parcelas experimentais (similar à Tecnologia Embrapa) com chassi porta ferramentas em perfis de aço com possibilidade de variação do espaçamento entre as unidades plantadoras, com espaço útil entre 1,5 e 1,6 metros; Engate de três pontos universal, categoria II; Duas rodas novas com pneus novos 5 a 6 x 12 a 13\u201D ou 6 a 7 x 12 a 13\u201D agrícola, com garras, para acionamento dos mecanismos de distribuição; Transmissão por engrenagens e correntes, com variação contínua do giro dos dosadores; Depó- sito para adubo, construído em chapa de aço, com capacidade em entre 120 a 150 litros; 9 a 12 distribuidores para adubo, em material não ferroso; Mesa com dosador grande, tipo oyjord com nivelamento em dois eixos; 9 a 12 unidades de plantio, compostas por dois discos defasados, uma roda reguladora de profundidade e roda compactadora; as unidades de rompimento do solo são com oscilação independente em forma de paralelogra- mo, pressionadas por molas; 1 a 2 bancos para acomodação do(s) operador(es); Distribuidor para fluxo contí- nuo. Acompanha manual de instrução. Garantia mínima de 1 ano. Produto novo.
CATMAT/CATSER:479319
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$283.410,00 FRONTEIRA SUL
116 5240001000107 UNIDADE 1 1 R$497,71 497,71 SEMEADORA MANUAL (MATRACA) COM COMPARTIMENTO PARA SEMENTE E ADUBO Semeadora manual (matraca) com compartimento para semente e adubo, para grãos (milho, soja, feijão, etc), com estrutura de madeira e reservatórios (bojo) de adubo e sementes em chapa de aço inox ou aço galvanizado, com regulagem da dose de semente e de adubo, altura de aproximadamente 90 cm. Garantia mínima de 06 meses. Modelos referência: Plantadeira manual nº 9 da Fitarelli e o modelo modelo 166A da Krupp. CATMAT/CATSER:50598
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$497,71 FRONTEIRA SUL
117 5208007100085 UNIDADE 1 2 R$4.628,41 9.256,82 SENSOR DE TORQUE DINÂMICO
PROJETADO PARA SER INSERIDO ENTRE UMA FONTE DE TORQUE E UMA CARGA DE REAÇÃO. OS ACOPLAMENTOS FLEXÍVEIS DEVEM SER ENTREGUES JUNTAMENTE COM O TORQUÍME- TRO. EIXO CHAVETADO COM USINAGEM E ADAPTAÇÃO DO ACOPLAMENTO ELÁSTICO MO- DELO AP-25. FUNDO DE ESCALA DE 0 A 17,40 MV/V PARA MEDIDAS DE 0 A 50 N.M. SUPORTE ROTAÇÃO DE 2000 RPM. TIPO ROTATIVO, GIRA 360° NOS SENTIDOS HORÁRIO E ANTI- HORÁRIO. CONDICIONAMENTO DO SINAL DE SAÍDA DE 0 A 10 V. SOBRECARGA ADMISSÍVEL: 1.50 X F.E.. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREADO. SENSOR DE TORQUE DINÂMICO. SEN-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
SIBILIDADE NOMINAL, 2,0MV/V. BALANÇO DE ZERO, ±1%. REPETIBILIDADE, 0,02%. ERRO DE FLUÊNCIA (20MINUTOS), 0,03%. EFEITO DA TEMPERATURA NO ZERO, 0,002%/°C. EFEITO DA TEMP. NA SENSIBILIDADE, 0,002%/°C. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO, -10°C A +60°C. COMPEN- SAÇÃO DE TEMPERATURA, -10°C A +50°C. IMPEDÂNCIA DE ENTRADA (25°C), OHMS 350±30. IMPEDÂNCIA DE SAÍDA (25°C), OHMS 350±3. RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO, MOHM >5000. TEN- SÃO DE EXCITAÇÃO, 10VDC/VAC. TENSÃO DE EXCITAÇÃO MÁXIMA 15VDC/VAC. MATERIAL CAIXA, ALUMÍNIO. CABO, 5M. GARANTIA DE NO MÍNIMO 1 ANO, MANUAL EM PORTUGUÊS OU EM INGLÊS. INCLUSO CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE SER EQUIVA- LENTE E/OU SUPERIOR AO MODELO MKDC50NM, FABRICANTE MK CONTROLE E INSTRUMEN- TAÇÃO LTDA; OU MODELO T22/50NM, FABRICANTE HBM.
CATMAT/CATSER:138207
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
2
R$9.256,82 FRONTEIRA SUL
118 5208015100095 UNIDADE 1 2 R$9.276,00 18.552,00 SIMULADOR DE PARTO COM TRONCO INFERIOR FEMININO E FETO ARTICULADO SIMULADOR DE PARTO COMPOSTO POR TRONCO INFERIOR FEMININO ADULTO DE TAMANHO REAL, COM MARCOS ANATÔMICOS CORRETOS COMO A PELVE (OSSOS PÉLVICOS - SÍNFISE), CAVIDADE PÉLVICA E ESPINHA. O SIMULADOR DEVE SER PORTÁTIL, PESO MÁXIMO 8 KG E SER CONFECCIONADO EM MATERIAL DE RECONHECIDA QUALIDADE. ÚTERO COM POSICIO- NAMENTO CORRETO DO FETO. O ÚTERO DEVE POSSUIR INSERÇÃO INFLÁVEL (PARA ELEVAR O FETO) PARA MANOBRA DE LEOPOLD, INCLUINDO COBERTURA REMOVÍVEL QUE PODE SER CORTADA PARA CESÁREA. O SIMULADOR DEVE POSSUIR CANAL DO PARTO CONSTITUÍDO POR COLO DO ÚTERO, VULVA MODELADA COM VAGINA. A VULVA FORMADA, DILATÁVEL, EM TAMANHO REALISTA, CONSTITUI UNIDADE COM A VAGINA. O COLO DEVE POSSUIR FOR- MA ANATÔMICA CONSTITUI CANAL DE PARTO COM A VAGINA. O TRONCO DEVE CONTER INSERÇÃO DE PAREDE ABDOMINAL, OU SEJA, COBERTURA DO ABDOME ALMOFADADA (CA- MADA DUPLA COM CAMADA MUSCULAR SIMULADA EM SILICONE CORTÁVEL), DESTACÁ- VEL, COM INSERÇÃO AVANÇADA PARA CESÁREA. FETO TOTALMENTE ARTICULADO COM APROXIMADAMENTE 50 CM E 1 KG, COM A BOCA ABERTA, CABEÇA INCLINÁVEL, ESCÁPULA E FONTANELAS ANATOMICAMENTE CORRETAS. DEVE ACOMPANHAR: CORDÃO UMBILICAL COM COMPRIMENTO ORIGINAL E COM POSSIBILIDADE DE CORTE; PLACENTA (REPRESENTA- ÇÃO SIMPLIFICADA COM CONEXÃO SEPARÁVEL AO CORDÃO UMBILICAL, FIXADOR DE VELCRO PARA CONEXÃO AO VENTRE. DUAS PARTES DESTACÁVEIS DE PLACENTA ADERENTE COM VELCRO PARA RETENÇÃO NO VENTRE). O SISTEMA DE PARTO DEVE SER MANUAL PARA CONTROLAR A ROTAÇÃO E A VELOCIDADE DO PARTO DO FETO. POSIÇÃO DO FETO FÁCIL DE ALTERAR DURANTE O PROCESSO DE PARTO, INCLUINDO DESCIDA, FLEXÃO, EXTENSÃO, RO- TAÇÃO INTERNA E EXTERNA E RESTITUIÇÃO. O SIMULADOR DEVE PERMITIR O TREINAMEN- TO DAS SEGUINTES HABILIDADES: PARTO VAGINAL NORMAL; PARTO NORMAL DO CORDÃO UMBILICAL E DA PLACENTA; PARTO PÉLVICO (INCLUINDO COMPLETO, FRÍVOLO OU INCOM- PLETO E APRESENTAÇÃO PÉLVICA FRANCA); PARTO DE PLACENTA COMPLETO E INCOMPLE- TO; PARTO DE CESÁREA COM INCISÃO; APALPAÇÃO E AVALIAÇÃO DA POSIÇÃO E APRESEN- TAÇÃO FETAL; DIAGNÓSTICO DE TODAS AS POSIÇÕES E APRESENTAÇÕES FETAIS ANORMAIS (COMO ROSTO, PESCOÇO OU TESTA) PARA REPRESENTAR PARTOS DE ROTINA E DIFÍCEIS; MANIPULAÇÃO INTRAUTERINA DO FETO; DISTOCIA DE OMBRO (CANAL DE PARTO ADAPTA- TIVO E OSSOS PÉLVICOS) DEMONSTRAÇÃO E GESTÃO; A PALPAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DA FONTANELA FETAL; DEMONSTRAÇÃO DE PLACENTA PRÉVIA: TOTAL, PARCIAL E MARGI- NAL; PROLAPSO DO CORDÃO UMBILICAL; CORDÃO UMBILICAL NUCAL; RUPTURA ARTIFICIAL DAS MEMBRANAS (RAM OU AMNIOTOMIA); GRAMPEAMENTO E CORTE DO CORDÃO UMBILI- CAL; SUCÇÃO SIMULADA DA BOCA E DO NARIZ DO BEBÊ; MANOBRA DE LEOPOLD; MANOBRA PINARD'S; MANOBRA DE MAURICEU; MANOBRA DE PRAGA; MANOBRA DE WOODS; MANOBRA DE RUBIN; CLAMPEAMENTO E CORTE DO CORDÃO UMBILICAL. REPOSIÇÃO FÁCIL DE PEÇAS POR MEIO DE CONEXÕES COM PINOS, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS, BASE ANTI- DESLIZANTE E CABOS PARA APOIO EXTRA SOBRE MESAS. CINTA PARA FIXAÇÃO A UMA ME-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
SA OU CAMA. DEVE ACOMPANHAR TAMBÉM: LUBRIFICANTE, SACO DE FLUÍDO AMNIÓTICO, ADITIVO DE FLUÍDO AMNIÓTICO E 100 INSERÇÕES DE ÂMNION (100 FOLHAS EM POLIETILE- NO), CONJUNTO DE ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO SIS- TEMA (CHAVE, GRAMPOS). GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICA- ÇÃO DA DATA DE ENTREGA. EQUIVALENTE E/OU SUPERIOR A MARCA/MODELO DE REFERÊN- CIA: GAUMARD/ PRO P90PN OU 3B SCIENTIFIC/ SIMULADOR DE PARTO PRO 1022879. CATMAT/CATSER:391770
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
2
R$18.552,00 FRONTEIRA SUL
119 5208015100103 UNIDADE 1 1 R$249.771,66 249.771,66 SIMULADOR DE TREINAMENTO INTERATIVO E REALÍSTICO
SIMULADOR DE TREINAMENTO INTERATIVO REALÍSTICO PARA A SIMULAÇÃO DE HABILIDA- DES DE PRIMEIROS SOCORROS EM EMERGÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES. ENERGIA ELÉTRICA E PNEUMÁTICA INTERNA. CONECTIVIDADE E ENERGIA SUPLEMENTAR COM FIOS. INTEGRA-SE SEM FIO COM REDES DE COMPUTADORES EXISTENTES. COM POSSIBILIDADE DE ANEXAR UMA BATERIA ADICIONAL AO LADO PARA ESTENDER O USO. DEVE PERMITIR AS SEGUINTES HABILIDADES/RECURSOS DE VIAS AÉREAS: VIAS AÉREAS ABERTAS/FECHADAS CONTROLÁ- VEIS DE FORMA AUTOMÁTICA OU MANUAL; INCLINAÇÃO DA CABEÇA/ELEVAÇÃO DO QUEI- XO; PRESSÃO NA MANDÍBULA COM MANDÍBULA ARTICULADA; SUCÇÃO (ORAL E NASOFA- RÍNGEA); VENTILAÇÃO POR BOLSA-MÁSCARA; INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL; INTUBAÇÃO NASOTRAQUEAL; INTRODUÇÃO DE DISPOSITIVOS TIPO COMBITUBE, LMA E I-GEL, E OUTRAS COLOCAÇÕES DAS VIAS AÉREAS; INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL POR TUBO; INTUBAÇÃO RE- TRÓGRADA; INTUBAÇÃO POR FIBRA ÓPTICA; VENTILAÇÃO TRANSTRAQUEAL A JATO; CRI- COTIREOIDOTOMIA POR AGULHA; CRICOTIREOIDOTOMIA CIRÚRGICA; RESISTÊNCIA DAS VIAS AÉREAS - 3 DEFINIÇÕES (LIGADA/DESLIGADA/METADE); INTUBAÇÃO SELETIVA DO BRÔNQUIO DIREITO; DISTENSÃO DO ESTÔMAGO. COMPLICAÇÕES DAS VIAS AÉREAS: LÍNGUA ENROLADA; EDEMA DA LÍNGUA. RECURSOS DE RESPIRAÇÃO: RESPIRAÇÃO ESPONTÂNEA SIMULADA; ELEVAÇÃO E QUEDA DO TÓRAX BILATERAL E UNILATERAL; SONS NORMAIS E ANORMAIS DE RESPIRAÇÃO; AUSCULTAÇÃO PULMONAR POSTERIOR E ANTERIOR; SATURA- ÇÃO DE OXIGÊNIO E FORMA DE ONDA. COMPLICAÇÕES DE RESPIRAÇÃO: CIANOSE; TORACO- CENTESE POR AGULHA – BILATERAL; MOVIMENTO DO TÓRAX UNILATERAL E BILATERAL; TUBO DE INSERÇÃO DO TÓRAX – BILATERAL. RECURSOS CARDÍACOS: EXTENSA BIBLIOTECA DE ECG; SONS CARDÍACOS; MONITORAMENTO DE RITMO DE ECG (4 FIOS); ELETROCARDIÓ- GRAFO DE 12 CANAIS; DESFIBRILAÇÃO E CARDIOVERSÃO COM CHOQUE AO VIVO. RECURSOS DE CIRCULAÇÃO: BP MEDIDA MANUALMENTE POR AUSCULTAÇÃO DE SONS DE KOROTKOV; PULSOS DA CARÓTIDA, FEMORAL E RADIAIS SINCRONIZADOS COM ECG; FORÇA DE PULSO VARIÁVEL COM BP; DETECÇÃO E REGISTRO DA PALPAÇÃO DO PULSO. ACESSO VASCULAR: ACESSO IV (BRAÇO); ACESSO INTRAÓSSEO (TÍBIA). RCP: EM CONFORMIDADE COM AS DIRE- TRIZES DE 2010-2015; COMPRESSÕES DE RCP COM GERAÇÃO DE PULSOS PALPÁVEIS, FORMA DE ONDA DA PRESSÃO ARTERIAL E ARTEFATOS DE ECG; PROFUNDIDADE DE COMPRESSÃO E RESISTÊNCIA REALISTA; DETECÇÃO DE PROFUNDIDADE, LIBERAÇÃO E FREQUÊNCIA DAS COMPRESSÕES. OLHOS: ABERTOS, FECHADOS E PARCIALMENTE ABERTOS; CONJUNTO DE PUPILAS INTERCAMBIÁVEIS. OUTROS RECURSOS: CATETERISMO DE FOLEY SEM PRODUÇÃO DE URINA; PRÉ-PREPARADO PARA SIMULAÇÕES DE TREINAMENTO DE ULTRASSOM; VOZES PRÉ-GRAVADAS OU PERSONALIZADA DO PACIENTE. RECURSOS DO SISTEMA: SISTEMA PARA CONTROLE DO SIMULADOR DE FORMA REMOTA ATRAVÉS DE TABLET OU OUTRO DISPOSITI- VO EQUIVALENTE; TABLET OU DISPOSITIVO EQUIVALENTE INCLUSO; VÍDEO DE ESCLARECI- MENTO INTEGRADO; REGISTRO DE DADOS. MONITOR DO PACIENTE: SEM FIO; CONFIGURÁ- VEL; PARÂMETROS ECG (2 TRAÇOS), SpO2, CO2, ABP, CVP, ICP, AGENTE ANESTÉSICO, PH, PTC, PAP, PCWP, NIBP, TOF, DÉBITO CARDÍACO, TEMPERATURA (CENTRAL E PERIFÉRICA); ELE- TROCARDIÓGRAFO DE 12 CANAIS; LLEAP: MONITOR DE RAIO X, MONITOR DE IMAGEM E MO- NITOR DE VÍDEO. O SIMULADOR DEVERÁ CONTER: MANEQUIM, 2 CAPAS FLEXÍVEIS PARA TRANSPORTE, ROUPAS ESPECIALMENTE PROJETADAS. ACESSÓRIOS: SISTEMA OPERACIONAL,

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
MONITOR E SOFTWARE DE PACIENTE SIMULADO. INSTALAÇÃO NO LOCAL E TREINAMENTO DE NO MÍNIMO 8 HORAS PARA NO MÍNIMO 4 SERVIDORES. GARANTIA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERRITÓRIO NACIONAL. EQUIVALENTE E/OU SUPERIOR A MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: LAERDAL - SIMMAN ALS.
CATMAT/CATSER:150317
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$249.771,66 FRONTEIRA SUL
120 5208015100097 UNIDADE 1 2 R$38.477,88 76.955,76 SIMULADOR GINECOLÓGICO AVANÇADO
TRONCO INFERIOR GINECOLÓGICO COM PAREDE ABDOMINAL (NÃO GESTANTE) DE TAMA- NHO ADULTO PARA TREINAMENTO DE HABILIDADES GINECOLÓGICAS. ABERTURA PRÉ- CORTADA NO ABDÔMEN DE NÃO GRÁVIDA QUE PERMITE PROCEDIMENTOS DE MINILAPARO- TOMIA. DEVE POSSUIR: MARCOS ANATÔMICOS INCLUINDO ESPINHA ISQUIÁTICA E CÓCCIX; RETO PATENTE PARA ADMINISTRAÇÃO DE SUPOSITÓRIO; INTROITO VAGINAL PARA INTRO- DUÇÃO DE PRESERVATIVO FEMININO OU DIAFRAGMA E EXAME ESPECULAR; URETRA E BE- XIGA REALÍSTICAS PERMITINDO PROCEDIMENTO DE CATETERIZAÇÃO VESICAL. COLOS UTE- RINOS NORMAIS REMOVÍVEIS E INTERCAMBIÁVEIS (5 UNIDADES) E COLOS UTERINOS ANOR- MAIS (6 UNIDADES): NORMAL PARIDADE, PÓLIPO, EROSÃO, CISTO DE NABOTH, CERVICITE PURULENTA E CARCINOMA. ESTRUTURA DE ÚTERO E COLO DO ÚTERO REALISTA PARA EXAMES BIMANUAIS: ÚTERO GRÁVIDO DE 6-8 SEMANAS, ÚTERO GRÁVIDO DE 6-8 SEMANAS COM LIGAMENTOS OVARIANOS CURTOS, ÚTERO GRÁVIDO DE 10-12 SEMANAS, ÚTERO GRÁ- VIDO DE 20 SEMANAS, ÚTERO NÃO-GRÁVIDO ANTEVERTIDO, ÚTERO NÃO-GRÁVIDO RETRO- VERTIDO, ÚTERO CLARO QUE FORNECE FEEDBACK PARA COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DE DIS- POSITIVO INTRAUTERINO (DIU). DEVE INCLUIR MÓDULO COM ÚTEROS INTERCAMBIÁVEIS PARA RECONHECER ANORMALIDADES PATOLÓGICAS EXTERNAMENTE PALPÁVEIS COM EXAME BIMANUAL: ÚTERO AUMENTADO; ÚTERO PEQUENO; ÚTERO BICORNADO; ÚTERO COM ANTEVERSÃO / ANTEFLEXÃO; ÚTERO COM CISTO OVARIANO GRANDE; ÚTERO COM CIS- TO OVARIANO MÉDIO; ÚTERO COM RETROVERSÃO MODERADA; ÚTERO MIOMATOSO; ÚTERO COM SALPINGITE NO LADO ESQUERDO; ÚTERO COM SALPINGITE NO LADO DIREITO. TUBAS UTERINAS E OVÁRIOS REALÍSTICOS. DEVE INCLUIR: BOLSA/MALETA PARA TRANSPORTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, TALCO E MANUAL DE INSTRUÇÕES FÍSICO OU DIGITAL. EQUIVALENTE E/OU SUPERIOR A MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: GAUMARD/ S504.200 (ZOE) COM O MÓ- DULO ADICIONAL DE ÚTEROS COM ANORMALIDADES PATOLÓGICAS EXTERNAS PALPÁVEIS. CATMAT/CATSER:472259
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
2
R$76.955,76 FRONTEIRA SUL
121 5208016100098 UNIDADE 1 1 R$2.090.721,55 2.090.721,55 SIMULADOR REALÍSTICO 3D AVANÇADO PARA CIRURGIA ROBÓTICA
SIMULADOR REALÍSTICO AVANÇADO 3D PARA CIRURGIA ROBÓTICA, MODELO PORTÁTIL, COMPACTO, ARMAZENÁVEL E PERSONALIZÁVEL QUE REPRODUZ COM EXCELENTE QUALI- DADE A EXPERIÊNCIA DO CONSOLE CIRURGIÃO DA VINCI®. O SIMULADOR É UMA PLATA- FORMA DE HARDWARE DE FÁCIL MONTAGEM, INTEGRA CONTROLES, CONJUNTO FINO DE PEDAIS, MONITOR 3D HD DE 24 POLEGADAS, ÓCULOS 3D, TOUCHPAD, TECLADO E APOIO PA- RA BRAÇOS. COM O SISTEMA DE FEEDBACK VISUAL (LED) E TÁTIL (VIBRAÇÃO) FORNECE ORIENTAÇÃO PARA CORRIGIR A ÁREA DE TRABALHO E O POSICIONAMENTO DAS MÃOS DU- RANTE A EXECUÇÃO DE EXERCÍCIOS. POSSUI MOVIMENTO INTUITIVO 180° GIRO DE PUNHO. O SIMULADOR DEVE VIR COM PACOTE DE EXERCÍCIOS DE HABILIDADES BÁSICAS CORE E AVANÇADAS (64 EXERCÍCIOS, SENDO 10 CÂMERA & CLUTCHING, 10 ENDOWRIST, 5 ENERGIA & DISSECÇÃO, 13 CONTROLE DE AGULHA, 12 SUTURA E NÓS, 7 SUTURAS ESPECÍFICAS, 7 JO- GOS), PROCEDIMENTOS MAESTRO (PROSTATECTOMIA, HISTERECTOMIA, NEFRECTOMIA E

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
HERNIORRAFIA), DUAL SI/XI, INCLUÍDOS HARDWARE COM COMPUTADOR, TECLADO WIRE- LESS, PEDAL, 3 ÓCULOS 3D, 2 CABOS DE CONEXÃO DOS ÓCULOS, 2 JOYSTICKS, CABOS DE ALIMENTAÇÃO DO HARDWARE, 3 PORTAS USBS, CONECTIVIDADE COM A INTERNET (PORTA LAN E CONEXÃO WIFI). SOFTWARES E LICENÇA INSTITUCIONAL COM ATUALIZAÇÕES INCLU- ÍDAS PARA NO MÍNIMO 5 ANOS. PESO APROXIMADO: 19 KG. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BI- VOLT OU 110V PARA OS CAMPI DO PARANÁ E 220V PARA OS CAMPI DE SANTA CATARINA E DO RIO GRANDE DO SUL. MANUAL DE OPERAÇÃO/INSTALAÇÃO EM PORTUGUÊS E ACOMPA- NHAR BOLSA/MALETA PARA TRANSPORTE. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FA- BRICANTE NA REGIÃO SUL, EM TERRITÓRIO NACIONAL. DEVE SER INCLUSO TREINAMENTO PRESENCIAL DE NO MÍNIMO 8 HORAS PARA USO E FUNCIONALIDADES DO SOFTWARE PARA APROXIMADAMENTE 20 PESSOAS. EQUIVALENTE E/OU SUPERIOR A MARCA/MODELO DE RE- FERÊNCIA: MIMIC/FLEXVR – MODELO: 500028B.
CATMAT/CATSER:150317
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$2.090.721,55 FRONTEIRA SUL
122 5208016100104 UNIDADE 1 1 R$105.264,67 105.264,67 SISTEMA DE ENSINO PARA AULAS PRÁTICAS DE FISIOLOGIA HUMANA
SISTEMA DE ENSINO PARA AULAS PRÁTICAS DE FISIOLOGIA HUMANA COMPOSTO POR UM GABINETE DURÁVEL, COM UMA INTERFACE USB (SOFTWARE DE INTERFACE INCLUSO) PARA CONEXÃO COM COMPUTADORES EQUIPADOS COM SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS E MACOS COM SUPORTE A DIVERSOS TRANSDUTORES DE SINAIS. EQUIPAMENTO DEVE SER FORNECIDO COM KITS PARA PRÁTICAS DE FISIOLOGIA HUMANA (AQUISIÇÃO DE DADOS BIO- LÓGICOS REAIS E SIMULAÇÃO DE SINAIS EM SOFTWARE). O SISTEMA DE ENSINO DEVE IN- CLUIR O SOFTWARE COM AULAS PRÁTICAS DE FISIOLOGIA HUMANA PERSONALIZÁVEIS, UM HARDWARE DE AQUISIÇÃO DE DADOS E DOIS KITS EDUCACIONAIS SENDO ELES, UM KIT DE FISIOLOGIA HUMANA E UM KIT RESPIRATÓRIO, COM TRANSDUTORES, POSSIBILITANDO O REGISTRO E ANÁLISE DOS PRÓPRIOS SINAIS BIOLÓGICOS. O KIT DE FISIOLOGIA HUMANA DEVE CONTER UMA CINTA RESPIRATÓRIA, ESFIGMOMANÔMETRO, MICROFONE CARDIOVAS- CULAR, TRANSDUTOR DE FORÇA DE APERTO, MARTELO DE TENDÃO, SENSOR DE TEMPERA- TURA DA PELE E UM TERMISTOR POD. O KIT RESPIRATÓRIO HUMANO DEVE INCLUIR UM POD DE ESPIRÔMETRO, CABEÇAL DE FLUXO PARA HUMANO, UM PACOTE COM, NO MÍNIMO, 100 UNIDADES DE BOCAIS DE VÁLVULA UNIDIRECIONAL, ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS (KIT COM UM ÚNICO CLIPE PARA O NARIZ, FILTRO DESCARTÁVEL E UM BOCAL), SWITCH BOX ECG 12 DERIVAÇÕES E OS SEGUINTES ACESSÓRIOS BIOPOTENCIAIS: KIT COM 100 ELETRODOS DE ECG DESCARTÁVEIS, UM TUBO DE GEL ABRASIVO DE NO MÍNIMO 120 ML E NO MÍNIMO 200 UNIDADES DE SWABS DE ÁLCOOL. O SOFTWARE DEVE SER UMA PLATAFORMA EDUCATIVA BASEADA EM LABORATÓRIO E SEU USO É INDISPENSÁVEL PARA USO EM ASSOCIAÇÃO AO HARDWARE. O HARDWARE SE REFERE A UM GABINETE DE ALUMÍNIO DURÁVEL, COM UMA INTERFACE USB PARA CONEXÃO COM COMPUTADORES WINDOWS E MACOS E DEVE SER FORNECIDO COM OS SEGUINTES ITENS: ELETRODO DE BARRA DE ESTIMULAÇÃO, TRANSDU- TOR DE PULSO, CABO BLINDADO PARA O AMPLIFICADOR BIO AMP, FIOS CONDUTORES BLIN- DADOS, TIRA (ALÇA) PARA ATERRAMENTO E ADAPTADOR INTELIGENTE. EQUIPAMENTO DE- VE SER FORNECIDO COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO OU 110V PARA OS CAMPI DO PARANÁ E 220V PARA OS CAMPI DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL. CO- NEXÃO CABO NBR 14136. DEVERÁ SER OFERTADO TODAS AS LICENÇAS INSTITUCIONAIS DO SOFTWARE DE COMANDO E AQUISIÇÃO DE DADOS DO HARDWARE PERMITINDO A INSTALA- ÇÃO EM UM (1) COMPUTADOR E ATUALIZAÇÃO GRATUITA POR CINCO ANOS. GARANTIA MÍ- NIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DO EQUIPAMENTO E TRANSDUTO- RES/SENSORES DA ENTREGA DOS MATERIAIS SOLICITADOS. INCLUSO DEMONSTRAÇÃO E ASSISTÊNCIA CIENTÍFICA DE FORMA REMOTA PARA INSTALAÇÃO E USO NO RECEBIMENTO DO PRODUTO. MODELO EQUIVALENTE OU SUPERIOR A SISTEMA DE ENSINO AD INSTRU- MENTS/ HARDWARE POWERLAB 26T (PL26T04), KIT DE FISIOLOGIA HUMANA (PTK30) E KIT RESPIRATÓRIO HUMANO (PTK10).

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
CATMAT/CATSER:150317
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$105.264,67 FRONTEIRA SUL
123 5208007000465 UNIDADE 1 2 R$8.977,50 17.955,00 SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA POR OSMOSE REVERSA, VAZÃO 20 LITROS/HORA. Especificação: Sistema de purificação de água por Osmose Reversa: Com as seguintes especificações: capaci- dade para produzir água desmineralizada de 20 litros/ hora, respectivamente, sistema de tratamento de água por osmose reversa de cinco estágios: 1- Cartucho Carvão Ativado; 2- Membrana Osmose Reversa, 20l/h; 3- Leito Misto Polidor; 4- Cartucho Bacteriológicode 0,2 micron; 5- Lâmpada UV. Indicado para aplicações onde se deseja ter uma água com níveis mínimos de sais dissolvidos, com condutividade menor ou igual a 1,3 mi- croS/cm-¹ e que necessite de proteção microbiológica adicional. Composto por pré-filtro de carvão ativado capaz de remover da água resíduos de origem orgânica e cloro por adsorção, membrana de osmose reversa de alta performance, leito misto polidor e filtro bacteriológico de 0,2 micron e lâmpada UV de ação germicida. Dotada de condutivímetro digital microprocessado com compensação automática de temperatura e set point ajustável. Alimentação: Bivolt ou 110V para os campi do Paraná e 220V para os campi de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação, assistência técnica em território naci- onal. Manual de instruções incluso.
CATMAT/CATSER:414334
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
2
R$17.955,00 FRONTEIRA SUL
124 5208007000226 UNIDADE 1 1 R$23.781,21 23.781,21 SONICADOR (DESRUPTOR) ULTRASSÔNICO, 20 KHZ, MÍN. 500 W
Sonicador (desruptor) ultrassônico completo, com gabinete acústico em aço inoxidável. Frequência ultrasônica 20 kHz, Potência ultrassônica mínima de 500 W. Nível de ruído: aprox. 70 dB. Com controle digital de tempo e pulsação programáveis. Ajuste de potência: 20 a 99%. Deve acompanhar 1 (uma) ponteira de titânio de 4 mm de diâmetro e 1 (uma) ponteira de titânio de 13 mm de diâmetro. Pode ser utilizado para pequenos e grandes volumes. Suporte com ajuste de altura para diversos tamanhos de recipientes. Caso necessite de alguma ferra- menta ou acessório para a troca das ponteiras, o mesmo dever ser fornecido. Alimentação: Bivolt ou 110V para os campi do Paraná e 220V para os campi de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Assistência técnica em terri- tório nacional. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.
CATMAT/CATSER:436934
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$23.781,21 FRONTEIRA SUL
125 5204012000009 UNIDADE 5 10 R$1.860,00 18.600,00 TENSÍMETRO DIGITAL
Especificação: Capacidade de leitura de 0 a 1000 mbar, com agulha, para uso em extratores de água micro ø 1/2" (abaixo), visando usá-los em tensiômetro, display digital tipo alfa-numérico, indicador tipo gráfico de barras com indicação de seguimento de leitura, indicação de valores máximos e mínimos da tensão com memó- ria não volátil, indicação de fundo de escala, luz de fundo do display, indicação da escala sendo utilizada, indi- cador do nível/carga da bateria, escalas Bar, PSI, MPa, alimentação baterias alcalinas tipo AA, indicação de tara e sobrecarga, faixa plena de vácuo (-1atm até Zero) e pressão positiva até 10 bar, estojo plástico com jogo de 10 agulhas e 10 caps p/ tubos tensiométricos, manual de instruções em português, capa de borracha tipo anti-shock, protetor da agulha de punção em acrílico transparente. Garantia mínima de 1 ano, com manual de instruções e certificado de garantia.
CATMAT/CATSER:425399
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA 10
R$18.600,00

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
FRONTEIRA SUL
126 5204001000058 UNIDADE 1 1 R$1.354,96 1.354,96 TERMO-HIGRO-ANEMÔMETRO-LUXÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL
Especificações: Termo-higro-anemômetro-luxímetro digital portátil display de cristal líquido (LCD), multi- canal com dígitos entre 6 e 8mm de altura; Possibilita leituras de velocidade de 0,4 a 30,0m/s; 1,4 a 108,0Km/h; 0,8 a 58,3nós;0,9 a 67,0milhas/h; 80 a 5910pés/min; Resolução: 0.1 m/s; 1 ft/min; 0.1 km/h; 0.1 mile/h; 0.1 knots; Precisão: < 20 m/s: ± 3% da escala completa, > 20 m/s: ± 4% da escala completa; Umidade:10 a 95% RH; Resolução: 0.1%RH, Precisão: < 70% RH: ± 4% RH,³ 70% RH: ± 4% da leitura 1.2% RH- Temperatura (Termistor): 0 a 50ºC / 32 a 122ºF, Resolução:0.1ºC/0.1ºF, Precisão: ± 1.2ºC / ± 2.5ºF - Temperatura (Tipo K): - 100 a 1300ºC / -148 a 2372ºF Resolução: 0.1ºC / 0.1ºF Precisão: ± 1% da leitura 1ºC ± 1% da leitura 2ºF; - Luminosidade: 0 a 20,000 Lux / 0 a 2,000Fc; - Resolução minima de 1 Lux / 1 Ft-cd; Precisão: ± 5% da leitura ± 8 dígitos;- Sensores de luminosidade, velocidade do ar e umidade incorporados ao aparelho; Memória: Má- xima e Mínima;- Ajuste de zero automático; Data Hold: Congela a leitura no Display; -Temperatura de Opera- ção: 0 a 50ºC; -Umidade de Operação: Máx. 80% RH; Alimentação: 1 Bateria de 9V; Manual de instruções em português; -Sensores Termoacoplados ( de Imersão e de Ambiente); - Estojo e maletas para transporte e Certifi- cado de calibração. Certificado de garantia.
CATMAT/CATSER:415761
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$1.354,96 FRONTEIRA SUL
127 5208007000559 UNIDADE 2 4 R$83,41 333,64 TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL TENSÃO 127/220V
Temporizador digital para tensão 127/220 Volts, 10 ampéres (ou superior), Frequência 60 Hz. Dispõem no mínimo de 9 eventos (liga/desliga) independentes por dia, mínimo de 18 programações semanais, com função horário de verão, com função contagem regressiva de 1 minuto a 10 horas. Deve ter bateria interna recarregável que mantenha a programação e o relógio em caso de falta de energia, relógio 24 horas, indicador de funciona- mento por LED, botão reset, dispõem das funções ligado, desligado e manual. Deve vir junto ao equipamento Manual de instruções em português e/ou espanhol e/ou inglês, Menor intervalo de tempo: 1 minuto. - Maior intervalo de tempo: 1 semana. A tomada e o plug devem seguir o novo padrão ABNT. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, assistência técnica em território nacional.
CATMAT/CATSER:330832
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
4
R$333,64 FRONTEIRA SUL
128 5208007100075 UNIDADE 1 1 R$126.954,93 126.954,93 TITULADOR POTENCIOMÉTRICO AUTOMÁTICO.
PARA A REALIZAÇÃO DE TITULAÇÕES POTENCIOMÉTRICA (ÁCIDO / BASE, REDOX, PRECIPI- TAÇÃO), FOTOMÉTRICO, POLARIZAÇÃO E CONDUTIVIDADE COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE EP), EP STOP, LEVEL STOP, INTERSECÇÃO, EP STOP / LEVEL STOP. FAIXA DE DETECÇÃO POTENCIOMÉTRICO: -2000MV A + 2000MV; PH: -20.000 A 20.000PH; TEMPERATURA: 0 A 100 ° C. MODO DE TITULAÇÃO AUTO TITULAÇÃO, AUTO INTERMIT, INTERMIT, STAT, PETROLEUM TITRATION, COD MÉTODO MÉTODO PADRÃO 120, MÉTODO COMBINADO 10 (MÁX. 5 MÉTODOS PODEM SER VINCULADOS) POSSIBILITA A MEDIÇÃO DO POTENCIAL DO ELETRODO (PH, PO- TENCIAL), CONSTANTE DE DISSOCIAÇÃO ÁCIDA (PKA). GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA DO POTEN- CIAL DE ENTRADA BIDIRECIONAL (POR EXEMPLO, TÍTULO VS. PH +% T, TÍTULO VS. PH + ΜS), APRENDA. EXIBIÇÃO SIMULTÂNEA DE 4 CANAIS (TAMBÉM PODE EXIBIR KARL FISCHER TI- TULADOR DE UMIDADE SIMULTANEAMENTE). REALIZA CÁLCULO DE CONCENTRAÇÃO DE CONTEÚDO, PROCESSAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS (MÉDIA, SD E RSD) E MÉDIA AUTO- MÁTICA DE VALORES EM BRANCO E FATOR. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS 500 AMOSTRAS. REGISTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE OPERADOR / GRUPO DE USUÁRIOS TITU- LANTE: LEMBRETE DA DATA DA MEDIÇÃO DO FATOR / ALARME PARA INDICAR O REAGENTE RESTANTE / LEMBRETE DA DATA DE SUBSTITUIÇÃO DO PISTÃO / LEMBRETE DA DATA DE

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
SUBSTITUIÇÃO DO REAGENTE / HISTÓRICO DA MEDIÇÃO DO FATOR. LEMBRETE DA DATA DE CALIBRAÇÃO / REGISTRO DO HISTÓRICO DE CALIBRAÇÃO /VERIFICAÇÃO DO ELETRODO / HISTÓRICO DA VERIFICAÇÃO DO ELETRODO VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DA BURETA PE- LA VERIFICAÇÃO / REGISTRO DOS RESULTADOS DA VERIFICAÇÃO GESTÃO DO TEMPO DE CONDUÇÃO: EXIBIÇÃO DO TEMPO DE OPERAÇÃO TAMANHO DA BURETA BURETA DE VIDRO DE 20 ML COM TAMPA MARROM (PADRÃO) UNIDADES DE BURETA OPCIONAIS: 10ML, 5ML OU 1ML. PRECISÃO DE BURETA: BURETA DE 50ML (DISPENSADOR AUTOMÁTICO) +/- 0.5ML 20ML DE BURETA +/- 0,02ML; REPRODUTIBILIDADE +/- 0,01ML 10ML DE BURETA +/- 0,015ML; REPRO- DUTIBILIDADE +/- 0.005ML 5ML DE BURETA +/- 0,01ML; REPRODUTIBILIDADE +/- 0.003ML 1ML DE BURETA +/- 0,005ML; REPRODUTIBILIDADE +/- 0.001ML. TERMINAL DE ENTRADA PARA SENSOR DE TEMPERATURA PARA CORREÇÃO DO VOLUME DE REAGENTE, SENSOR PT100, PRECISÃO DE LEITURA DE TEMPERATURA: +/- 0,5 ° C (APENAS BURETA 1) LAN × 1: PARA COM- PUTADOR PESSOAL (PC) CONDIÇÃO AMBIENTAL 1) TEMPERATURA: 5 A 35 ° C E UMIDADE: 85% RH OU ABAIXO (SEM CONDENSAÇÃO). COM FONTE DE ENERGIA E IMPRESSORA TÉRMI- CA.TITULADOR POTENCIOMÉTRICO AUTOMÁTICO. PARA A REALIZAÇÃO DE TITULAÇÕES POTENCIOMÉTRICA (ÁCIDO / BASE, REDOX, PRECIPITAÇÃO), FOTOMÉTRICO, POLARIZAÇÃO E CONDUTIVIDADE COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE EP), EP STOP, LEVEL STOP, INTERSEC- ÇÃO, EP STOP / LEVEL STOP. FAIXA DE DETECÇÃO POTENCIOMÉTRICO: -2000MV A + 2000MV; PH: -20.000 A 20.000PH; TEMPERATURA: 0 A 100 ° C. MODO DE TITULAÇÃO AUTO TITULAÇÃO, AUTO INTERMIT, INTERMIT, STAT, PETROLEUM TITRATION, COD MÉTODO MÉTODO PADRÃO 120, MÉTODO COMBINADO 10 (MÁX. 5 MÉTODOS PODEM SER VINCULADOS) POSSIBILITA A MEDIÇÃO DO POTENCIAL DO ELETRODO (PH, POTENCIAL), CONSTANTE DE DISSOCIAÇÃO ÁCIDA (PKA). GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA DO POTENCIAL DE ENTRADA BIDIRECIONAL (POR EXEMPLO, TÍTULO VS. PH +% T, TÍTULO VS. PH + ΜS), APRENDA. EXIBIÇÃO SIMULTÂNEA DE 4 CANAIS (TAMBÉM PODE EXIBIR KARL FISCHER TITULADOR DE UMIDADE SIMULTANEAMEN- TE). REALIZA CÁLCULO DE CONCENTRAÇÃO DE CONTEÚDO, PROCESSAMENTO DE DADOS ESTATÍSTICOS (MÉDIA, SD E RSD) E MÉDIA AUTOMÁTICA DE VALORES EM BRANCO E FATOR. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE DADOS 500 AMOSTRAS. REGISTRO DE ADMINISTRA- ÇÃO DE OPERADOR / GRUPO DE USUÁRIOS TITULANTE: LEMBRETE DA DATA DA MEDIÇÃO DO FATOR / ALARME PARA INDICAR O REAGENTE RESTANTE / LEMBRETE DA DATA DE SUBS- TITUIÇÃO DO PISTÃO / LEMBRETE DA DATA DE SUBSTITUIÇÃO DO REAGENTE / HISTÓRICO DA MEDIÇÃO DO FATOR. LEMBRETE DA DATA DE CALIBRAÇÃO / REGISTRO DO HISTÓRICO DE CALIBRAÇÃO /VERIFICAÇÃO DO ELETRODO / HISTÓRICO DA VERIFICAÇÃO DO ELETRODO VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DA BURETA PELA VERIFICAÇÃO / REGISTRO DOS RESULTA- DOS DA VERIFICAÇÃO GESTÃO DO TEMPO DE CONDUÇÃO: EXIBIÇÃO DO TEMPO DE OPERA- ÇÃO TAMANHO DA BURETA BURETA DE VIDRO DE 20 ML COM TAMPA MARROM (PADRÃO) UNIDADES DE BURETA OPCIONAIS: 10ML, 5ML OU 1ML. PRECISÃO DE BURETA: BURETA DE 50ML (DISPENSADOR AUTOMÁTICO) +/- 0.5ML 20ML DE BURETA +/- 0,02ML; REPRODUTIBILI- DADE +/- 0,01ML 10ML DE BURETA +/- 0,015ML; REPRODUTIBILIDADE +/- 0.005ML 5ML DE BU- RETA +/- 0,01ML; REPRODUTIBILIDADE +/- 0.003ML 1ML DE BURETA +/- 0,005ML; REPRODUTI- BILIDADE +/- 0.001ML. TERMINAL DE ENTRADA PARA SENSOR DE TEMPERATURA PARA COR- REÇÃO DO VOLUME DE REAGENTE, SENSOR PT100, PRECISÃO DE LEITURA DE TEMPERATURA: +/- 0,5 ° C (APENAS BURETA 1) LAN × 1: PARA COMPUTADOR PESSOAL (PC) CONDIÇÃO AMBI- ENTAL 1) TEMPERATURA: 5 A 35 ° C E UMIDADE: 85% RH OU ABAIXO (SEM CONDENSAÇÃO). COM FONTE DE ENERGIA E IMPRESSORA TÉRMICA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TERRITÓRIO NACIONAL. INCLUSO MANUAL DE INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E CERTIFICADO DE GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
CATMAT/CATSER:462368
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$126.954,93 FRONTEIRA SUL
129 3035009000133 UNIDADE 1 1 R$1.228,33 1.228,33 TRADO TIPO ROSCA, 7/8"
Trado de solo tipo Rosca, com broca/rosca de diâmetro de 7/8”, utilizado para a instalação de tensiômetros. A

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
broca deve ser confeccionada em aço carbono. Deve incluir manopla de para manipulação/rotação e haste pro- longadora, permitindo atingir a profundidade mínima de 60 cm no solo. Garantia mínima de 01 ano. CATMAT/CATSER:256286
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$1.228,33 FRONTEIRA SUL
130 5240001000022 UNIDADE 1 1 R$446.666,67 446.666,67 TRATOR AGRÍCOLA , MÍN. 78 CV
Trator agrícola de pneus, tração 4x2 com tração dianteira auxiliar (TDA). Equipado com cabina fechada origi- nal de fábrica, com EPCC e ar condicionado. Equipado com motor ciclo diesel, potência de no mínimo 78 cv, com 3 ou 4 cilindros, sistema de aspiração turbo alimentado ou turbointercooler, reserva de torque acima de 20%. Embreagem dupla com tomada de potência independente, com acionamento mecânico ou hidráulico ou eletrohidráulica, TDP com rotação de 540 rpm e 540E (econômica). Transmissão sincronizada com alavancas posicionadas na lateral no mínimo com 12 marcha à frente e 12 a ré (com reverso eletrohidráulico), com redutor e sistema de bloqueio do diferencial traseiro, sistema de bloqueio automático do diferencial dianteiro. Sistema hidráulico (SH3P) com capacidade de levante superior a 2500 kg e com 2 válvulas de controle remoto de dupla ação. Freios a disco em banho de óleo, com acionamento hidráulico auto ajustável. Sistema de direção hidrostá- tica. Tanque de combustível (diesel) com capacidade de no mínimo 125 litros. Bitolas ajustáveis com pneus dianteiros 12.4-24 R1 e traseiros 18.4-30 R1. Com lastros metálicos dianteiros e traseiros, com mínimo de 500kg de lastro metálico. Equipado com piloto automático, (receptor e monitor) com precisão do equipamento igual ou superior ao receptor starfire 6000 e compatibilidade RTK. Equipamento e acessórios novos. Revenda e assistência técnica da marca com sede na cidade de Erechim, RS. Garantia total de fábrica de no mínimo um ano.
CATMAT/CATSER:268637
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$446.666,67 FRONTEIRA SUL
131 5240001100011 UNIDADE 1 1 R$235.886,67 235.886,67 TRATOR AGRÍCOLA, MÁX. 65 CV
TRATOR AGRÍCOLA DE FABRICAÇÃO NACIONAL, NOVO (ZERO HORA DE UTILIZAÇÃO), TRA- ÇÃO 4X2 COM TDA (TRAÇÃO DIANTEIRA AUXILIAR), CABINE FECHADA, COM CLIMATIZAÇÃO NA CABINE, ARCO DE SEGURANÇA. MOTOR: POTÊNCIA MÍNIMA A 2400 RPM PELA (NBR 1585): 50 CV. POTÊNCIA MÁXIMA A 2400 RPM PELA (NBR 1585): 65 CV. NÚMERO DE CILINDROS: 3 (TRÊS) OU 4 (QUATRO). TORQUE MÍNIMO A 1400 RPM: 250 NM. COMBUSTÍVEL: DIESEL. TRANSMISSÃO: TIPO: SINCRONIZADA. CAIXA DE TRANSMISSÃO: MÍNIMO DE 6 (SEIS) MAR- CHAR À FRENTE E 2 (DUAS) À RÉ. BLOQUEIO DO DIFERNCIAL: ACIONAMENTO: MECÂNICO OU ELÉTRICO. TOMADA DE FORÇA: TIPO: INDEPENDENTE. ROTAÇÃO NOMINAL: 540 RPM. SISTE- MA HIDRÁULICO: MODELO: LEVANTE DE 3 (TRÊS) PONTOS. BOMBA: ACIONADA POR ENGRE- NAGENS. TIPO: CATEGORIA II. TIPO DE VÁLVULAS: 2 (DUAS) VÁLVULAS DE DUPLA AÇÃO. CAPACIDADE MÍNIMA DE LEVANTE NO OLHAL: 1500 KGF. SISTEMA DE DIREÇÃO: TIPO: HI- DROSTÁTICA; BOMBA INDEPENDENTE: ACIONADA POR ENGRENAGENS. EIXO DIANTEIRO: TIPO: TRACIONADO; ACIONAMENTO:ELÉTRICO HIDRÁULICO. OBSERVAÇÕES: GARANTIA TO- TAL CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO: 1000 (MIL) HORAS; EQUIPADO: (ROPS). CATMAT/CATSER:318712
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$235.886,67 FRONTEIRA SUL
132 5208000100071 UNIDADE 1 1 R$11.573,95 11.573,95 TRONCO PARA ACESSO INTRAVENOSO CENTRAL
TORSO ADULTO REALÍSTICO QUE PERMITE PRATICAR TÉCNICAS DE ACESSO INTRAVENOSO. O TORSO DEVE POSSIBILITAR SIMULAÇÃO REALÍSTICA DE TECIDO COM ÁREAS PARA ACESSO DE INTRAVENOSO QUE SÃO SIMULADAS POR ALMOFADAS QUE ESTÃO COBERTAS POR UMA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
PELE REALÍSTICA QUE SIMULA O MAIS PRÓXIMO POSSÍVEL O TATO DE PELE HUMANA. DEVE POSSIBILITAR E REPRODUZIR A ANATOMIA DAS REGIÕES DO PESCOÇO/SUBCLÁVIA/COLO E FEMORAL SENDO QUE AS VEIAS DEVEM SER ARMAZENADAS DENTRO DAS ALMOFADAS SUBSTITUÍVEIS AUTOCICATRIZANTES COM UMA RESISTÊNCIA NATURAL DURANTE A PUN- ÇÃO E UM RETORNO NATURAL DE SANGUE. OS ACESSÓRIOS (ALMOFADAS) INCLUEM PELE ARTIFICIAL, VEIAS PREVIAMENTE PREENCHIDAS COM SIMULADOR DE SANGUE, ARTÉRIAS, OSSOS E MÚSCULOS PALPÁVEIS. DEVE POSSUIR E HABILITAR A PRÁTICA DE ACESSO INTRA- VENOSO PARA AS SEGUINTES VEIAS: VEIA JUGULAR EXTERNA; VEIA JUGULAR INTERNA PE- LA APROXIMAÇÃO ANTERIOR, CENTRAL E POSTERIOR; VEIA SUBCLÁVIA; VEIA FEMORAL. AINDA DEVE POSSUIR UM DISPOSITIVO DE PULSO PERMITINDO AO INSTRUTOR A CRIAR UM PULSO PALPÁVEL NAS ARTÉRIAS CARÓTIDA E FEMORAL. DEVE ACOMPANHAR O PRODU- TO/CONSUMÍVEIS: CARCAÇA INTERNA DO TORSO, CARCAÇA EXTERNA DO TORSO, TRÊS (3) UNIDADES DO ACESSÓRIO CLAVICULAR/COLO (ALMOFADA), TRÊS (3) UNIDADES DO ACES- SÓRIO FEMORAL (ALMOFADA), FRASCO DE SANGUE SIMULADO CONCENTRADO, UMA MALA PARA TRANSPORTE, UM MANUAL DE USO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES DA ENTREGA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EQUIVALENTE E/OU SUPERIOR A MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA: LAERDAL/LAERDAL IV TORSO (90019) COM CONSUMÍVEIS NECK REPLACEMENT PAD (92001) E FEMORAL REPLACEMENT PAD (92003).
CATMAT/CATSER:482516
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$11.573,95 FRONTEIRA SUL
133 5208013100092 UNIDADE 1 2 R$239.831,67 479.663,34 ULTRASSOM PORTÁTIL DE APLICAÇÃO POINT-OF-CARE PARA REALIZAÇÃO DE PROCE- DIMENTOS MÉDICOS GUIADOS POR IMAGEM COM TRANSDUTORES CONVEXO, SETORIAL E LINEAR.
EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM PORTÁTIL E RESISTENTE A IMPACTOS DESTINADO A APLI- CAÇÕES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E PROCEDIMENTOS MÉDICOS GUIADOS POR IMA- GEM, CAPAZ DE REALIZAR, NO MÍNIMO, OS SEGUINTES EXAMES (INDEPENDENTE DOS TRANSDUTORES SOLICITADOS): IMAGEM GERAL (ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL); IMA- GEM PARA PROTOCOLOS FAST, E-FAST, RUSH, FATE E BLUE PROTOCOL; AVALIAÇÃO PULMO- NAR EM PACIENTES COVID-19; IMAGENS ABDOMINAIS (FÍGADO, RINS, PÂNCREAS, BAÇO); IMAGENS CARDÍACAS (CORAÇÃO, VÁLVULAS CARDÍACAS E GRANDES VASOS), COM CAPA- CIDADE DE REALIZAÇÃO DE CARDIOLOGIA NEONATAL; IMAGENS GINECOLÓGICAS E OBSTÉ- TRICAS (TRANSVAGINAL DO ÚTERO E DOS OVÁRIOS, ANATOMIA FETAL, PESO FETAL ESTI- MADO, IDADE GESTACIONAL E FLUIDO AMNIÓTICO); IMAGENS DE PEQUENAS PARTES E SU- PERFICIAIS (MAMA, TIREOIDE, PRÓSTATA, TESTÍCULOS, HÉRNIAS, ORBITAL E ESTRUTURAS MUSCULOESQUELÉTICAS); IMAGENS VASCULARES COM DOPPLER COLORIDO (VASOS ABDO- MINAIS, VASOS PERIFÉRICOS E PROTOCOLO PARA ANÁLISE DE CARÓTIDAS); IMAGENS EM PROCEDIMENTOS INTERVENCIONAIS (BIÓPSIAS, ACESSO VASCULAR GUIADO, BLOQUEIOS ANESTÉSICOS GUIADOS). APLICAÇÕES “POINT OF CARE” NAS ÁREAS DE ANESTESIA (BLO- QUEIO REGIONAL), MEDICINA INTENSIVA, CARDIOLOGIA, TRATAMENTO DE DOENÇA CARDI- OVASCULAR, MEDICINA DE EMERGÊNCIA, MUSCULOESQUELÉTICO, OBSTETRÍ- CIA/GINECOLOGIA, RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA, VASCULAR, CIRURGIA, VETERINÁRIA, SAÚDE DA MULHER. ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA - PESO DO EQUIPAMENTO: MÁXIMO DE 5 KG (COM BATERIA INSTALADA); TELA LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO INTEGRADO AO EQUIPAMENTO COM APROXIMADAMENTE 12 POLEGADAS, PAINEL DE CONTROLE EM PORTU- GUÊS. MODOS DE IMAGEM: B (BIDIMENSIONAL); M (MOVIMENTO); DOPPLER PULSADO; DOP- PLER CONTÍNUO; DOPPLER COLORIDO; DOPPLER ESPECTRAL; POWER DOPPLER; CINELOOP, COM NO MÍNIMO 200 QUADROS; DUPLEX; IMAGEM HARMÔNICA TECIDUAL; 2D (COM 256 NÍ- VEIS DE CINZA). COM PRESET PARA ECOGRAFIA; CAPACIDADE DE REALIZAR ZOOM, AJUSTE DE GANHO E PROFUNDIDADE, COM PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 30 CM. O EQUIPAMENTO DEVE PERMITIR ACOPLAGEM DE SONDA TRANSESOFÁGICA. COM TE- CLADO ALFANUMÉRICO, RESISTENTE A HIGIENIZAÇÃO/ASSEPSIA PLENA COM LÍQUIDOS DE-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
SINFETANTES; MANUSEIO DO CURSOR POR TOUCH PAD OU SIMILAR, COM ILUMINAÇÃO, COM CAPACIDADE DE HIGIENIZAÇÃO/ASSEPSIA PLENA; POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TE- CLAS PROGRAMÁVEIS PARA FUNÇÕES AVANÇADAS DEFINIDAS PELO USUÁRIO. ARMAZE- NAMENTO/REVISÃO DE IMAGENS E CLIPES: CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO INTERNO IGUAL OU MAIOR A 16 GB (GIGABYTES) EM MEMÓRIA SÓLIDA E/OU DISCO RÍGIDO, RESIS- TENTE A VIBRAÇÕES MECÂNICAS. DEVE REALIZAR AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO, REVISÃO E TRANSFERÊNCIA DIGITAL DE IMAGENS. PERMITIR AQUISIÇÃO ESTÁTICA (FOTOS) E DINÂ- MICA (CLIPES DE 60 SEGUNDOS OU MAIS) DE IMAGENS. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CO- NECTIVIDADE COM TRANSFERÊNCIA DIGITAL DAS IMAGENS/CLIPES POR MEIO DE PORTAS USB (MÍNIMO DUAS PORTAS). O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CONEXÃO PARA VÍDEO PRIN- TER. O EQUIPAMENTO DEVE ACOMPANHAR TRÊS TRANSDUTORES ELETRÔNICOS MULTIFRE- QUENCIAIS DE BANDA LARGA, PASSÍVEIS DE DESINFECÇÃO ATRAVÉS DA IMERSÃO DA CA- BEÇA DO TRANSDUTOR (COMPLETA) E DO CABO EM LÍQUIDOS PARA ASSEPSIA E PREVENÇÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR E DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA ENTRE PACIENTES. FREQUÊN- CIAS INTERMEDIÁRIAS SELECIONÁVEIS E EM NÚMERO SUFICIENTE PARA COBRIR A FAIXA MÍNIMA DE FREQUÊNCIA CONFORME AS CARACTERÍSTICAS E EM QUANTITATIVO ABAIXO: 01 UNIDADE DE TRANSDUTOR CONVEXO QUE CUBRAM A FAIXA MÍNIMA DE FREQUÊNCIA DE 2 A 5 MHZ (INCLUSIVE); 01 UNIDADE TRANSDUTOR LINEAR QUE CUBRAM A FAIXA MÍNIMA DE FREQUÊNCIA DE 6 A 12 MHZ (INCLUSIVE) E 01 UNIDADE TRANSDUTOR PHASED AR- RAY/SETORIAL QUE CUBRA A FAIXA MÍNIMA DE FREQUÊNCIA DE 1 A 5 MHZ (INCLUSIVE). O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CONEXÃO ATIVA PARA NO MÍNIMO UM TRANSDUTOR E PER- MITIR A TROCA DE TRANSDUTORES SEM NECESSIDADE DE DESLIGAR O EQUIPAMENTO. OS SEGUINTES SOFTWARES DEVERÃO ESTAR INCLUSOS, ASSIM COMO AS LICENÇAS INSTITUCI- ONAIS: TODOS OS SOFTWARES BÁSICOS PARA FUNCIONAMENTO DO ULTRASSOM NAS CA- RACTERÍSTICAS APRESENTADAS; SOFTWARES E LICENÇAS PARA REALIZAÇÃO DE CÁLCULO AUTOMÁTICO DE DÉBITO CARDÍACO, DE EXAMES DE DOPPLER TRANSCRANIANO E DE VISU- ALIZAÇÃO OTIMIZADA DE AGULHAS. O ULTRASSOM DEVE OPERAR COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO OU 110V PARA OS CAMPI DO PARANÁ E 220V PARA OS CAMPI DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL E DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁ- VEL, COM NO MÍNIMO, 1 HORA DE AUTONOMIA. DEVERÃO ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO E OS TRANSDUTORES OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: CARRO PARA TRANSPORTE/RACK COM RO- DÍZIOS E FREIOS, ONDE POSSAM SER ALOJADOS E INSTALADOS ADEQUADAMENTE O EQUI- PAMENTO, TRANSDUTORES, DEMAIS CABOS (PADRÃO BRASIL) E ACESSÓRIOS; SUPORTE PA- RA NO MÍNIMO TRÊS TRANSDUTORES; DEVERÁ SER FORNECIDA SOLUÇÃO PARA CONEXÃO SIMULTÂNEA DE, NO MÍNIMO, TRÊS TRANSDUTORES AO EQUIPAMENTO; CESTA DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LIMPEZA, SUPORTE PARA GEL. DEVERÁ SER OFERTADO TREINAMENTO PRE- SENCIAL OPERACIONAL E TÉCNICO DE, NO MÍNIMO, UM (1) DIA COM ESPECIALISTA DE PRO- DUTO CREDENCIADO PELA FABRICANTE COM AS EQUIPES MÉDICAS, DE ENFERMAGEM E ENGENHARIA CLÍNICA EM RELAÇÃO À MONTAGEM E USO DO EQUIPAMENTO, TRANSDUTO- RES E SOFTWARES NO LOCAL ONDE O EQUIPAMENTO SERÁ INSTALADO. GARANTIA INTE- GRAL DE, NO MÍNIMO, 5 ANOS COM ABRANGÊNCIA COMPLETA DO EQUIPAMENTO DE UL- TRASSOM E SEUS TRANSDUTORES, INCLUINDO ATUALIZAÇÕES DOS SOFTWARES E HARDWARES QUE FAZEM PARTE DESTE DESCRITIVO TÉCNICO SEM ÔNUS PARA A INSTITUI- ÇÃO A PARTIR DA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. O EQUIPAMENTO E SEUS TRANSDUTORES DEVERÃO TER REGISTRO/CADASTRO NA ANVISA/MINISTÉRIO DA SAÚDE. MANUAL DE OPE- RAÇÃO DIGITAL E FÍSICO EM LÍNGUA PORTUGUESA.
CATMAT/CATSER:463429
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
2
R$479.663,34 FRONTEIRA SUL
134 5239001100005 UNIDADE 1 1 R$1.315,00 1.315,00 VÁLVULA MULTIFUNÇÃO, ACESSÓRIO PARA BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA VÁLVULA MULTIFUNÇÃO, ACESSÓRIO PARA BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA, COM- PATÍVEL COM A MARCA EMEC. DEVE POSSUIR FUNÇÃO DE CONTRA PRESSÃO, SEGURANÇA E

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
ANTI SIFÃO. COMPOSIÇÃO EM PVDF.
CATMAT/CATSER:39373
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$1.315,00 FRONTEIRA SUL
135 5208013000084 UNIDADE 1 1 R$22.913,70 22.913,70 VIDEOCOLPOSCOPIO
Aparelho com câmera digital, com ajuste de foco automático de alta frequência e ajuste manual também dispo- nível. A câmera deve apresentar também zoom e filtros inclusos como funções. A ampliação óptica deve ser de no mínimo 22 vezes. Foco deve ser ajustável de até 400 mm. A interface de imagem deve ser por vídeo, com alta resolução, preferencialmente, de 600 li- nhas. Monitor de imagem de no mínimo 21 polegadas incluso, assim como suporte para o mesmo (caso o equipamento necessite). Deve apresentar saída de vídeo para vários tipos de aparelhos, como monitor ou captura de imagens. Estativa de pedestal de 3 rodízios sendo que o ajuste de altura do equipamento deve permitir que a análise seja realizada à altura mínima de 95 cm (ou menor) e com alcance máximo de 120 cm de altura (ou superior). Alimentação elétrica: 110/220 volts selecionável, ou 110V para os campi do Paraná e 220V para os campi de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, assistência técnica em território nacional. Incluso manual de instruções de operação e certificado de garantia. Produto deve possuir registro na ANVISA/MS.
CATMAT/CATSER:381267
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$22.913,70 FRONTEIRA SUL
136 5208007000800 UNIDADE 1 1 R$40.295,00 40.295,00 VISCOSÍMETRO ROTACIONAL PARA FLUIDOS NEWTONIANOS E NÃO NEWTONIANOS, 200 A 80.000.000 MPAS
Viscosímetro rotacional digita com tensão de trabalho de 127V ou 220V, plugue de conexão na rede elétrica de acordo com a NBR 14136, frequência: 50/60 Hz, potência do motor mínima 4,8 W, resolução de temperatura de 0,1 K, permitir trabalhar com amostras de viscosidade no intervalo de medição de no mínimo entre 200 - 80.000.000 mPa.s com precisão de no mínimo +/- 1 % e repetibilidade mínima de +/- 0,2 % e torque do spindle de 1.400 mNm (tolerância de 10%), faixa de velocidade de trabalho mínima até 200 rpm (tolerância de até 10%), exatidão de +/- 0,01 rpm e com controle da velocidade de rotação por meio de botão com rotação ou teclas. Modo de operação temporizado ou continua. Possuir Interface USB . Possuir display de no mínimo 4 polegadas, que indica informações de: viscosidade, torque, velocidade rotacional e temperatura simultaneamen- te. Deve acompanhar os acessórios: suporte com ajuste de nível e altura, sensor de temperatura PT 100 (faixa de trabalho de 0°C até 300°C), conector rápido para spindles, jogo contendo no mínimo 4 spindles (compatíveis com a faixa de viscosidade solicitada) e protetor spindles (todos os acessórios devem ser novos e originais, do mesmo fabricante, com garantia e compatibilidade). O equipamento deverá vir com certificado de calibração e termo de garantia de no mínimo 1 ano. Com assistência técnica em território nacional. Equivalente ou superior a ROTAVISC hi-vi I Complete/ marca IKA.
CATMAT/CATSER:24910
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$40.295,00 FRONTEIRA SUL
137 5208007000738 UNIDADE 1 1 R$2.776,58 2.776,58 WATTÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
Wattímetro digital portátil utilizado para medidas de potência (kW), energia (Kwh), fator de potência e taxa de distorção harmônica relativo a fundamental (THS%-F), deve conter interface USB ou RS232 para comunicação com computador. Configuração mínima: display em LCD, com backlight e que possibilite a visualização das variáveis de potência, resistência, frequência, tensão e demais medições; funções integradas HOLD (data e peak); mostrador de bateria fraca; indicador de polaridade e auto desligamento. Deve permitir as medições de tensões AC e DC no mínimo até 600 V com precisão de ±0,5 %, resolução de 0,1 V, fator de crista menor que 2,5:1 e proteção de sobrecarga. Leituras de correntes AC no mínimo até 1000 A, resolução 0,01 A e proteção de sobrecorrente. Medições de resistência no mínimo até 900 ohms com precisão de ±1 %. Medições de frequência com faixa mínima de 5 Hz a 500 Hz. Medições de fator de potência com faixa de 0,1 a 0,99. Medições de po- tência de no mínimo até 600 kW (resolução 0,1 W/VAR) e 600 kVA (resolução 0,1 VA). Medições de energia (kWh) com armazenamento em memória interna não volátil. Medição de THS%-F com faixa mínima entre 0 % a 450 %. Deve a acompanhar o equipamentos um estojo para armazenamento e transporte, ponteiras e cabos compatíveis para realizar as medições e comunicação, baterias compatíveis para a alimentação, mídia com software para instalar no computador, manual de instruções e termo de garantia para no mínimo 1 ano. CATMAT/CATSER:259000
Quant. Int.
158517 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA
1
R$2.776,58 FRONTEIRA SUL
VALOR TOTAL ESTIMADO R$7.477.269,99
1.1.1.1.1. Informamos que podem existir divergências entre as descrições dos itens divulgados no site www.comprasnet.gov.br, que constarão nas Notas de Empenho a serem emitidas após a homologação da Licitação e o que consta neste Anexo. A razão disso são as mudanças feitas nos códigos para lançamento no sistema SIASG e a ausência de especificações que atendam integralmente as descrições apresentadas pelos requisitantes do objeto. Por esse motivo, ressaltamos que, em caso de dúvida no momento de lançamento das propostas no Comprasnet ou quando da entrega dos produtos nos campi, o licitante deve sempre considerar a descrição presente neste Termo de Referência e/ou contatar o Pregoeiro.
1.2. Especificações do Objeto
1.2.1.
As descrições constantes no quadro acima foram elaboradas pela requisitante do objeto e têm intuito apenas de fornecer subsídios básicos claros e coerentes para que Administração consiga realizar uma compra com padrões de qualidade, de maneira a suprir suas demandas.
1.2.2. A empresa vencedora do certame deverá ter ciência de que os materiais deste Termo serão solicitados em períodos diferentes durante a vigência da Ata de Registro de Preços, assim como a entrega dos materiais ocorrerá em cidades distintas, conforme local de entrega informado neste Termo e Planilha de Distribuição de Materiais constante no “ENCARTE B”.
1.2.3. A Contratada deverá ter ciência de que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, insumos, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, de transporte e quaisquer outros que incidam diretamente ou indiretamente no fornecimento dos materiais.
1.2.4.
O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da assinatura da Ata de Registro de Preços.
1.2.5.
Para os itens 48, 94, 115, 119, 121, 130, 131 e 133 o prazo de vigência do contrato é de 12 (meses) contados da assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/ 93.
1.3. Da Pesquisa de Preços:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br 1.3.1. O valor utilizado como referencial de preço máximo para os itens deste Termo de Referência foi definido com base nos parâmetros I, III e IV do Art. 5º da Instrução Normativa n.º 73, de 05 de agosto de 2020, da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
1.4. Dos Valores: 1.4.1. Os valores utilizados como referencial de preço máximo nesta licitação, foram definidos pelo requisitante aplicando-se a média dos preços por ele pesquisados, com exceção dos itens 04, 07, 28, 94, 101, 113 e 117 para os quais foi utilizada a metodologia da mediana.
1.5.
Da Qualificação do Produto
1.5.1.
A contratada deverá atender ao solicitado nas especificações técnicas de cada item. A exigência de registros em órgãos regulamentadores, de certificações e atendimento de normas na fabricação do produto, refere-se aos produtos e, consequentemente, de atendimento obrigatório pelos fabricantes.
1.5.2. Conforme solicitado nas especificações técnicas dos itens será necessária a apresentação de conformidade com o INMETRO e/ou registro/cadastro/notificação na ANVISA em atendimento às legislações e normativas vigentes, conforme o caso.
1.5.2.1. Caso o licitante seja dispensado dos registros especificados em cada um dos itens por força de dispositivo legal, deverá apresentar o documento comprobatório ou declaração correspondente, sob as penas da lei.
1.5.3. Salientando que tais exigências aplicam-se ao produto ofertado e entregue, e não às empresas licitantes/contratadas e estão devidamente previstas nas especificações técnicas dos itens.
1.6. Da amostra 1.6.1. O Pregoeiro poderá requerer do licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente amostra(s) do(s) respectivo(s) produto(s), para a verificação da compatibilidade com as especificações e conseqüente aceitação da proposta, no local e prazo indicados.
1.6.2. A amostra deverá estar devidamente identificada com o nome do licitante, conter os respectivos prospectos e manuais, se for o caso, e dispor em sua embalagem informações quanto às suas características (Ex.: data de fabricação, quantidade do produto, dimensões, marca, referência/código do produto, modelo, etc.)
1.6.3.
Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados ou utilizados pela equipe técnica responsável pela análise, bem como submetidos aos testes necessários. O licitante que apresentar amostra, poderá, a seu critério, fazer o acompanhamento da avaliação das amostras.
1.6.4.
O prazo para a apresentação da amostra será de 05 (cinco) dia úteis, a partir da convocação, sujeito a eventual prorrogação a depender da justificativa apresentada pelo licitante. A avaliação de solicitações de prorrogação ficará a critério da administração.
1.6.5.
O endereço de entrega da amostra será definido no momento da convocação.
1.6.6.
A avaliação da amostra será feita estritamente sobre a compatibilidade das características técnicas do produto com as especificações técnicas solicitadas no Edital. A avaliação da amostra será feita por três servidores da instituição (técnicos e/ou docentes) representantes dos requisitantes/usuários do produto. A indicação da equipe de avaliação será feita no momento da convocação da amostra.
1.6.7. A avaliação ocorrerá no sexto dia útil após a convocação, em horário de expediente (08h00 às 17h00) no local da entrega da amostra ou no primeiro dia útil após o prazo de entrega acordado na prorrogação.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br 1.6.8. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade conforme descritos abaixo:
1.6.8.1. Em primeira fase, de caráter eliminatório:
a) As amostras deverão estar rigorosamente de acordo com as especificações constantes na proposta enviada pelo licitante;
b) As amostras devem atender às especificações técnicas descritas e exigidas no Termo de Referência.
1.6.9. Análise secundária, também de caráter eliminatório, onde serão avaliados, mediante testes e/ou observações, se os produtos atendem ao exigido no termo de referência. Para tanto, serão analisados os seguintes aspectos:
a) Material/matéria prima utilizada na fabricação do produto;
b) Verificação da precisão dos materiais volumétricos;
c) Confirmação das medidas, peso e volume dos produtos;
d) Funcionalidade do material, que será verificada de acordo com as instruções de uso do fabricante.
1.6.10. O resultado da avaliação da amostra se dará através de parecer técnico de aceite ou de desclassificação emitido pela equipe de avaliação.
1.6.11. Após a avaliação, a amostra ficará à disposição do licitante para recolhimento, no mesmo endereço da entrega. O prazo para recolhimento da amostra é de 30 (trinta dias) a partir da divulgação do resultado da avaliação. Após este período, caso a amostra não tenha sido recolhida pelo licitante, o produto será incorporado ao almoxarifado Instituição, sem custos para a UFFS.
1.6.12. A UFFS fica isenta que quaisquer ônus sobre logísticas de entrega ou recolhimento das amostras. 1.7. Da Assistência Técnica
1.7.1.
Conforme estipulado nas especificações técnicas, os produtos ofertados devem ter assistência técnica credenciada pelo fabricante, em território nacional ou nos locais de entrega dos equipamentos, a ser prestada por profissional qualificado. Tal exigência é imprescindível, principalmente no que se refere ao fornecimento de peças para manutenções fora do prazo de garantia.
1.7.2.
Como pré-requisito para aceitação das propostas será exigido, juntamente às propostas e catálogos dos itens, informação da (s) empresa(s) credenciada(s) a prestar assistência técnica no Brasil, sendo condição para aceite do material, haver assistência técnica em território nacional capaz de fornecer as peças necessárias para manutenção do modelo ofertado. A assistência técnica deverá ser comprovada por meio de uma das seguintes opções: 1) documento emitido e assinado pelo FABRICANTE, ou 2) manual do produto original e elaborado pelo fabricante onde conste o(s) prestador(es) autorizado(s) ou 3) informação específica sobre a assistência, constante em site oficial do fabricante.
1.8. Do Treinamento 1.8.1. Para os itens que necessitam treinamento, o mesmo deverá ser ministrado conforme solicitado nas especificações técnicas de cada item, com profissional capacitado sobre a operação e utilização correta do(s) equipamento(s) na unidade de instalação do(s) mesmo(s), com datas e horários a combinar, sem gerar nenhum ônus à UFFS (as despesas relacionadas ao treinamento deverão estar contempladas no valor contratado).
1.9.
Da Padronização de marca/modelo existente na Instituição 1.9.1. A indicação de marca e modelo na especificação, quando eventualmente utilizadas, servem como parâmetro de qualidade, admitida tão somente para facilitar a descrição do objeto a ser licitado e munir as empresas participantes da licitação com informações relativas ao padrão de qualidade mínimo almejado pela UFFS.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
Superintendência de Compras e Licitações
Avenida Fernando Machado, 108-E, Centro, Chapecó-SC, CEP 89802-112, 49 2049-3788 www.uffs.edu.br
1.9.2.
Para todos os itens que apresentam a indicação de marca como referência de qualidade ou facilitação da descrição do objeto, foram seguidas das expressões “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de melhor qualidade” (Acórdão 2300/2007 Plenário).
1.9.3.
Para o item 85 (Microscópio Trinocular com sistema de captura de imagens) foi solicitada a marca Olympus por necessidade de padronização com os microscópios já pertencentes à UFFS, conforme preconiza o inciso I do Art. 15º da Lei 8.666/1993, uma vez que todos os microscópios trinoculares da UFFS são da marca Olympus.
2
JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 2.1 A Justificativa e o objetivo da contratação encontram-se pormenorizadas em Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, Encarte D deste Termo de Referência.