Objeto: 1.1. Registro de Preço para a eventual Contratação de Pessoa Jurídica com vistas ao Fornecimento de Material Permanente – MANEQUINS E SIMULADORES AVANÇADOS, segundo especificações a quantitativos descritos no quadro abaixo, objetivando atender às necessidades do Curso de Medicina da Fundação Universidade Federal do Tocantins, Campus Universitário de Palmas.


  



  

pressão sanguínea, dentre outros.
Elevação automática do tórax sincronizada com a freqüência respiratória.
Genitálias cambiáveis, possibilitando cenários de cateterismo para ambos os sexos com reservatório de urina.
Pulsos Bilaterais : Carótido, Braquial, Radial, Femural, Poplíteo, Pedioso Dorsal, Tibial Posterior com todos os pontos de pulso em ambos os lados do paciente.
Drenagem torácica bilateral com saída de fluido. Descompressão torácica, Pneumotórax.
Desfibrilação e Cardioversão (Monofásico e bifásico) de acordo com os Guidelines 2010,
Marcapasso e mínimo de 5 (cinco) conectores de ECG
Reconhecimento de RCP com geração de pulso e alteração dos parâmetros do monitor (ECG e BP) automáticamente.
Possuir Sons Intestinais nos quatro quadrantes com controle independente, Sons Cardíacos, Sons pulmonares anteriores, Sons pulmonares posteriores, Possibilidade de diversificar os sons e posições diferentes, Sons vocais masculinos e femininos, Sons vocais gerados pelo instrutor através de microfone sem fio (wireless).
Auscuta da pressão arterial bilateral e Palpação da pressão arterial bilateral.
Permite Oclusão Bronquial e injeção intramuscular bilateral no deltóide.
Permitir entubação: Endotraqueal, Orotraqueal, Nasotraqueal, Retrógrada, Fibroscópica Seletiva e Traqueostomia, Ventilação por LMA, Combitube e outros dispositivos.
Variação da Resistência Pulmonar na Via Aérea, - Distenção estomacal, - Via aérea difícil, - Cricotireoidotomia, - Laringospasmo, - Obstrução da faringe, - Simulação de quebra dos dentes. Acompanha:
Computador Notebook para o instrutor com Sistema para Controle da simulação: Adiantar, Pausar, Voltar, Salvar e recuperar, Kit com cenários pré-programados, Software de Criação e Edição de Cenários e Possibilidade de fixar e alterar os sinais vitais.



  



  





  




  



  



  



  




  



  



  




  

paciente, eletrodo de multifunção ou através das pás externas.
Modo Semi-Automático o qual permite o uso do equipamento como Desfibrilador Externo Automático (DEA). Interpreta Fibrilação Ventricular e Taquicardia Ventricular de alto risco (sem pulso), carrega, e emite uma mensagem de que o choque é requerido. Qualquer outro ritmo emite uma mensagem de que o choque não é requerido.
Possuir acionamento por botão seletor e comandos de voz em português.
Marcapasso Externo Transcutâneo de demanda e assíncrono (frequência fixa) e de corrente constante para correção da frequência cardíaca em bradicardia e suporte em assistolia com espícula de deflexão negativa, facilitando a distinção do pulso de marcapasso em relação à contração ventricular natural do paciente. Função para analisar o sinal e frequência cardíaca intrínseca do paciente sem a necessidade de desligar o marcapasso. Detecção e visualização em tela através de marcadores da maioria dos pulsos de marcapassos implantáveis.
Registrador manual ou automático (após desfibrilação ou qualquer evento acionador de alarme) com largura mínima de 70 mm do ECG do paciente com anotação da hora, data, nível de energia selecionada e liberada na desfibrilação, impedância, frequência cardíaca, desfibrilação sincronizada, derivação, amplitude do ECG, acionamento de alarme, corrente de marcapasso, etc. Memória de armazenamento de até 33 eventos de desfibrilação ou 70 eventos de alarme. Marcadores de Códigos (Sequenciadores de Drogas) para registro de aplicações de medicamentos e intervenções realizadas conforme algoritmos do ACLS, sendo configurável até 20 medicamentos ou intervenções para cada função do equipamento (Monitor, Desfibrilador e Marcapasso), aonde a sequência de drogas utilizada é memorizada e registrada juntamente com a etiologia ocorrida .
Bateria recarregável chumbo-ácida selada com autonomia para o mínimo de 2,5 horas de monitorizarão ou 35 desfibrilações em carga máxima (360J). Bateria externa removível, facilmente intercambiável e com carregamento total no próprio aparelho em até 4 horas. Fonte de alimentação AC integrada (interna) para funcionamento em rede elétrica 100-240V 50/60 Hz automático e também a bateria. Permite funcionamento direto na rede elétrica sem necessidade da bateria instalada. Peso de até 6,5 kg. com pás externas, bateria, cabos e fonte AC integrada.
Simulador de ECG com as seguintes características mínimas:
Simula ECG de 12 derivações para uso com cardioversor. Simula ritmos para treinamento em desfibrilação, cardioversão, marca-passo de demanda e assíncrono. Para treinamento em marca-passo permite configurar no mínimo 04 diferentes níveis de captura que variam entre 65mA e 100mA. Deve simular os seguintes ritmos: Fibrilação Ventricular; Taquicardia Ventricular de QRS alargado e



  

Condições de participação: 8. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, por meio do sítio www.comprasnet.gov.br.
9. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos na Seção “DA HABILITAÇÃO”.
9.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste edital.
10. Não poderão participar deste Pregão:

Credenciamento: 40. O licitante deverá estar previamente credenciado no sistema “Pregão Eletrônico”, no sítio www.comprasnet.gov.br.
41. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto ao provedor do sistema, onde também deverá informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização.
42. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica.
43. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Fundação Universidade Federal do Tocantins responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
44. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancelada por solicitação do credenciado ou em virtude de sua inabilitação perante o SICAF.
45. A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

Habilitação: 18. A habilitação dos licitantes poderá ser verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, e por meio da documentação complementar especificada neste edital.
19. O licitante, que esteja com a habilitação parcial e com documentação válida junto ao SICAF, poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do Sistema.
20. O licitante não cadastrado no SICAF deverá apresentar os documentos a que se refere o item 24 desta Seção.
21. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
22. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal, tributária e trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02.
23. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados:
23.1.
Na forma prevista em lei, e quando não houver regulamentação específica, deverão sempre ser apresentados em nome da licitante e com o número do CNPJ ou CPF, se pessoa física;
23.2.
Em nome da matriz, se o licitante for a matriz;
23.3. Em nome da filial, se o licitante for a filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;
23.4. Em original, em publicação da imprensa oficial ou em cópia autenticada por cartório ou por servidor qualificado da Fundação Universidade Federal do Tocantins. 24. Para habilitação na licitação, exigir-se-á dos interessados documentação relativa a:
95. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto e compatibilidade do preço, o pregoeiro solicitará do respectivo licitante o encaminhamento dos documentos de habilitação, que não tiverem sido previamente encaminhados por meio do sistema eletrônico.
96. Serão desqualificados e não aceitos os documentos que não atenderem às exigências estabelecidas neste Edital.
97. No julgamento da habilitação, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação (art. 26, § 3º, do Decreto nº 5.450/05).
98. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro procederá na forma prevista na “Seção XI - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA”.
99. Quando todos os licitantes forem inabilitados, o pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novos documentos, escoimados das causas referidas no ato de inabilitação.