Product: UNI-T UT71A Mult&iacute;metro digital, True RMS, USB, DMM, medici&oacute;n de amperaje, resistencia, capacitancia
Brand: Uni-T
Característica:
 Ciclo de funcionamiento: 10% ～ 90% ±(1%+30)
 Diodo: √
 Sistema de apagado automático: √
 Timbre de continuidad: √
 Indicador de pila baja: √
 MAX/MIN: √
 Interfaz USB: √
 Retroiluminación doble: √
 Gráfico de barras análogo: √
 Pantalla completa con iconos: √
 Configuración: √
 Impedancia de entrada para DCV: DC 200 mV: alrededor de 2,5 GΩ, otros rangos: 10 MΩ 4~20 mA ciclo: 0～100%.
 Fusible: 10 A: √
 Alarma de medición de corriente: √
 Medición de voltaje y corriente CA + CC: √
 Especificaciones:
 Modelo: UT71A
 Voltaje CC (V)200mV/2V/20V200V/1000V ±(0.1%+8)
 Voltaje CA (V)：2V/20V/200V/1000V ±(0.8%+40)
 Corriente CC (A): 200μA/2000μA/20mA/200mA/10A ± (0.2%+20)
 Corriente CA (A): 200μA/2000μA/20mA/200mA/10A ± (1%+15)
 Resistencia (Ω): 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ ±(0.5%+20)
 Capacidad eléctrica (F): 20nF/200nF/2μF/20μF/200μF/2mF/20mF ±(1.5%+20)
 Frecuencia (Hz): 200Hz-20MHz ±(0.1%+15)
 Incluye:
Multímetro digital UNI-T UT71A.
 1 cable de prueba.
 1 pinza para cinturón.
 1 pinza de prueba.
 1 Cable con interfaz USB.
 1 CD del software
 1 bolsa de almacenamiento.

Pantalla con 19999 cuentas
Ajuste autom&aacute;tico, True RMS.
Ancho de banda (Hz): 100KHz
Almacenamiento de datos/modo relativo.

Search query: uni-t
Relevance: Exact