Product: UNI-T UT216C 600A Pinza Amperimétrica Digital AC DC Multímetros de Rango Automático de Corriente NCV V.F.C Diodo LCD Probador de Temperatura de Linterna
Brand: Uni-T
Característica:
Recuento de pantalla: 6000. 
 Rango automático: sí. 
 Capacidad de pinza: 30 mm. 
 Valor eficaz RMS: sí. 
 Diodo: alrededor de 3,0 V: sí. 
 V.F.C.: sí. 
 NCV: sí. 
 Almacenamiento de datos: sí. 
 Modo cero: sí. 
 Modo relativo: sí. 
 Máx./mín.: sí. 
 Corriente de entrada: sí. 
 Retroiluminación LCD: sí. 
 Gráfico análogo: 61. 
 Linterna: sí. 
 Autoapagado: alrededor de 15 minutos: sí.
 Timbre de continuidad: sí. 
 Indicador de batería baja: ≤3,6 V.
 Protección de entrada: sí. 
 Impedancia de entrada para DCV: ≥10 M. 
 Especificaciones:
Corriente CA (A): 60 A/600 A ±(2,5 % + 5).
 Corriente CC (A): 60 A/600 A ±(2,5% + 5).
 Voltaje CA (V): 6 V/60 V/600 V/750 V ±(1,2 % + 5).
 Voltaje CC (V): 6 V/60 V/600 V/1000 V ±(0,8 % + 1). 
 Resistencia: 600/6 K/60 K/600 K/6 M/60 M. ±(1 % + 2). 
 Capacidad eléctrica (F): 60 nF/600 nF/6 F/60 F/600 F/6 mF/60 mF ± (4,0 % + 5). 
 Frecuencia (Hz): 10 Hz-1 MHz ±(0,1 % + 4). 
 Temperatura: (°C): -40 °C a 1000 °C ±(2,5 % + 3). 
 Temperatura (°F): -40 °F a 1832 °F ±(2,5 % + 4). 
 Peso del paquete: 442 g / 1 libra. 
 Contenido del paquete: 
1 pinza digital UNI-T UT216C medidora. 
 1 termopar tipo K. 
 1 cable de prueba. 
 1 manual de usuario (en inglés).

Selecci&oacute;n autom&aacute;tica de rango.
Apertura de la Pinza: 30 mm.
Un aut&eacute;ntico RMS.
Desconexi&oacute;n autom&aacute;tica tras 15 minutos.
Advertencia de bater&iacute;a baja.

Search query: uni-t
Relevance: Exact