Product: UNI-T UT61E Digital Multímetro Cierto RMS Pico Metro Conexión a PC AC/DC Voltaje Relativo Modo 22000 cuentas Datos Sostener Auto Rango
Brand: Uni-T
El multímetro digital modelo UT61A, UT61B, UT61C, UT61D (True RMS) y UT61E (True RMS) es un multímetro de rango automático. El diseño de la estructura del cerramiento adopta una técnica avanzada de "coinyección" para proporcionar suficiente aislamiento. El medidor puede medir voltaje CA / CC y resistencia de corriente, diodo, zumbador de continuidad, capacitancia, frecuencia, temperatura (C o F), hFE y función EF.
 
 Características:
 1. UT61D / E son mediciones de verdadero valor eficaz
 2. Todos los modelos tienen gráfico de barras analógico
 3. Ciclo de trabajo de hasta 0,1% -99,9%
 4. Rango automático y apagado automático
 4. Con una conexión RS-232 con la computadora para registrar datos (excepto UT61A)
 5. Retención de datos y medición MAX / MIX
 6. Impedancia de entrada para DCV
 7. Pantalla LCD con retroiluminación (excepto UT61E)
 8. Pantalla de 22000 cuentas para UT61E, pantalla de 6000 cuentas para UT61C y D, pantalla de 4000 cuentas para UT61A y B
 9. Con medición de señales débiles
 10. Alarma de zumbador de continuidad
 11. Rango de medición de temperatura -40 ° C ～ 1000 ° C / -40 ° F ～ 1832 ° F (solo UT61B y UT61C)
 
 Especificaciones:
 Voltaje CC (V): 1000 V ± (0,1% + 2)
 Voltaje CA (V): 750 V ± (0,8% + 10)
 Corriente DC (A): 10A ± (0.5% + 10)
 Corriente CA (A): 10A ± (0.8% + 10)
 Resistencia (Ω): 220MΩ ± (0.5% + 10)
 Capacitancia (F): 220mF ± (3% + 5)
 Frecuencia (Hz): 10Hz ~ 220MHz ± (0.01% + 5)
 Recuento de pantalla: 22000
 Ancho de banda (Hz): 45Hz ~ 10kHz
 Ciclo de trabajo 0,1% ~ 99,9% ： √
 
 Contenidos del paquete:
 1 * multímetro digital
 1 * cables de prueba
 1 * enchufe multiusos
 1 * Cable RS-232 (Espere UT61A)
 1 * sonda de temperatura de contacto de punto (esperar UT61A UT61D UT61E)
 1 * manual de usuario en inglés

Cuenta de 22,000 pantallas, puede medir señales débiles.
True RMS, medición de capacitancia de 220mF
Retención de picos: retención automática del valor máximo / mínimo de las señales de pulso.
Prueba de diodosy continuidad del zumbador, protección de sobrecarga para todos los rangos.
Rango automático, modo de medición MAX / MIN / REL.

Search query: uni-t
Relevance: Exact