Product: ET portátil Eddy fallas por corrientes de detector magnético ndt eléctrico portátil ET corriente de Foucault Prueba MET402 Multímetro Digital Tester
Brand: DUDUO-Multimeter digital tester
MET402
Gama de prueba: 0-5mm
canal de pruebas: 2
frecuencia de detección independiente: Una frecuencia
Rango de frecuencia: 10 Hz-10MHz, paso a 1KHz
Grieta exactitud de la detección: L x W x H 3 mm × 0,1 mm × 0.072mm (usando la sonda plana para detectar bloque de prueba de acero)
precisión de la inspección de la tubería: 0,3 mm a través del agujero de 8 dB (20 mm dentro de la sonda)
rango de ganancia: 0.0-99.0dB, paso a: 0,1 / 0,5 / 1 dB
Rotación de fase: 0-359 ° ajustable de forma continua, paso a 1/5/10 Deg
Relación señal a ruido (SNR): ≥10dB
relación de las ganancias: (Y / X): 0,1-10,0
accionamiento de la sonda: 1-8
Curva de calibración: amplitud Equivalente
Filtrado digital: Paso bajo: 0 Hz-2000 Hz; Qualcomm: 0 Hz-2000Hz
puntos de filtro: 0-1024
Banda ancha: 100Hz-10MHz
Una tasa / D: más de 80 millones de 12 bits
Balanzas automáticas: balanza electrónica digital
Método de visualización: Impedancia, base de tiempo, agujero redondo, coordenadas cartesianas, coordenadas polares
Velocidad de escaneado: 1-1000 Nivel
muestreo de hardware en tiempo real: conversor AD de 10 bits con una velocidad de muestreo de 160MHz
Modo de alarma: alarma en tiempo real
ventana de alarma: Ventilador, cuadrado
Ventana de ajuste: 1 ~ 12 Nivel
Tipo de almacenamiento: tarjeta SD
Los datos de prueba: Más de 5.000 grupos
parámetros de detección: Más de 1.000 Grupos
Pantalla: color de TFT-LCD de pantalla de cristal líquido de 5,7 pulgadas con una resolución de 640 * 480
Tiempo de espera: 10h
Interfaz: LEMO-6 DB-15
sensibilidad memoria magnética: 5G
rango de visualización conductividad digital: 0,9% -110% IACS o 0.5-64MS / m
Conductividad Digital Precisión: 0,9% -65% IACS: ± 0,5% IACS, más de 62% IACS: ± 1,0%
espesor del recubrimiento no conductor: 0 mm-0,648 mm
Recubrimiento de Precisión Espesor: 0,025 mm (± 0,001 in)
Dimensiones: 240 * 175 * 75mm
Pe
Ampliamente utilizado en la energía nuclear, militar, petroquímica, metalurgia, la enseñanza universitaria;
Con un diseño modular compacto, pequeño tamaño, peso ligero, fácil de llevar, los productos se pueden personalizar de acuerdo a las necesidades del cliente;
Un solo botón para lograr una variedad de modos de conmutación, la operación más conveniente.Se puede detectar rápidamente una variedad de defectos de la superficie metálica;
Cuenta con batería recargable de gran capacidad, para satisfacer las necesidades a largo plazo de trabajo al aire libre, también se pueden conectar directamente la fuente de alimentación 220V;

Search query: tester digital
Relevance: Substitute