Product: Pantalla Digital de Mano PH Tester, Calidad del Agua Medidor de Prueba con Rango de Medición de pH de 0-14 PH Medidor de Digital Portátil de Alta Precisión para Acuarios, piscinas, Auto Calibración
Brand: Mnioky
❤ Características principales:
 Pantalla: LCD digital.
 Precisión: 0,01
 Resolución: +-0,01
 Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 60 °C.
 Rango de medición: 0,00 ~ 14,00.
 Tipo de sonda: electrodo de bulbo de cristal de precisión

 ❤ Cómo se utiliza:
 1. Encienda el medidor de pH
 2. Disolver cada solución tampón en 250 ml de agua destilada.
 3. Sumerge el electrodo en la solución PH 6.86, (a una temperatura de 25).
 4. Pulsa el botón "CAL" (calibración) durante 5 segundos y suelta.
 - La pantalla comenzará a parpadear 6.86
 - Espera que la pantalla deje de parpadear.
 Enjuagar el electrodo con agua destilada y secar con papel de filtro.
 5. Sumergir el electrodo en la solución PH 4.00,
 - Pulsa el botón "CAL" durante 5 segundos, luego presiona y suelta inmediatamente la segunda vez.
 - La lectura comenzará a parpadear 4.00
 - Espera que la pantalla deje de parpadear. Enjuagar y secar el electrodo con agua destilada como antes.
 6. Volver a colocar la herramienta en la solución tampón para probar la calibración. En caso de error, repite la calibración.
 7.Si usted sabe que el pH aproximado de la solución de prueba es superior a 7.0, calibrar el instrumento usando la solución 6.86 y 9.18. Para ello, sigue la tabla de calibración. El tercer paso es el método de calibración de 9,18 puntos.

 ❤ Embalaje:
 1) Un pHmetro
 2) 2 bolsas de polvo tampón, tampón 4.01 y 6.86
 3) Manual de instrucciones (idioma español no garantizado). 

❤ Medidores de ph piscinas Resultados rápidos y precisos: no es necesario trabajar con las molestas carpetas de colores y tiras reactivas. Resolución: 0,01 pH, precisión: ± 0,01 pH. PHmetro de bolsillo que también es ligero y compacto. Ajuste totalmente oculto en el bolso o bolsillo para un transporte fácil y casual.
❤ ph Fácil de usar: basta con sumergir el electrodo del pHmetro en la solución a prueba, las lecturas se muestran rápidamente en una gran pantalla LCD.
❤ Medidor de ph digital Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 60 °C. Tamaño del medidor de pH digital: 15,5 x 3 x 1,5 cm. 2 juegos de polvos de calibración de pH gratis, fáciles de calibrar con los polvos de calibración pH 4.01 y 6.86 suministrados en PH hacen que las tiras sean más precisas. Muy preciso para rango de medición de 0-14 pH, resolución 0,01 pH.
❤ Medidor ph Auto Calibrated: presenta una calibración integrada con 3 polvos tampón (incluidos). Basta con pulsar un botón para completar la calibración. Este medidor de pH está calibrado en fábrica. Los usuarios pueden usarlo directamente.
❤ Medidor cloro y ph piscinas Amplia aplicación: herramienta ideal para cualquier acuario, industria de la pesca, piscinas, spa, laboratorios escolares, alimentos y bebidas, agua potable, etc.

Search query: ph medidor
Relevance: Exact