Product: Pinza de corriente para medir corriente de fuga / RMS Medición de corriente / Prueba de continuidad y resistencia / Medición de voltaje hasta 400 V PCE Instruments PCE-LCT 1
Brand: PCE Instruments
Con el amperímetro PCE-LCT 1, es posible medir las corrientes de fugas hasta un rango de 100A. La corriente de fuga se produce cuando una corriente fluye a través de conductos eléctricos que normalmente no están destinados para la conducción de la corriente. El amperimetro PCE-LCT 1 detecta estas corrientes y las muestra en la pantalla. 

 Especificaciones técnicas
 Medición de corriente de fuga y corriente (AC A)
 Rango de medición
 40 mA
 400 mA
 40 A
 80 A
 80 A-100 A
 
 Resolución 50 / 60 Hz
 10 µA ± (1 % + 0,5 mA)
 100 µA ± (3 % + 5 mA)
 1 mA ± (4 % + 0,1 A)
 10 mA ± (4 % + 1 A)
 100 mA ± (2,5 % + 1 A)
 100 mA ± (5 % + 1 A)
 
 Precisión 400 Hz... 1 kHz
 ± (4,5 % + 0,5 mA)
 ± (3 % + 5 mA)
 ± (4 % + 1 A)
 ± (3 % + 1 A)
 ± (5 % + 1 A)
 
 Medición de tensión (AC V)
 Rango de medición: 400 V
 Resolución 50 / 60 Hz: 1 V ± (1,5 % + 2 dígitos)
 Precisión 400 Hz... 1 kHz: ± (2 % + 4 dígitos)
 
 Medición de resistencia
 Rango de medición: 40 Ω ... 400 Ω
 Resolución: 0,1 Ω
 Precisión ± (1 % + 2 dígitos)
 Alarma: Valor de medición < 38 Ω
 
 Especificaciones técnicas genéricas
 Pantalla: de 3 3/4
 Magnitudes eléctricas medibles: AC V, AC A, resistencia
 Estándares de seguridad: CAT III 300V, CAT II 400V
 Diámetro de la pinza: 30 mm
 Impedancia de entrada: 10 MΩ
 Cuota de registro: 2 Hz (valores numéricos), 20 Hz (gráfico de barras)
 Temperatura operativa: -10 °C ... 50 °C
 Humedad ambiental: < 85 % H.r.
 Temperatura de almacenamiento: -20°C ... 60°C
 Desconexión automática: A los 30 minutos de inactividad
 Alimentación: Batería de 9 V
 Corriente de entrada: 10 mA
 Dimensiones: 210 x 62 x 35,6 mm
 Peso: 200 g
 
 
 Contenido del envío
 1 x Amperímetro PCE-LCT 1
 1 x Pila de 9 V
 1 x Cables de prueba
 1 x Bolsa de transporte
 1 x Instrucciones de uso

Corriente de fuga, medición de la potencia (AC A)
Medición de la tensión (AC V)
Medición de la resistencia

Search query: detector cortriente de fuga
Relevance: Exact