Product: QUMOX Pulso Dedo Oxigeno Pulsioximetro Pulse Oximeter Pulsómetros Oximetro Púrpura
Brand: QUMOX
Principio del oxímetro de pulso: 
 fotoeléctrico oxihemoglobina tecnología de inspección se adopta de acuerdo con pulso de la capacidad de barrido y Tecnología de grabación, el oxímetro de pulso se puede utilizar para medir la saturación de oxígeno del pulso y la frecuencia del pulso a través del producto finger.The es adecuada para ser utilizada en familia, hospital, barra del oxígeno, cuidado de la salud de la comunidad, cuidado físico en los deportes (se puede utilizar antes o después de hacer deporte, y no se recomienda utilizar el dispositivo durante el proceso de tener el deporte) y etc.. Funcionamiento principal:  Modo de visualización: 0,96 "pantalla OLED de dos colores (azul y amarillo)
 Resolución de la pantalla: 128 * 64
 SpO2 Rango de medición: 70% ~ 99%, (la resolución es de 1%).
 Precisión: 70% ~ 99%: ± 2%, por debajo del 70% sin especificar.
 Rango de medición PR: 30bpm ~ 240 BPM, (la resolución es de 1 ppm)
 Precisión: ± 1 ppm o ± 1% (más grande selecto)
 Funcionamiento de la medida en la condición de relleno débil: SpO2 y el pulso pueden ser demostrados correctamente cuando el cociente de pulso-relleno es 0.4%. SpO2 de error es de ± 4%, el error del pulso es de ± 2 lpm o ± 2% (más grande selecto).
 Resistencia a la luz circundante: La desviación entre el valor midió en la condición de la luz artificial o la luz natural interior y la del cuarto oscuro es menos de ± 1%
 Consumo de energía: menos de 30 mA
 Voltaje: 2.6V DC 3.6V ~
 Fuente de alimentación: 1.5V (tamaño AAA) baterías alcalinas × 2
 Batería hora de trabajo: número teórico es de 50 horas.
Caracteristicas: Integrado con SpO2 sonda y el modulo de visualizacion de procesamiento.
Pequeno en volumen, luz en peso y conveniente en llevar. La operacion del producto es simple, bajo consumo de energia. indicacion del valor de SpO2.
El modo de visualizacion se puede cambiar. indicacion del valor de la frecuencia del pulso, grafico de barras. visualizacion de forma de onda de pulso.
Brillo de la pantalla se puede cambiar. Apagara automaticamente la funcion: cuando el dispositivo esta en el estado de medir el interfaz. que se apagara automaticamente en 5 segundos si el dedo cae de punta de prueba.
Indicacion de baja tension: Indicador de baja tension aparece antes de trabajar anormalmente que sea debido al bajo voltaje. Formato de visualizacion se puede guardar despues de la alimentacion.

Search query: comprar pulsioximetro
Relevance: Exact