Product: HM Digital DM-2 TDS Medidor Comercial en línea Dual TDS Monitor Metro Prueba Hidroponics Jardening Acuarios Riffe Piscinas Spas Tratamiento Agua Puro Sistema de Filtrado
Brand: HM Digital
Color: blanco
Especificaciones 

 Rango: 0-9990 ppm 
 Exactitud: el +/-2% 
 Factor de conversion: NaCl (promedio 0.5) 
 Longitud de cable: 46"(sensor incluido), shielded cables 
 Sensor: Dual, 1/4" de diametro para conexion rapida accesorios (modelo SP-3, incluidos) 
 Calibracion digital: Digital fabrica calibrada NaCl 342 ppm. Recalibracion puede hacerse por separado para cada linea. 
 Fuente de alimentacion: 2 pilas AA (no incluidas) 
 Duracion de la bateria: aprox. 2 anos 
 Tamano: 11,6 x 6,8 x1.8 cm (4.6 x 2.6 x. 7 in.) 
 Peso: 201,3 g (7,1 onzas.) 

para aplicaciones comerciales e industriales
Funcion Auto-Off, la unidad se apaga automaticamente despues de 3 minutos de no uso
Doble rango 0-9990 ppm (0 - 999 ppm la resolucion es de 1 ppm. De 1000 a 9990 ppm, la resolucion es de 10 ppm, indicado por x 10' imagen
Calibracion digital, resistente al agua
Uso comercial amd hogar, tales como acuarios, piscinas, agua RO sistema, filtros de agua, purificadores y mas

Search query: tds xiaomi
Relevance: Substitute