Product: KONMED Sistema de medidor de glucosa en sangre de ácido úrico de cetona en sangre (GOD o GDH) preciso Dispositivo de control de gota de diabetes Reemplace las tiras reactivas (medidor de monitor)
Brand: KONMED
Color: azul
Especificaciones: 
 Prueba de ácido úrico / Prueba de cetonas / Prueba de glucosa en sangre con tiras. 
 1) Tiras reactivas de glucosa en sangre (glucosa oxidasa) 
 Rango de medición: 0,6-33,3 mmol / L (10-600 mg / dL) 
 Muestra: sangre entera capilar fresca 
 Rango de hematocrito: 15-70% 
 Tamaño mínimo de la muestra: 0,7ul 
 Tiempo de prueba: 5 segundos 
 Temperatura de almacenamiento: 2-35 grados 
 Temperatura de funcionamiento: 5-45 grados 
 2) Tiras reactivas de glucosa en sangre 
 (Dependiente de glucosa deshidrogenasa FAD) 
 Rango de medición: 0,6-33,3 mmol / L (10-600 mg / dL) 
 Muestra: sangre entera capilar fresca 
 Rango de hematocrito: 15-70% 
 Tamaño mínimo de la muestra: 0,7ul 
 Tiempo de prueba: 5 segundos 
 Temperatura de almacenamiento: 2-35 grados 
 Temperatura de funcionamiento: 5-45 grados 
 3) Tiras de prueba de cetonas en sangre 
 Rango de medición: 0.0-8.0mmol / L 
 Muestra: sangre entera capilar fresca y sangre venosa 
 Rango de hematocrito: 15-70% 
 Tamaño mínimo de muestra: 0.9ul 
 Tiempo de prueba: 5 segundos 
 Temperatura de almacenamiento: 2-35 grados 
 Temperatura de funcionamiento: 5-45 grados 
 4) Tiras de prueba de ácido úrico en sangre 
 Rango de medición: 3.0-20.0mmol / L (179-1190umol / L) 
 Muestra: sangre entera capilar fresca y sangre venosa 
 Rango de hematocrito: 25-60% 
 Tamaño mínimo de muestra: 1.0ul 
 Tiempo de prueba: 15 segundos 
 Temperatura de almacenamiento: 2-30 grados 
 Temperatura de funcionamiento: 10-40 grados 

Sistema de monitoreo multifuncional analizador de glucosa en sangre, medidor de cetonemia con tira reactiva, medidor de ácido úrico y medidor de glucosa en sangre (GOD o GDH) kit de prueba 4 en 1
El medidor es una nueva generación de sistema de monitoreo multifunción que mide glucosa, ácido úrico y colesterol total.
Con la función de reconocimiento automático de tira, el sistema reconocerá la tira insertada durante la prueba, su nuevo diseño es más conveniente de usar, mayor precisión y reflexión más rápida.
Tecnología avanzada de biosensores electroquímicos; Precisión probada por una investigación seria. El medidor tiene certificación TUV, marca CE, MDD e IVDD aprobado, puede usarlo de manera segura.

Search query: medidor de glucosa en sangre sin pinchazos
Relevance: Exact