Analizador de espectro com sintonizador de TV - parte 2
Autor: Arao H. F. | Publicado: 2012-07-31T18:35:00-07:00

&nbsp; &nbsp; Bom pessoal, vou postar algumas fotos das placas do projeto, elas são apenas protótipos, algumas coisas podem ser mudadas na versão final.



&nbsp; &nbsp; 1-Placa USB-Serial


&nbsp; &nbsp;Nesta placa temos um ci PL2303 da Prolific (SMD, na outra face), muito simples de ser usado, e um 74HC04 que faz o acionamento dos optoacopladores.

&nbsp; &nbsp;Decidi fazer esse conversor isolado para evitar que eventuais descuidos nas conexões causassem problemas no PC devido ao excesso de tensão, ou então por loops de terra.








2-Placa VNA


&nbsp; &nbsp;Essa placa não fazia parte do projeto inicialmente, mas foi colocada com o intuito de se &nbsp;medir, com o auxílio do tracking generator, além de parâmetros S, a SWR&nbsp;com o uso de um acoplador direcional que tenho por aqui.
&nbsp; &nbsp;A placa tem, além dos conectores SMA dois operacionais (na outra face) e um ci muito interessante da Analog Devices, o AD8302, que manda o ganho e diferença de fase para os amplificadores, que operam como buffer.
&nbsp; Ela é dupla face e as microstrips foram calculadas para ter impedância característica de 50 ohms.






3-Placa do tuner


&nbsp; &nbsp;Com tuner em si, essa placa tem o primeiro filtro de FI, a 45MHz, uma etapa de ganho, um conversor DC-DC de 9V para os 33V exigidos pelo tuner, além de um amplificador logaritmico, que envia as amplitude de FI para o microcontrolador AVR.
&nbsp; 
&nbsp; &nbsp;O atenuador da entrada ainda não foi montado, farei essa etapa assim que eu terminar as próximas etapas.







4-Placa de FI e áudio



&nbsp; A placa, que foi a última a ser montada, está com esse resistor aí pendurado operando como fonte de AGC fixa para o ganho máximo.
&nbsp; Essa placa tem dois blocos de amplificador a transistor, além dos filtros de FI também tem a detecção a diodo (que será trocado quando chegar da chinA), além disso tem um operacional para o áudio, um detector de pico para atuar no AGC, um relé que atuará como squelch, além do amplificador de saída de áudio, um MB3713 que foi montado na outra face.




&nbsp; O screenshot ao lado mostra uma simulação do detector nessa placa, com o sinal modulante a 10kHz pra acelerar a simulação.













5-Placa do microcontrolador


&nbsp; Essa é a mais simples, dela vão ser ligados todos os periféricos, incluindo as chaves do painel e display LCD ou VFD (ainda decidindo qual usar).

&nbsp; O micro dessa placa é o ATMEGA16A, já velho conhecido meu.









6-Placa do tracking generator



&nbsp; Esse módulo consiste dessa placa, que está sendo fabricada pelo Matheus, mais cinco placas de VCO&nbsp;que se encaixam em cima dessa.

&nbsp; A placa é, com certeza, a que mais tem componentes SMD, nela há todos os elementos para chavear os sinais de RF, também um amplificador e um ci que opera o PLL via barramento I²C.

&nbsp; Ela é um gerador de RF, onde a frequência será a mesma avaliada pelo tuner, fazendo com que, por exemplo seja possível ver o desempenho de um filtro no domínio da frequência.




&nbsp; A placa ao lado é um dos VCO's que deve ser conectado na placa anterior, este especificamentte operou bem entre 90MHz e 140MHz, mas com ruído de fase um pouco maior que o calculado ,que foi possível ouvir num rádio FM.

&nbsp; Além do oscilador, feito na configuração Colpitts em coletor comum, há alguns amplificadores e circuito para AGC (que não deve ser usado).




&nbsp; &nbsp;Os próximos passos agora são montar a placa do tracking generator, fazer o firmware para a interface com o circuito integrado do PLL, e testar esse oscilador acima e outros que devo fazer para frequências abaixo dessa testada, esta placa está apenas no começo, ainda há muito trabalho pela frente nessa parte do projeto.

&nbsp; &nbsp;Por enquanto é só pessoal, comentem, é rapidinho.
&nbsp; &nbsp;Como o Tabajara disse em um dos seus blogs, seu comentário é meu salário!