REDE DE FRIO
Autor: Atuante na Enfermagem | Publicado: 2010-11-16T17:23:00-08:00

A conservação das vacinas é feita através de um sistema denominado rede de frio que inclui o armazenamento, o transporte, a manipulação das vacinas e as condições de refrigeração, desde o laboratório produtor até o momento em que a vacina é aplicada. Assim, as recomendações abaixo devem ser seguidas: 
1) O refrigerador deve estar posicionado em lugar bem nivelado, não exposto aos raios solares e longe de qualquer fonte de calor (estufa ou autoclave). 
2) O refrigerador deve ser instalado a uns 30 cem de distância da parede para que haja uma boa circulação do ar quente do motor 
3) A tomada, ou conexão com a fonte de energia elétrica, deve ser exclusiva para a medinic, para o refrigerador e para o freezer, evitando-se assim sobrecarga na rede elétrica e desconexão acidental da tomada. 
4) Não são recomendadas as geladeiras do tipo “Duplex”.
5) O refrigerador deve ser usado única e exclusivamente para as vacinas. Não se pode de maneira alguma permitir que nele sejam guardados alimentos, bebidas ou material coletados para exames (ex: fezes, escarro, urina, sangue). 
6) Manter sempre a porta do refrigerador fechada. 
7) As vacinas devem ser colocadas nas prateleiras centrais e nunca na parte mais inferior do refrigerador. Também não podem ser colocadas na porta. 
8) Os frascos e ampolas de vacinas, de preferência, devem ser colocados em bandejas perfuradas, sobre as prateleiras, a fim de haver uma boa circulação de ar frio. 
9) As vacinas, dentro do refrigerador não podem ser armazenadas em caixas térmicas ou em sacos plásticos, a não ser que estes estejam perfurados e abertos. 
10) As vacinas, na sua embalagem original, devem ser arrumadas de forma a manter uma distância entre elas de aproximadamente dois dedos e também devem ser dispostas a uma certa distância da parede do refrigerados, para que haja circulação do ar frio. 
11) As vacinas com vencimento mais próximo devem ser colocadas na frente para que seja utilizadas primeiro. 
12) A gaveta inferior deve ser retirada, e em seu lugar, colocar garrafas com água que contribuem para estabilizar a temperatura. As garrafas devem estas dispostas com um pequeno espaço entre elas para que haja circulação de ar frio. 
13) No congelador deve-se colocar gelo reciclável que também ajuda a manter a temperatura. Quando houver um aumento da temperatura deve-se colocar gelo reciclável na porta do refrigerador e quando houver queda da temperatura retirar as garrafas de água e os gelos do congelador e da porta. 
14) O termômetro de máxima e de mínima deve ser colocado em pé na prateleira central e a temperatura deve ser verificada duas vezes ao dia (início e fim do expediente) e registrada no mapa de controle de temperatura (lembrar que a temperatura ideal para conservação de vacina é de +2 a +8°C. 
15) Rotineiramente deve-se proceder a limpeza da medinic, do refrigerador e do freezer. 
16) Para proceder a limpeza do refrigerador, retirar toda vacina e colocá-la em uma caixa de isopor a temperatura de +2 a +8°C. Após a limpeza, ligar novamente o refrigerador e manter a porta fechada por mais ou menos 3 horas a fim de estabilizar a temperatura. Quando a mesma estiver entre +2 a +8°C deve se retornar as vacinas. 
17) Durante os cortes de energia elétrica, o sistema de conservar pacotes de gelo no congelador e garrafas com água na porta e na parte inferior do refrigerador, permitem manter a temperatura interna em torno de +4°C durante 6 horas quando a temperatura ambiente estiver entre 25°C e 28°C; e por 12 horas quando a temperatura ambiente estiver entre 5 e 12°C, desde que se mantenha a porta do aparelho sempre fechada. Restabelecendo o funcionamento do aparelho, a porta deve permanecer fechada, pelo menos durante uma hora, com o fim de normalizar a temperatura interna, requerida para a conservação das vacinas. 
20) No caso de falta de energia elétrica, tomar as providências necessárias o mais rápido possível, para sua normalização:verificar a temperatura logo que perceber a falha de refrigeração; 
procurar saber o tempo que o aparelho ficou sem funcionar; 
constatando-se alterações de temperatura, deve-se comunicar à DIR (Direção Regional de Saúde) por telefone e através de comunicação padronizada.
Próxima postagem: Vacina meningocócica C.

Até lá!