LUXÍMETRO DIGITAL LDR-225
Autor: Sandrofusqueta | Publicado: 2013-05-22T21:08:00-03:00




Luxímetro Digital Portátil&nbsp;

Modelo: LDR-225

Descrição:&nbsp;

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Display:&nbsp;duplo
de cristal líquido (LCD) de 4 dígitos
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Sensibilidade espectral:&nbsp;próxima
à curva fotopica CIE&nbsp;
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Display de sobre escala:&nbsp;O
display exibe o símbolo “OL”&nbsp;
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Escala de medição:&nbsp;99,99
lux, 999,9 lux, 9999 lux, 99990 ux,&nbsp;(escala automática em 5 passos) 999900 lux / 9,999 fc, 999,9fc,&nbsp;9999fc, 99990 fc Nota: 1fc = 10,76 lux&nbsp;
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Resposta espectral:&nbsp;CIE
fotopica (CIE curva de resposta do olho humano)&nbsp;
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Precisão espectral:&nbsp;Função
CIE V .f' 1 = 6%&nbsp;
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Resposta de co-seno:&nbsp;f'2
= 2%&nbsp;
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Precisão:&nbsp;± 3%
da leitura ± 5 dígitos (calibrado com lâmpada incandescente padrão na
temperatura de cor de 2856K)&nbsp;
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Medição de ripple para função:&nbsp;STRAY
+ LIGHT&nbsp;
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Função Data-Hold&nbsp;
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Características de temperatura:&nbsp;±
0,1% / ºC&nbsp;
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Taxa de amostragem:&nbsp;5
vezes por segundo&nbsp;
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Elemento sensível:&nbsp;Fotodiodo
de silício com filtro de resposta espectral&nbsp;
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Capacidade da memória de dados
Manual:&nbsp;99 conjuntos de dados&nbsp;
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Capacidade de coleta de dados
automática:&nbsp;43000 conjuntos de dados&nbsp;
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Coleta de dados automática e
interface RS-232&nbsp;
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Temperatura e umidade de operação:&nbsp;0a40ºC/0a80%
RH&nbsp;
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Temperatura e umidade de armazenagem:&nbsp;-10
a 50ºC/0a70% RH&nbsp;
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Alimentação:&nbsp;6
pilhas tamanho AAA de 1,5V&nbsp;
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Vida útil das pilhas (típica):&nbsp;100
horas (carbono-zinco)&nbsp;
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Comprimento do cabo da foto-célula:&nbsp;150
cm (aprox.)&nbsp;
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Dimensões da foto-célula:&nbsp;92 x
60 x 29 mm&nbsp;
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Dimensões do instrumento:&nbsp;150
x 72 x 35 mm&nbsp;
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Peso:&nbsp;320g&nbsp;
<!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<!--[endif]-->Acessórios Fornecidos:&nbsp;Estojo,
6 pilhas AAA, cabo RS-232 e manual de instruções&nbsp;









R$ 500,00



<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->