Limas endodonticas - Endodontic files
Autor: Artur Paiva Neto | Publicado: 2011-08-21T08:31:00-07:00

Autor: Artur Fernandes de Paiva Neto

Limas Endodonticas

São instrumentos utilizados no preparo ou instrumentação químico-mecânica dos canais radiculares.

Limas endodonticas são instrumentos utilizados, especialmente , como objetivo de alisamento, retificação de curvaturas e de irregularidades, embora sejam usadas também para abrir espaço em profundidade e alargamento dos mesmos. (Maisto, 1967; Ingle &amp; Beveridge, 1979).


Limas Tipo K


As limas tipo K&nbsp;apresentam uma&nbsp;haste metálica (aço inoxidável) de secção quadrangular até o instrumento 40, a partir do instrumento 45 a secção será triangular,&nbsp;com o&nbsp;objetivo de criar uma&nbsp;maior resistência à fratura as limas de menor calibre e maior flexibilidade as de maior calibre.São&nbsp;instrumentos&nbsp;que qpresentam lâminas de corte deacordo com sua fabricação, gerammete são hastes em aço&nbsp;torcidas em torno do próprio eixo tomando a forma de espirais (lãminas de corte).&nbsp;
É importante lembrar que&nbsp;esses instrumentos apresentam a&nbsp;ponta com atividade de corte.

Além de apresentarem as seguintes características:

Espirais e o eixo: ângulo de 45º (lâminas de corte);

Conicidade: 0,2 mm / mm;Comprimento (haste): 21mm, 25mm, 28mm e 31mm;


Limas Tipo Flexofile:
Apresenta ponta inativa;

Secção triangular;

Espirais e o eixo: ângulo de 60º (lâminas de corte);Maior flexibilidade por possuir menor massa metálica em comparação com as de secção quadrangular.



Figura 1.1 - Características de uma Lima Tipo K.

Padronização dos instrumentos:

Para a padronização dos instrumentos foi implantada a ISO 3631 – 1, que no caso das limas endodonticas&nbsp;apresenta&nbsp;a numeração dos&nbsp;instrumentos&nbsp;de&nbsp;008 ao 190.Podemos obter limas numa numeração intermédiária, como é o caso das limas&nbsp;Goldem Mediums da Dentsply Maillefer.Porém as normas da ISO 3631 - 1&nbsp;nem sempre são utilizadas na fabricação de limas endodonticas, como é o caso dos instrumentos&nbsp;em NiTi.


Padronização dos instrumentos (tabela de referência):


<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
Rosa<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
06
0,06<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; <>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; <>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;
<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
Cinza<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
08
0,08<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; <>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; <>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;
<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
Roxo<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
10
0,10<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; <>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; <>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;
<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
Branca<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
15
0,15<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
45
0,45<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
90
0,9<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;
<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
Amarela<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
20
0,2<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
50
0,5<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
100
1,0<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;
<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
Vermelha<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
25
0,25<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
55
0,55<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
110
1,1<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;
<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
Azul<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
30
0,3<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
60
0,6<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
120
1,2<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;
<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
Verde<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
35
0,35<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
70
0,7<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
130
1,3<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;
<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
Preta<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
40
0,40<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
80
0,8<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt; 
140
1,4<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;
<>&lt;&gt;&lt;&gt;&lt;&gt;

De acordo com a tabela acima:

- Números em vermelho série-extra (0,2 mm /&nbsp;0,2 mm), primeira coluna;

- Números em verde de&nbsp;15 a 40&nbsp;representam&nbsp;limas da&nbsp;primeira série (0,5 mm / 0,5 mm), segunda coluna;

- Números em verde e em azul da segunda coluna representam as&nbsp;limas da segunda série (0,5 mm / 0,5 mm&nbsp;e de&nbsp;0,10 mm / 0,10 mm);

- Terceira coluna apenas com números em azul representando a terceira série de limas endodonticas.


Cinemática de uso das limas endodoticas:
- Introdução no canal radicular;- Rotação de ¼ a ½ volta (sentido horário);- Movimento de tração com pressão lateral de encontro às paredes do canal radicular;

- Cateterismo: Quando a cinemática de ação for exploração, movimento de penetração em direção ao ápice e oscilatório (horário e anti-horário).