Tubo de Raios - X
Autor: João Jubery | Publicado: 2016-04-21T20:43:00-03:00





Um tubo de RX, simplesmente é uma válvula termoiônica normal, seu sistema consiste em um filamento, catodo e anodo, encapsulado por um vidro especial o qual dentro da ampola estão os componentes e lá dentro um alto vácuo.

O filamento consome por volta de 4 Amperes com uma tensão variável em torno de 12 Volts, a qual determina o aquecimentos deste filamento e por conseguinte a emissão eletrônica do mesmo, dependendo da carga espacial em torno deste filamento, o qual funciona como catodo.

O Placa ou anodo, neste caso, deve ser de uma substancia muito dura, pois será bombardeado por um feixe eletrônico muito alto e de altíssima velocidade, o qual incide sobre um ponto especifico e delimitado, que chamamos de foco.

A Tensão aplicada entre catodo e anodo varia de 35 KV a 300 KV, dependendo do tipo de uso do tubo e para que ele foi fabricado.

Ampolas de raios - x para aparelhos dentários são normalmente de 60 |KV a 110 KV e no máximo com 100 mA.

Ampolas de raios - x para equipamentos radiológicos de disgnóstico variam de 35 KV a 150 KV e sua corrente pode variar, dependente do tipo e uso de 10 mA a 3.000 mA.

Ampolas para equipamentos de radioterapia podem ser submetidos a uma tensão máxima de 300 Kv, mas sempre com uma corrente baixa, em torno médio de 100 ma.

As ampolas para uso em tomografia computadorizada, possuem tensão similares, correntes variáveis dependendo do equipamento, mas com uma característica anódica que permite uma altíssima capacidade térmica e por conseguinte uma transferência de calor muito grande, como podemos observar em tubos, ampolas de alta capacidade também para radiologia, pois as mesmas tem capacidade térmica muito maiores, a qual varia de poucos Watts a mais de 150 KW.

Outra característica desses tubos, ampolas de raios X é que para fazer com que o calor absorvido pelo anodo seja dissipado, eles giram e em alguns tipos maiores possuem uma camada de carbono atras do prato do anodo o qual é fundido em Molibidenio, Tungstênio, que são os metais mais duros que existem na natureza e que aguentam altíssimas temperaturas, acima de 3.000 º C.

Nos equipamentos de terapia e diagnóstico chamados de Hemodinâmica, estes tubos de raios - X possuem uma ampola de altíssima potencia e com grande capacidade térmica e transferência de calor através de condução e radiação, o qual é retirado por um sistema de refrigeração dedicado.

Os tubos, ampolas produtoras de raios-X, podem possuir vários filamentos, para que possam ser escolhido na hora da produção de imagem, pois como os tecidos humanos são muitos variados, precisamos fazer com que nos mais moles o raio-x não passe direto e nos mais duro não se formem muita borrosidade que possam atrapalhar o diagnostico medico.

De uma maneira sucinta tentamos explicar o básico em termos de ampola para equipamento que produzem raios-X.







Anatomia de um tubo para raios-x





























Tubo de Raios-X vista pelo lado da janela emissora.








Tubo de Raios-X instalado em um equipamento de Hemodinâmica.








Fragmento de um pedaço de vidro quebrado de uma ampola de Raios-X.
Nota-se uma metalização no vidro, proveniente de um alto aquecimento o qual provocou uma fuga de alta tensão pelo vidro e sua destruição.








Anodo Giratório de uma ampola de raios-X















Vista dos filamentos emissores de uma ampola de raios-X








Vista de uma ampola produtora de radiação X










Vista da conexão do lado positivo, anodo de uma ampola produtora de raios-X










Vista da parte negativa, ligações dos filam,entos












Prato de uma ampala de Raios-X





























































































Vista de um transformador de alta tensão para taios-x fora da caixa de proteção, pois o mesmo fica imerso em óleo polivinilico de no minimo 40 KV/centímetro quadrado de isolação elétrica, hoje ja usam isolação com silicone liquido.