PICO - Terapia por Pressão Negativa
Autor: José Amorim de Andrade | Publicado: 2016-06-23T14:29:00-03:00

A cada momento surgem novos modelos de dispositivos baseados na tecnologia por pressão negativa focados no tratamento das feridas crônicas de difícil cicatrização.
Alguns desses modelos são formatados para utilização em ambiente hospitalar, exigindo assim a manutenção dos pacientes em regime de internação. Em alguns casos essa é a alternativa possível.
Entretanto, a evolução para a portabilidade dos novos equipamentos permitem que quantidade expressiva de pacientes possa ser desospitalizada sob acompanhamento em regime ambulatorial ou domiciliar. Vislumbra-se aí o significativo impacto na redução dos custos desse procedimento.
A Terapia por Pressão Negativa no tratamento das feridas já está consistentemente demonstrada por seus efeitos benéficos no processo de cicatrização, pela:


&nbsp;criação de ambiente úmido,&nbsp;
drenagem de exsudatos excessivos,&nbsp;
redução do edema tecidual,&nbsp;
limpeza antibacteriana do leito,&nbsp;
aceleração da formação de tecido granulado ricamente vascularizado e&nbsp;
aproximação dos bordos das feridas

Riquíssima literatura está disponível para quem deseja se esmerar no conhecimento dessa tecnologia.
Nessa postagem vamos nos deter em um dispositivo de terapia por pressão negativa muito específico por usas características "minimalistas": o PICO
Trata-se de um "dispositivo ultraportátil, de utilização única e extremamente simples".





O PICO não possui reservatório em separado. O reservatório é a própria cobertura. Donde se infere que não deve ser indicado para feridas muito extensas ou feridas com exsudato muito abundante, o que poderia exaurir a sua capacidade de absorção.
Funciona com duas baterias AA
Dependendo das características da ferida pode permanecer por até 7 dias
Manuseio muito fácil e prático para o paciente.
Dotado de uma pequena bomba com pressão fixa de -80mmHg
O curativo está conectado a esta bomba e é formatado em quatro camadas:


camada de contato e adesivo de silicone que assegura a fixação e minimiza traumas ao aplicar e remover.
Camada de ar - "Airlock" - que distribui a pressão negativa
Uma camada absorvente
Filme com alta taxa de transmissão de vapores úmidos






Figura 1 - Exemplo de ferida em coto de amputação de pé diabético. Aspecto estacionado da evolução apesar dos curativos com alginato e compressão contra edema.





















Figura 2 - Aplicação do curativo e sua fixação evitando qualquer ponto de vazamento. Observe-se a posição de saída do tubo de conexão com a bomba, distante do leito da ferida.&nbsp;





Figura 3 - Aspecto após 07 dias da aplicação. Observa-se a eficiência da pressão negativa pelo colabamento da cobertura sobre a área. Pequena quantidade de exsudato retido no interior da camada absorvente.



















Figura 4 - Não foi necessário descontinuar a terapia compressiva que já vinha sendo aplicada em virtude do edema da insuficiência venosa crônica concomitante apresentada pelo paciente.















Figura 5 - Resultado após a primeira semana de tratamento.









Podemos concluir que a Terapia por Pressão Negativa das feridas crônicas representa um ganho extraordinário para a resolutividade na cicatrização. Cabe ao profissional selecionar criteriosamente cada caso e escolher o dispositivo mais apropriado que se mostre adequado para cada situação.