IBUTG
Autor: karinitecseg | Publicado: 2014-03-31T05:16:00-07:00

Parâmetros do Ambiente e da Tarefa que Devem Ser Obtidos

Os sensores que veremos no índice que nos interessa, IBUTG, são:

Termômetro de bulbo Seco — é um termômetro comum, cujo bulbo fica em contato com o ar. Teremos, dele, portanto, a temperatura do ar. Note que podem ser utilizados outros sensores similares aos termômetros de bulbo, como os termopares.

Termômetro de bulbo Úmido Natural — é um termômetro cujo bulbo é recoberto por um pavio hidrófilo, o qual tem sua extremidade imersa em água destilada. Outros arranjos de sensores, pavios e reservatórios são possíveis, desde que se preserve uma boa aeração do bulbo e pelo menos 25 mm de pavio livre de qualquer obstáculo, a partir do início da parte sensível do termômetro.





Termômetro de Globo — é um aparato que possui um termômetro (ou sensor equivalente) posicionado no centro de uma esfera oca de cobre &nbsp;de diâmetro de seis polegadas. A esfera é preenchida naturalmente com ar e a abertura é fechada pela rolha do termômetro. A esfera é pintada
externamente de preto fosco, um acabamento altamente absorvedor da radiação infravermelha.







Funcionalidade desses sensores para os nossos objetivos.






Portanto, concluímos: um índice que leve em conta esses sensores pode ser afetado por todos os parâmetros do ambiente que interferem nas trocas térmicas do trabalhador.



AVALIAÇÃO AMBIENTAL E EXERCÍCIOS PRÁTICOS



&nbsp;Índice de Bulbo Úmido – Termômetro de Globo (IBUTG)



A sobrecarga térmica pode ser avaliada, entre outros, pelo índice chamado IBUTG (Índice de Bulbo Úmido — Termômetro de Globo), que também é o índice legal, conforme previsto na NR-15.



Esse índice deve ser medido pelos sensores :

Tbs - Termômetro de bulbo seco

Tbn - Termômetro de bulbo úmido natural

Tg - Termômetro de globo



O IBUTG para ambientes internos sem carga solar é calculado a partir da medição de duas Temperaturas: Tbn e Tg



IbUTG = 0,7 Tbn + 0,3 Tg



Para ambientes externos com carga solar, o IBUTG é calculado a partir de três medições:

&nbsp;Tbs, Tbn e Tg



IbUTG = 0,7 Tbn + 0,2 Tg + 0,1 Tbs



O IBUTG leva ainda em consideração o tipo de atividade desenvolvida (LEVE, MODERADA e PESADA), que pode ser avaliada por classe ou por tarefa (quantificando a tarefa em kcal/h.).



A legislação prevê um regime de trabalho (Trabalho/Descanso) em função do valor do IBUTG e do tipo de atividade para duas situações: regime de trabalho intermitente com períodos de descanso no próprio&nbsp;

local e regime de trabalho intermitente com descanso em outro local.Os tempos de descanso são períodos trabalhados para todos os fins legais.






Neste caso, faz-se uma avaliação do ponto de trabalho, que é o mesmo local físico do ponto de descanso. Com os valores de Tbn e Tg, calculamos o IBUTG e, considerando o tipo de atividade, verificamos como nos situamos no Quadro 3. Pode ser possível trabalho contínuo, ou um regime de trabalho – descanso, ou não ser permitido trabalho sem medidas de controle.

É importante esclarecer que, utilizando-se a Tabela I do Anexo III da NR-15, temos:

• A aplicabilidade para “descanso no próprio local” deve ser entendida como esse descanso ocorre no MESMO PONTO FÍSICO EM QUE OCORRE O TRABALHO, e não no “mesmo recinto”. Significa
que o trabalhador estará submetido ao “mesmo IBUTG” de quando trabalha. Quando há fontes radiantes, diferenças pequenas de posição (0,5 m a 1,0 m) podem mudar dramaticamente a temperatura de globo e o IBUTG.

• Se houver alteração do IBUTG, por alteração da posição física do trabalhador, a Tabela I não se aplica.

• São poucos os casos em que realmente seria aplicável a Tabela I.

Regime de Trabalho Intermitente com Descanso em Outro Local

Nesse caso, calculamos o IBUTG do ambiente de trabalho e o IBUTG do ambiente de descanso e, com esses valores, calculamos o IBUTG médio da atividade analisada, ponderado no tempo. Os tempos de
trabalho e de descanso devem sempre somar 60 minutos,isto é, todas as considerações do índice se referem a análises sobre períodos de uma hora corrida, devendo ser essa hora a mais crítica da jornada.
Calcula-se também o metabolismo médio e usa-se a tabela II, que nos fornece o máximo valor IBUTG médio ponderado admissível correspondente ao metabolismo médio ponderado da situação.











&nbsp;M = Taxa de metabolismo média ponderada para uma hora
&nbsp;IbUTG = IBUTG médio ponderado para uma hora.
&nbsp;T = Trabalho D = Descanso M = Metabolismo








Agora alguns EXERCICIOS ....



1) Um padeiro opera um forno labora em condições salubre ou insalubre?

De acordo com o seguinte ciclo: 3 min p carregar o forno, 4 min esperando na boca do forno e 3 min descarregando o forno. O ciclo se repete de 60/60min de jornada.



Etapa 1 resultados obtidos&nbsp;

tg=34ºC tbn= 24ºC tbs= 27ºC



Etapa 2 definir atividade = moderada



Resolução



Etapa 3 = Definir o ciclo de atividade&nbsp;

o clico é : &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3 carrega

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; + &nbsp; 4 espera

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3 descarrega &nbsp;&nbsp;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10 min



Etapa 4 - quantas vezes o ciclo se repete em 60 min

60 / 10 = 6 ciclos &nbsp;



Etapa 5- calcular o tempo trabalho&nbsp;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3 carrega

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; + &nbsp;&nbsp;3 descarrega &nbsp;&nbsp;

&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6 min &nbsp; x 6 &nbsp;ciclos &nbsp;= 36 min



Etapa 6 - calcular o tempo de descanso&nbsp;

&nbsp;4 min &nbsp;x 6 ciclos = 24 min&nbsp;



ciclo de avaliação = 36+24= 60 min



Etapa 7- Calcular o IBUTG

IBUTG = 0,7 tbn + 0,3tg

IBUTG = (0,7.24) + (0,3.34)

IBUTG = &nbsp;16,8 + 10,2

IBUTG = 27ºC









Atividade moderada 27ºC Quadro I o regime de trabalho deverá ser 45 min e 15 de descanso

&nbsp;O ciclo de trabalho realizado em 36min e 24 min de descando, em 60 min é compatível com o permitido de 45 min trab 15 de descanso, donde se conclui que o operador labora em condições salubres.



2) Em um ambiente externo de trabalho com carga solar foram realizadas medições de temperatura e foram obtidos os seguintes resultados:

- temperatura de bulbo umido natural - 33,1ºC

- temperatura de globo - 33,4ºC

- temperatura de bulbo seco 42ºC

Diante dos valores anteriores, o valor IBUTG é :

a) 34,05ºC

b) 33,19ºC

c) 34,91ºC

d) 35,77ºC

e) 36,01ºC



Resolução&nbsp;

NR15 anexo 3

Ambientes externos com carga solar&nbsp;

IBUTG= 0,7 tbn + 0,1 tbs + 0,2 tg

IBUTG= &nbsp;(0,7 x 33,10) + (0,1 x 42) + (0,2 x 33,4)

IBUTG= 23,17+4,2+6,68

IBUTG= 34,05º C

RESPOSTA LETRA - A



3) A NR 15, anexo nº 3 ( Limite de Tolerância para exposição ao calor, estabelece que o regime de trabalho intermitente, com períodos de descanso no próprio local de prestação de serviço não é permitido trabalho em atividade leve, sem adoção de medidas adequadas de controle. em relação ao limite de tolerância ao calor , a quantos graus celsius esse tipo de trabalho não é permitido?

a) 30,0ºC

b) 31,2ºC

c) 31,5ºC

d) 32,2ºC

e) 33,1ºC





Resposta letra - D