Sonda AC e Virtual Analyzer na rede elétrica.
Autor: lpj | Publicado: 2013-05-01T10:50:00-07:00


Olá.

Já faz algum tempo que não publico por aqui.

Pura falta de tempo.

Espero corrigir esta falta para com meus leitores, voltando a publicar regularmente.



Esta semana recebi um e-mail de um cliente querendo saber o efeito que a rede elétrica tem sobre seus equipamentos.

Pensando sobre o assunto, resolvi escrever este pequeno tutorial de como fazer um sistema de monitoramento da rede.



Este cliente de Curitiba-PR, sofre com as mazelas da concessionária de energia do Paraná* que, para não investir em infraestrutura, aumenta a tensão da rede nos horários "na ponta" e volta com a tensão ao normal "fora da ponta", para usar o jargão dos picaretas...

Como ele mora relativamente perto de uma subestação, os efeitos ficam maximizados.



Resumindo:

A não ser que você possua um gerador à combustível fornecendo energia decente e regulada para seu sistema de áudio, não adianta gastar os tubos em condicionadores de energia, estabilizadores e filtros de linha.

Embora sejam de grande ajuda, a sujeira, a variação e os harmônicos que a concessionária joga na linha são tamanhos, que não há Santo que faça milagres...



Como não é posível eliminar a causa-raiz do problema por completo, só nos resta monitorar e descobrir quando é mais conveniente ligarmos nosso setup para ouvir algumas horas de boa música.



Para isso serão necessários alguns componentes de hardware e de software.

A idéia básica é a seguinte:

1. Montar uma sonda AC para ligar à rede elétrica.

2. Conectar esta sonda em um PC (netbook, laptop, desktop, etc, tablet, etc).

3. Rodar um software de osciloscópio que leia a entrada de MIC do computador.

4. Monitorar o oscilograma e,

5. Se possível usar a opção FFT (análise espectral em tempo-real) para determinar a amplitude dos harmônicos e transientes.

6. Com a observação sistemática poderemos avaliar os melhores horários e até verificar se a presença de um equipamento condicionador pode fazer alguma diferença.



A lista de componentes da sonda é:



1 resistor de carbono 1/4w de 10k Ohm

1 resistor de carbono 1/4w de 100 Ohms

1 potenciômetro linear simples de 1k5 ou 2k2 miniatura (pode ser um trimpot)

2 diodos zener de 1/2w de 5V1 (BZX79C5V1, por exemplo)

1 transformador 110/220(conforme sua rede) para 12Vac de 150mA ou 250mA.

1 plugue P2 macho estéreo (para conectar na entrada de MIC do seu PC).

1 rabicho de força com plugue para ligar na tomada.

1 caixinha de plástico para montar a sonda AC dentro. 



O Software de análise (Virtual Analyzer-VA) pode ser baixado em:

http://www.sillanumsoft.org/download.htm



Ligue seu ferro de solda, monte conforme o esquema abaixo.









Lembre-se de deixar o terminal RING (Right channel) do P2 sem conexão ou, se preferir, ligue junto com terminal TIP (Left channel).

Coloque tudo na caixa plástica.

Ligue o rabicho na tomada e, antes de ligar no PC, certifique-se de calibrar 1Vac com um multímetro em Volts AC, no plugue P2 entre o corpo e o terminal TIP (ou RING se vc tb ligou) através do potenciômetro de ajuste P1.

Após a calibração ligue o plugue P2 na entrada MIC do seu PC. Clique no ícone do VA.exe e selecione o modo oscilloscope. Vc deverá ver um sinal de 1Vpp com frequencia de 60Hz.

No módulo FFT verá uma raia em 60Hz e as interferências ao lado desta, se houverem.



Dica: No seu PC rodando o VA, lembre-se de desabilitar a entrada de microfone do console senão vc estará captando o ruído ambiente em conjunto com o sinal presente na entrada MIC, causando falsas leituras.



É isso aí.



* No Paraná e no Brasil inteiro. Lembrem-se disto (e do Mensalão) nas próximas eleições.


www.amplificadores.com.br