Como medir Capacitores com o Multímetro Analógico
Autor: fegargai | Publicado: 2017-03-28T10:25:00-03:00


Autor: &lt; fegargai@gmail.com &gt;

Re atualizado o 28/03/2017&nbsp; 

Como medir Capacitores com o Multímetro
Antes que nada, deve-se
destacar que para os testes de um bom estado de um Capacitor, usamos o
Multímetro. Com ele poderemos saber o capacitor está bom ou com problemas. Já
se queremos saber o valor da capacidade simplesmente é usado o Capacimetro. 

&nbsp;!!! CAPACITOR =
CONDENSADOR

PASSOS &nbsp;PRÉVIOS PARA PODER MEDIR UM CAPACITOR COM O
MULTÍMETRO




PASSO
OBSERVAÇÃO


1
Antes que nada cada um dos capacitores/condensadores a testar devem
  ser descarregados. Usar chave de fenda com cabo isolado se a tensão acumulada
  é baixa. Se a tensão deste for mais de 25v recomenda-se usar um descarregador
  de Condensadores.


2
Deve-se agora
  escolher no multímetro a escala a utilizar segundo a capacidade do condensador.


3
Calibrar a zero a
  escala com as pontas em curto-circuito ajustando com o preset ou
  potenciômetro (Resistência variável) ao máximo possível o zero.


4
Uma vez calibrado o
  instrumento, com as pontas medimos apoiando cada ponta em cada terminal&nbsp; do condensador sem tocar com os dedos, pois
  estes podem alterar a medição, principalmente podendo acusar uma possível
  fuga quando não há.


5
Após realizadas as
  medições correspondentes, recomenda-se&nbsp;
  verificar o calibrado novamente.


6
Se desejamos
  verificar novamente o estado do capacitor, deve-se novamente descarregar mais
  uma vez o C. 


7 
Quando vamos medir
  capacitores eletrolíticos – polarizados, deve-se medir o positivo deste com a
  ponta vermelha e o terminal negativo com a ponta preta.



PASSOS PARA UMA BOA LEITURA DO ESTADO DO
CAPACITOR

Antes damos por certo
o bom funcionamento do multímetro e que foi escolhida a escala de resistência
correcta. Como já falado encostamos as pontas de prova, uma em cada terminal do
Cap. Antes de medir observe se ao curto-circuitar as pontas estas se mexem.




Se quando medimos o
  ponteiro sube e logo desce significa que está em bom estado.


Se o ponteiro acusa
  uma leitura ou seja se mexe e não volta para o inicio da escala ou seja fica
  estático significa que está com fugas.


Quando é realizada
  a medição e o ponteiro vai até o final da escaa (zero) e não volta significa
  que este está em curto-circuito.


Se o ponteiro não
  se mexer, ficando em infinito (inicio da escala) indica que o capacitor está
  aberto , sua capacitância é nula.



OBSERVAÇÃO: Quanto mais alto o valor do capacitor, mais tempo
tarda o ponteiro em acusar e também em retroceder.




QUAL é o motivo do
  ponteiro se mexer?
Quando medimos um
  capacitor em bom estado o ponteiro do multímetro acusa uma leitura até
  determinado valor e logo retrocede até a posição inicial. Isto significa
  simplesmente que ao medir, circula uma corrente elétrica que carregará o
  capacitor. Logo já carregado o elemento não circula mais uma corrente
  provocando assim que o ponteiro volte a sua posição inicial.
Se medimos um
  condensador com fugas, significa que está circulando constantemente uma
  corrente elétrica, por isso o ponteiro não volta.
O capacitor que
  está em curto, indica uma resistência de valor zero ou próximo, por este
  motivo o ponteiro vai e fica no valor da escala correspondente a zero.




ESCALA
USADA ACORDO A CAPACIDADE DO CONDENSADOR 



CONDENSADOR
USAMOS:


Capacitor acima de
  10000 uF&nbsp; 
escala X1


Capacitor entre
  1000 uF a 10000 uF .
escalas X1 ou X10


Capacitor entre 100
  uF a 1000 uF&nbsp; 
escalas X10 ou
  X100.


capacitor entre 10
  uF e 100 uF&nbsp; 
escalas X100 ou
  X1K.


capacitor entre 1
  uF e 10 uF&nbsp; 
escalas X1K ou X10K


capacitor entre 100
  nF e 1 uF&nbsp; 
escalas de 1K ou
  10K ou 100K.


capacitor entre 1nF
  e 100 nF&nbsp; 
escala de 100K.




Capacitores menores
  a 1 nF &nbsp;(a leitura será difícil e
o teste não será de
  boa precisão)
a escala de 100K





Autor: &lt; fegargai@gmail.com &gt;

Data: 28/03/2017

Postagem original: &lt; https://sites.google.com/site/fegargai/area-tecnica/eletronica/capacitores_-medir-com-multimetro&gt;