Removedor de Implantes
Autor: Edison de Aragão | Publicado: 2011-02-18T17:18:00-08:00

Removedor de Implantes

Há muito pouco tempo, a idéia de remoção de implante era praticamente uma heresia, "só se for de um colega". E ainda "e deve estar com uma super complicação". 

Por anos a idéia foi só colocar, não remover, sobretudoosseointegrado.

Hoje, ao contrário,&nbsp;muitos se utilizam da idéia para aprimorar resultados. A concepção dominante é reposicionar sem perda óssea.

Como&nbsp;remover um implante? Neste momento, há duas vertentes. 

A opção de utilizar brocas trefinas&nbsp;tem o inconveniente de remover muito osso além do implante, justamente aonde você mais vai precisar dele. Embora seja um procedimento rápido, lhe deixa sem grandes perspectivas.

E a outra opção é utilizar um removedor de implante - um parafuso de rosca invertida - para remover o implante osseointegrado sem perda óssea.

Isso mesmo, num procedmento super rápido você&nbsp;remove o implante&nbsp;mal-posicionado ou condenado.&nbsp;Certamente, precisa de um pouco de treino, mas os colegas que utilizam bastante relatam o quão fácil é utilizar o tal parafuso.

No mercado, há várias opções. A mais tradicional é o Retrieval, da Nobel Biocare - na faixa de 240,00 a 280,00. Depois, os nacionais tipo exportação - entre 140,00 a 186,00. E&nbsp;os "tabajaras", que estão entre 65,00 a 125,00.

O modelo da Nobel - Retrieval - tem encaixe hexagonal, própria para seu sistema Replace. Ou seja, você fica restrito à catraca Nobel e um modelo da Neodent.

Os&nbsp;nacionais, de qualidade exportação, são confeccionados por empresas de alta qualificação, não obstante uma ou outra tenha tido insucessos na fase inicial, até achar a medida exata de resistência, têmpera e design. O encaixe, como não poderia deixar de ser, é quadrada, comum às catracas e aos torquimetros. 

Há ainda opção de plataforma maior ou menor de 4,1. Elas são de uso universal, pois até para implantes de hexagono interno,portanto com "cano curto", você tem a opção de cortar o terço inicial do parafuso para propiciar o travamento da peça ao implante.

Os chamados tabajaras são opções econômicas pouco racionais, com algumas exceções. 

Como utilizar os removedores de implante?
A técnica dominante é, após estudo do caso e escolha de procedimento,&nbsp;posicionar o parafuso de rosca invertida no orifício exposto do implante e rosquear manualmente o parafuso invertido no sentido anti-horário até que trave no implante. 
Neste momento, lance mão de sua chave catraca ou torquimetro para dar contra-torque com delicadeza, até que quebre a ligação (embricamento) do osseo ao implante. 

Normalmente, com treino, foram ai 10 a 20 segundos. Vamos a duas dicas interessantes: 
* Mas, e se o implante estiver entre dentes - utilize um prolongador para facilitar o uso da chave. 
* É descartável? O Nobel tem esta indicação, mas fora do Brasil. Já os&nbsp;nacionais, são utilizados em média de 5 a 10 vezes. Os tabajaras, por sua vez, são usados de 1/2 a 3 vezes.&nbsp;
* Como soltar o parafuso de rosca invertida do implante removido? Pegue um alicate convencional para prender o implante e uma catraca para dar um contra-torque na peça.

Por Edison de Aragão - consultas pelo e-mail edison@aragao.com