ESTAÇÃO AGROMETEOROLÓGICA
Autor: SMAMA | Publicado: 2011-04-28T08:07:00-07:00

O Município de Mendes&nbsp;conta com os serviços de meteorologia do SIMERJ (Sistema de Meteorologia do Estado do Rio de Janeiro).A Estação Agrometeorológica que capta energia solar para seu próprio funcionamento, tem a missão de enviar sinais via satélite para a base meteorológica de Alcântara no Estado do Maranhão que por sua vez envia para a estação de Cachoeira Paulista, para assim, disponibilizar na internet os dados coletados, a previsão do tempo para o dia e os três subseqüentes.
Para ver os dados sobre o clima na região, o internauta pode acessar http://www.cptec.inpe.br/. Acessar diretamente o endereço http://tempo.cptec.inpe.br:9080/PCD/ selecionando o estado do RJ e em seguida Mendes, e também através do site da Prefeitura Municipal de Mendes, pelo link http://www.mendes.rj.gov.br/. 




Dados da Estação Agrometeorológica
Nome da Estação – MendesTipo da Estação – Agrometeorológica ID – 31955 Canal – 3Intervalo de Transmissão – 03:42Data de Instalação – 25/08/2006Endereço – Ladeira Nossa Senhora do Socorro, 300 - Mendes – RJ.


Equipamentos que Compõe a Estação
PCD 555ES – Serie= 6898 Patrimônio/INPE= 039803PLUVIOMETRO – Serie= 4030PAINEL SOLAR – Serie= C10206152170944ANTENA – Serie= 3302ª1845VEL/ VENTO – Serie= ULTRASONICO = 01746DIR/ VENTO – Serie= ::::::: = ::::RAD/ SOLAR – Serie= PY43722 – CC = 98,6UMID/ SOLO – Serie= 41622T/ SOLO DUPLO – Serie= S/NT/ SOLO – Serie= S/NUMID/ TEMP – Serie= 82747
Localização = LAT: -022:31:27.8 – LONG: -043:43:28.1Alt: 475m DEC. MAG. = -19.8246

Parâmetros coletados, calculados e transmitidos via satélite SCD pelas Plataformas de Coleta de Dados





ParâmetroSiglaUnidadeDescrição
Temperatura do ArTempAr°CValor instantâneo a cada 3 h
Temperatura Máx. do Ar últ. 24 hTempMax°CValor a cada 3 h com a Máx. das últ. 24 h, amostragem a cada 1 minuto
Temperatura Mín. do Ar últ. 24 hTempMin°CValor a cada 3 h com a Mín. das últ. 24 h,&nbsp;amostragem a cada 1 minuto
Umidade Relativa do ArUmidRel%Valor instantâneo a cada 3 h
Pressão BarométricaPressaoAtmmBValor instantâneo a cada 3 h
Velocidade do VentoVelVentom/sValor a cada 3 h, calculado da média de 200 amostras com 3 s de intervalo, 10 min antes de cada 3 h
Direção do VentoDirVento° NVValor a cada 3 h, calculado da média de 200 amostras com 3 s de intervalo, 10 min antes de cada 3 h
Velocidade Máx. do Vento (Rajada)VelVentoMaxm/sValor máximo (rajada) cada 3 h, amostras cada 3 s
Direção do Vento na
Velocidade MáximaDirVelVentoMax° NVValor (Dir. da rajada) cada 3 h, amostras cada 3 s
Radiação Solar Global AcumuladaRadSolAcumMJ/m²Valor acumulado a cada 3 h, integração de 1080 amostras de 10 s de intervalo 
Radiação Solar Global MédiaRadSolGlobW/m²Valor médio cada 3 h. Período de amostragem: 3 h. Intervalo de amostragem: 10 s
Radiação Solar Fotossinteticamente Ativa (PAR)RadSolPARumol/s.m²Valor médio cada 3 h. Período de amostragem: 3 h. Intervalo de amostragem: 10 s
Radiação Solar LíquidaRadSolLiqW/m²Valor instantâneo a cada 3 h
Radiação Solar IncidenteRadSolIncW/m²Valor máximo cada 3 h. Período de amostragem: 15 min antes de cada 3 h. Intervalo de amostragem: 10 s
Radiação Solar RefletidaRadSolRefW/m²Valor máximo cada 3 h. Período de amostragem: 15 min antes de cada 3 h. Intervalo de amostragem: 10 s
Precipitação AcumuladaPluviommValor acumulado mensal cada 3 h (zera o acum. automat. todo dia 01 de cada mês)&nbsp;
Temp. do Solo 60, 100, 120, 180, 200, 300, 400, 500 mm 1TempSolo60 
TempSolo100
TempSolo120 
TempSolo180
TempSolo200
TempSolo300 
TempSolo400
TempSolo500°CValor instantâneo a cada 3 h
Conteúdo Água no Solo 100mm, 200mm, 400mm 1ContAguaSolo100
ContAguaSolo200
ContAguaSolo400(m³/m³)Valor instantâneo a cada 3 h
Fluxo de Calor no SoloFluxCalSoloW/m²Valor instantâneo cada 3 h
Codificador de Eixo (cota do rio) 2CodifEixocmValor instantâneo cada 1 h
Transdutor de Pressão (cota do rio) 2SPressaocmValor instantâneo cada 1 h
Nível de Régua (cota do rio) 2NivReguacmValor instantâneo cada 1 h
Lógica da Corrente de Painel Solar 2LgcCsolLógicoValor lógico instantâneo cada 1 h da corrente de Painel Solar (&gt;100 mA = 1; &lt;100 mA = 0).&nbsp;
Lógica da Tensão de Painel Solar 2LgcTSolLógicoValor lógico instantâneo cada 1 h da corrente de Painel Solar (&gt; 12,5 V = 1; &lt; 12,5 V = 0).
Bateria Principal da PCDBateriaVoltsValor instantâneo cada 3 h ou 1 h
Corrente do Painel SolarCorrPSolLógicoValor instantâneo cada 3 h ou 1 h
Umidade Interna da PCDUmidInt%Valor instantâneo cada 3 h ou 1 h
&nbsp;Nota: O horário de Coleta das PCDs é sincronizado com a Hora Universal GMT (Greenwich Mean Time) = Hora de Brasília + 3 horas (horário normal) ou Hora de Brasília + 2 horas (horário de verão).

&nbsp;1 - Parâmetros coletados pelas PCDs Agrometeorológicas
&nbsp;2 -&nbsp;Parâmetros coletados pelas PCDs Hidrológicas 
Autor: Eng. Flávio de Carvalho Magina (INPE-CPTEC)


REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA:

WWW.CPTEC.INPE.BR


﻿