POP 013 - Aplicação de Inalação
Autor: Maureen Schutz | Publicado: 2011-12-24T14:33:00-02:00



Aplicação de Inalação



1.      Objetivo: padronizar o procedimento de aplicação de inalação. 

2.      Áreas envolvidas: área de atenção farmacêutica. 

3.Responsabilidades: é de responsabilidade do profissional farmacêutico a aplicação da inalação. 

4.Material necessário: álcool 70%, inalador, luvas cirúrgicas, medicamentos, pano limpo e soro fisiológico. 

5.      Procedimentos: 

a.  Registrar o procedimento em livro específico. 

b.      Colocar o aparelho sobre uma superfície plana na posição horizontal com a alça para cima. O produto possui apoio de borracha (pés) para melhor acomodação. (Tomar cuidado para nunca obstruir as aberturas de ventilação do aparelho). 

c.       Realizar a assepsia das mãos conforme POP 001 e calçar as luvas cirúrgicas. 

d.      Explicar o procedimento ao cliente. 

e.       Desrosquear o cabeçote do recipiente. 

f.       Verificar se o anteparo está encaixado até o fundo do recipiente. 

g.      Colocar o soro fisiológico dentro do recipiente. 

h.      Depois colocar o medicamento conforme quantidade especificada pelo médico. 

i.        Rosquear o cabeçote e encaixar o pino da extensão sob o recipiente. 

j.                 Encaixar a máscara adulto ou a máscara infantil. 

k.             Conectar a extensão na saída de ar da unidade compressora (rosquear o conector completamente até o final, para evitar vazamento) e encaixar o pino da extensão sob o recipiente. 

l.                  Conectar o plugue à tomada. 

m.         Ligar o interruptor da unidade compressora. 

n.             Colocar a máscara no rosto do cliente e instruí-lo a respirar normalmente até o término do medicamento ou soro fisiológico. 

o.  Procurar manter a unidade micronebulizadora o mais vertical possível durante o uso. 


p.  Quando a névoa parar e o recipiente estiver praticamente vazio, o tratamento terá terminado. Desconectar o cabo. 

q.             Retirar a máscara da unidade micronebulizadora. 

r.               Desmontar a unidade micronebulizadora e colocar as peças em um reservatório com solução desinfectante ou germicida (álcool 70%) durante 20 minutos, manuseando com cuidado. Agindo assim os acessórios ficarão limpos. 

s.                Enxaguar em água corrente. 

t.                 Secar as partes que foram enxaguadas com pano limpo e macio. 

u.              Caso necessário, limpar as outras partes do aparelho (unidade compressora, cabo de força) com um pano levemente umedecido em água e detergente neutro. Não permita que líquidos penetrem no mecanismo da unidade compressora.&nbsp;

OBS.: A unidade micronebulizadora é indicada para o uso individual, porém, após a limpeza e desinfecção poderá ser reutilizada pelo mesmo cliente. 

v.      Depois de concluir o procedimento, descartar as luvas utilizadas em recipiente adequado com símbolo e inscrição de resíduo biológico. 

w.       Entregar ao cliente a declaração de serviço farmacêutico realizado. 

x.      Todos os medicamentos utilizados pelo cliente deverão ser por ele levados para casa depois de abertos. 

6.      Referências Bibliográficas: 

1. Manual do Usuário Inalar Compact NS. 

2. MOTTA, A. L. C. Normas, Rotinas e Técnicas de Enfermagem. 4. ed. São Paulo: Iátria, 2006.