VOCÊ SABE USAR UM MEGÔMETRO? NÃO! ENTÃO VAI AS DICAS:
Autor: Joaquim Proença | Publicado: 2014-10-23T11:45:00-02:00







O megômetro é um instrumento usado para executar testes de isolação.Seu princípio de funcionamento consiste em geração e aplicação de uma tensão que pode variar de 500 até 50.000 V em um equipamento, fazendo então a leitura do fluxo de corrente entre duas partes do equipamento (ex: a carcaça de um motor e seu bobinado).


Um exemplo: se um motor elétrico de qualquer instalação esteja parado/desligado durante um período prolongado, 2 dias por exemplo, onde o mesmo esteja sujeito às intempéries do tempo, faz-se o teste para verificar o nível de umidade no interior do motor, entre enrolamento e carcaça, ou seja, o nível de isolação interna do motor. Com esta leitura pode-se então, o profissional, avaliar se o motor pode ser ativado/ligado ou não.

A regra geral para avaliar esta isolação é:

A resistência de isolação mínima recomendada com o enrolamento domotor a 40°C é dada pela equação:

Rm = kV + 1 onde Rm é a resistência em Megaohms.kV é a tensão nominal de linha do motor, em quilovolts

Assim: se um motor é ligado em tensão de rede de 380 VCA, a resistência mínima para ligar o motor é: 1,380 MegaOhms.( Rm= 380+1MegaOhms).

Fatores que afetam a resistência de isolação:

Umidade:

Uma película úmida se formará na superfície da isolação caso a temperatura do enrolamento esteja no ponto de orvalho do ar ambiente ou abaixo.

Temperatura:

A maioria dos materiais varia sua resistência de isolação na razão inversamente proporcional a sua temperatura.

Estado da superfície:

Materiais depositados na superfície de isolação, tais como pó de carvão podem reduzir a resistência de isolação.

Magnitude da tensão contínua de ensaio:

A tensão de ensaio deve ser compatível com a tensão nominal do motor, para evitar queima do motor e evitar a diminuição da resistência com o aumento da tensão aplicada.

Duração da aplicação da tensão contínua de ensaio:

A resistência de isolação de um enrolamento aumenta com a duração da aplicação da tensão contínua.

Carga residual no enrolamento:

Sempre descarregue os enrolamentos para evitar carga residual nos mesmos.








<img alt="VOCÊ SABE USAR UM MEGÔMETRO? NÃO! ENTÃO VAI AS DICAS:

O megômetro é um instrumento usado para executar testes de isolação.
Seu princípio de funcionamento consiste em geração e aplicação de uma tensão que pode variar de 500 até 50.000 V em um equipamento, fazendo então a leitura do fluxo de corrente entre duas partes do equipamento (ex: a carcaça de um motor e seu bobinado). Faça o download da vídeo aula ao final da postagem.

Um exemplo: se um motor elétrico de qualquer instalação esteja parado/desligado durante um período prolongado, 2 dias por exemplo, onde o mesmo esteja sujeito às intempéries do tempo, faz-se o teste para verificar o nível de umidade no interior do motor, entre enrolamento e carcaça, ou seja, o nível de isolação interna do motor. Com esta leitura pode-se então, o profissional, avaliar se o motor pode ser ativado/ligado ou não.

A regra geral para avaliar esta isolação é:

A resistência de isolação mínima recomendada com o enrolamento do
motor a 40°C é dada pela equação:

Rm = kV + 1 onde Rm é a resistência em Megaohms.
kV é a tensão nominal de linha do motor, em quilovolts

Assim: se um motor é ligado em tensão de rede de 380 VCA, a resistência mínima para ligar o motor é: 1,380 MegaOhms.
( Rm= 380+1MegaOhms).

Fatores que afetam a resistência de isolação:

Umidade:

Uma película úmida se  formará na superfície da  isolação caso a temperatura do enrolamento esteja no ponto de orvalho do ar ambiente ou  abaixo.

Temperatura:

A maioria dos materiais varia sua resistência de isolação na razão inversamente proporcional a sua temperatura.

Estado da superfície:

Materiais depositados na superfície de isolação, tais como pó de carvão podem reduzir a resistência de isolação.

Magnitude da tensão contínua de ensaio:

A tensão de ensaio deve ser compatível com a tensão nominal do motor, para evitar queima do motor e evitar a diminuição da resistência com o aumento da tensão aplicada.

Duração da aplicação da tensão contínua de ensaio:

A resistência de isolação de um enrolamento aumenta com a duração da aplicação da tensão contínua.

Carga residual no enrolamento:

Sempre descarregue os enrolamentos para evitar carga residual nos mesmos." class="scaledImageFitWidth img" height="281" src="https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/p261x260/1383583_811580425571258_8664680552005996474_n.jpg?oh=afa9adbe627b185813ca17cbdda54e5d&amp;oe=54AF8CBF&amp;__gda__=1421026920_55da4552bcc93858efdcc96dc93ee6db" style="border: 0px; height: auto; min-height: 100%; position: relative; width: 470px;" width="470" />