faça  voce mesmo medidor de  estcionaria.
Autor: sala da alegria sorocaba. | Publicado: 2016-12-02T14:03:00-08:00







&nbsp;
O medidor de relação de onda estacionaria (ROE) ou em inglês&nbsp;Standing wave ratio (SWR) é simplesmente chamado de medidor de onda estacionaria, é&nbsp;um instrumento de medição que tem a função de medir&nbsp;a&nbsp;impedância de cargas de uma linha de transmissão ou guia de onda.
Ou seja o medidor de onda estacionaria é a relação entre a amplitude de uma onda estacionária em um ponto de máxima e seu ponto de mínima. Então quando medimos&nbsp;um&nbsp;valor de onda estacionaria 1.5:1 quer dizer que a máxima amplitude da onda estacionária é 1&nbsp;vez e meia maior que o valor do mínimo da onda estacionária.

Onda estacionaria na prática

Na prática o medidor de onda estacionaria tem a função de medir o acoplamento do transmissor / cabo / antena, em um sistema de transmissão, assim assegurando que toda a potencia que sai do conector de saída do transmissor passe pelo cabo e seja irradiado pela antena com a menor perda possível.
O medidor de onda estacionaria precisa ser calibrado andes de efetuar as medidas de ROE, isso é para poder zerar o ponteiro na posição “cal”. &nbsp;Para este ajuste existe um potenciômetro e uma chave H-H que geralmente vem escrito FWD e REF.


1- Conecte o Medidor de ROE ao conector&nbsp;de saída de RF do&nbsp;transmissor através de um cabo coaxial curto (menor que 50cm) &nbsp;que geralmente acompanha o medidor.
2. Conecte o sistema irradiante (cabo + antena que vai ser usado no transmissor) ao Medidor de ROE.
3 – Passe a chave para a&nbsp;posição CAL, REF ou SET e no&nbsp;Medidor de ROE
4 – Transmita com o transmissor e através do Knob (potenciômetro de ajuste ) leve a agulha do galvanômetro&nbsp;até o fim da escala (seta azul na imagem acima).
A transmissão deve ser feita através de uma portadora em AM.
5. Volte&nbsp;a chave para a posição SWR.
6&nbsp;– Transmita com o transmissor para fazer a leitura da relação de onda estacionaria.
Atenção! &nbsp;A cada novo ajuste da antena e cabo repita a partir do&nbsp;&nbsp;passo 3.
Ligação do medidor de ROE
Um sistema de transmissão perfeito, é quando a relação de onda estacionaria é&nbsp;1:1 ou seja se você &nbsp;tem um transmissor que emite 100 Watts, estes mesmos 100 Watts são&nbsp;irradiados&nbsp;pela antena.

Abaixo a tabela ROE/%
&nbsp; &nbsp;R.O.E.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perda em %&nbsp; 1 : 1,01 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0&nbsp; &nbsp;1 : 1,20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0,83&nbsp;&nbsp; 1 : 1,30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1,70&nbsp;&nbsp; 1 : 1,40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2,78&nbsp;&nbsp; 1 : 1,50&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4,00&nbsp;&nbsp; 1 : 1,60&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5,33&nbsp;&nbsp; 1 : 1,70&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6,72&nbsp;&nbsp; 1 : 1,80&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8,16&nbsp;&nbsp; 1 : 1,90&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9,63&nbsp;&nbsp; 1 : 2,00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11,1&nbsp;&nbsp; 1 : 2,20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14,1&nbsp;&nbsp; 1 : 2,40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17,0&nbsp;&nbsp; 1 : 2,60&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19,8&nbsp;&nbsp; 1 : 2,80&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22,4&nbsp;&nbsp; 1 : 3,00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 25,0&nbsp;&nbsp; 1 : 4,00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 36,0&nbsp;&nbsp; 1 : 5,00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 44,4&nbsp;&nbsp; 1 : 6,00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51,0&nbsp;&nbsp; 1 : 7,00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 56,0&nbsp;&nbsp; 1 : 8,00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60,5&nbsp;&nbsp; 1 : 9,00&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 63,2&nbsp;&nbsp; 1 : 10 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 66,9&nbsp;&nbsp; 1 : 20 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 81,9&nbsp;&nbsp; 1 : 50 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 92,3

Circuito&nbsp;Medidor de Onda Estacionária SWR

Acima o circuito de um medidor de ROE comercial, ele é montado em uma pequena placa de circuito impresso (abaixo).

Placa de circuito impresso da Medidor de Onda Estacionária SWR

Acima a placa de circuito impresso do sensor de ROE, L1 e L2. As medidas estão em polegadas.

Lista de componentes do&nbsp;medidor de ROE
R1 –&nbsp;R2 –&nbsp;Resistores 68 Ohm x 1/2 Watt D1 –&nbsp;D2 – Diodos de germânio 1N914 – ou equivalente
Os capacitores são todos de disco. O galvanômetro deve ser de 0 a 50uA ou 0 a 100uA