A cura di ultrasuoni
Autor: copertec-piracicaba | Publicado: 2010-12-10T13:32:00-02:00

Ciò che è necessario per il test:- Operatore specializzato e qualificato- Manuali di tecniche standard e procedure- Un dispositivo- Trasduttori- Couplant- Blocchi di calibrazione e di riferimento- Materiale da testareMeccanica WavesSono quelli causati dalla deformazione di unaRegione di un mezzo elastico e per propagarsi, richiedono un supporto materiale. Ne consegue che le onde meccaniche non si propagano nel vuoto.Quando trasmessa al nostro senso dell'udito, vengono catturati da essa come un suono di stampa di nome fisiologico."Suono" è il fenomeno acustico che consiste nella propagazione delle onde sonore prodotte da un corpo vibrante in un mezzo materiale elastico ".Le onde sonore si propagano nei solidi, liquidi e gas.Periodico ondeQuando le onde sono periodiche e ripetute in modo identico in intervalli di tempo uguali.Onde SonoreLa parte della fisica che suono studi, chiamato acustici, descrive i fenomeni legati alle vibrazioni meccaniche (vibrazioni) che causano le onde sonore si verificano e la propagazione di queste onde in solidi, liquidi e gas.Le onde sonore sono onde periodiche, classificati come udibile e inaudibile, a seconda del numero di periodi che si verificano in unità di tempo (frequenza).Suono, infra-suono e gli ultrasuoniQuando le onde sonore hanno frequenze comprese tra 20 Hz e 20.000 Hz sono udibili = SOMQuando le onde sonore hanno frequenze inferiori a 20 Hz non sono udibili = INFRA-SOUND.Quando le onde sonore hanno frequenze superiori a 20.000 Hz sono anche impercettibile = ULTRASUONI.Per l'applicazione in prove sui materiali da ultrasuoni, la gamma di frequenza utilizzata è di solito tra 0,5 MHz e 20 MHzLunghezza d'onda (?), Che è la distanza tra due creste o due valli consecutive o due zone di compressione e di diluizione. ? = V / F.Sempre dipendono dalla frequenza e della velocità.PERIODO (T), che è il più piccolo intervallo di tempo per ripetere il fenomeno periodico. Può anche essere definito come il tempo impiegato per completare un onda percorre la distanza "?";FREQUENZA (F), che è il numero di periodi al secondo, è quindi l'inverso del periodo:F = 1 / TL'unità di frequenza è Hertz (Hz) che significa "un ciclo al secondo."MHz useranno milioni di cicli al secondo.La frequenza dipende solo dal periodo e non varia nel passaggio attraverso mezzi diversi.Più alta è la frequenza (F), maggiore è il numero di oscillazioni (cicli) al secondo, più breve la distanza tra le creste e valli, o le zone di compressione e di diluizione. (?).Un trasduttore utilizzato in questo metodo di prova ha la sua frequenza fissa, vale a dire che è acquisito da utilizzare in una determinata frequenza. Questo trasduttore avrà sempre la stessa frequenza, anche se è usato in diversi materiali. Per testare i materiali con caratteristiche molto diverse, dobbiamo usare trasduttori di frequenze diverse.Ampiezza (A), che è l'allungamento massimo, cioè, un punto di massimo sull'asse y.Wave InterferenzaL'interferenza è il fenomeno della sovrapposizione di due o più onde.Allo stesso modo, due o più onde che si propagano nella stessa direzione o in direzioni diverse, quando si sovrappongono causando il fenomeno noto come interferenza delle onde. L'interferenza di due o più onde possono portare a una terza ondata (risultante) la cui ampiezza può essere più grande o più piccolo rispetto ai componenti delle onde.Per quanto riguarda le onde emesse da fonti diverse, il fenomeno di interferenza si verifica anche come se ogni sistema di onde erano soli, che è, ai punti di attraversamento, aggiungere o sottrarre geometricamente e questi punti sono la casa dell'onda risultante. L'intensità di un'onda sonora varia a causa di un suono forte che si sente in ogni momento ad un quasi totale silenzio, seguito da un suono forte e così via. I suoni forti si verificano quando le onde interferiscono costruttivamente rafforzano a vicenda, e il silenzio, quando si verifica interferenza distruttiva e annullare in tutto o in parte.RisonanzaLa risonanza è il fenomeno mediante il quale un corpo vibra quando è colpito dalle vibrazioni prodotte da un altro corpo, quando le vibrazioni del primo periodo coincide con il periodo naturale di vibrazione del secondo, o il periodo di una delle sue armoniche, vale a dire quando la frequenza di vibrazione indotta (esterno) il corpo coincide con la sua frequenza naturale.L'applicazione di una vibrazione ad ultrasuoni in un corpo da esaminare, in funzione delle caratteristiche acustiche di tale organismo, esso risuona in quanto il periodo di vibrazione applicata per avvicinarsi al suo periodo naturale di vibrazione.Velocità di propagazioneLa velocità è una caratteristica di ciascun materiale. Dipendono da molti fattori, incluso il tipo di materiale e lega, trattamento termico e così via. Ogni materiale si comporta nella diffusione di un fascio di onde ultrasoniche di tipo diverso. Ci sono diversi tipi di onde, abbiamo anche alcuni differenti valori di velocità.Effetto piezoelettrico Lippmann ED EFFETTOEffetto piezoelettricoHa ricevuto la denominazione che il fenomeno che si verifica con i cristalli anisotropi, in cui si sviluppano cariche elettriche se sottoposti a deformazione meccanica.Questo fenomeno si manifesta nel modo seguente: mediante l'applicazione di carichi meccanici su due lati opposti di un foglio di cristallo di quarzo, vi è la formazione di cariche elettriche di polarità opposite in questi volti, che è, da un lato si formano oneri cariche positive e negative, dall'altro.Diversi esperimenti hanno dimostrato che le cariche elettriche sviluppato sulla lama di cristallo, è proporzionale ai carichi applicati meccanici.Effetto LippmannHa ricevuto la denominazione che il fenomeno che si verifica con i cristalli anisotropi, che si osservano in deformazione meccanica se sottoposto a tensioni elettriche. E 'il gioco di l'effetto piezoelettrico.Se il vetro scorrevole è ora applicata una tensione alternata, subirà deformazioni successive andando a vibrare. La lama di gara nella prima metà del ciclo corrente alternata e si espanderà in l'altra metà. La frequenza di vibrazione meccanica è la stessa tensione CA.Come abbiamo visto, il dispositivo trasforma l'energia in un altro, cioè, trasforma l'energia elettrica in energia meccanica. Tutti i dispositivi che trasformano un tipo di energia in un'altra trasduttori sono chiamati. Nello studio con l'ecografia, il trasduttore è anche conosciuto come capoSi può produrre vibrazioni meccaniche da alcuni cicli al secondo (Hertz) a circa 25 milioni di cicli al secondo (25 MHz). La gamma di utilizzo per le prove con l'ecografia è di 0,5 MHz a 15 MHz, e fino a 20 trasduttori MHz per applicazioni speciali.UltrasuonoPropagazione delle onde ultrasonicheLa sperimentazione di materiali da ultrasuoni viene fatto utilizzando le onde ultrasoniche.Ogni onda provoca fluttuazioni nella particella che si propaga. Il passaggio del mezzo di propagazione delle onde ultrasoniche causa le particelle che costituiscono il mezzo per effettuare un movimento oscillante intorno alla sua posizione di equilibrio, la cui ampiezza si riduce progressivamente a causa della perdita di energia del moto ondoso.Tipi di onde ultrasonicheonde longitudinali (onde di compressione)Un'onda longitudinale è quando le particelle del mezzo in cui si diffonde vibrano nella stessa direzione di propagazione delle onde in questo mezzo.La distanza tra due zone di compressione e due diluizione hanno la lunghezza d'onda (?)Questo tipo di onda si propaga nei solidi, liquidi e gas.È la più grande velocità di propagazione dell'onda.Onde trasversali (onda a taglio o taglio)L'onda trasversale è quando le particelle del mezzo in cui si diffonde, vibra perpendicolarmente alla direzione di propagazione delle onde in questo mezzo. In questo caso, i piani di particelle nella propagazione mantenere la stessa distanza gli uni dagli altri.Non si propagano nei liquidi e gas, perché questi mezzi non ci sono collegamenti meccaniciLa sua velocità di propagazione è circa la metà della velocità di un'onda longitudinaleLa lunghezza d'onda (?) È la distanza tra due picchi o due valli.Questo tipo di onda è utilizzato per il test con encoder angolari e le onde di superficie.Superficie delle ondeSono ottenuti dalla rifrazione delle onde longitudinali. E 'utilizzato in trasduttori di onde superficiali.Ci sono tre tipi di onde di superficie, che sono: le onde di Rayleigh, onde di Love e onde di Lamb.onde di Rayleigh sono i più utilizzati nei test non distruttivi e gli altri sono utilizzati in casi specifici.Impatto delle onde in diverse modalità ULTRASUONI DI DIFFUSIONEQuando un suono si propaga o ultrasuoni in un mezzo può essere riflessa, assorbita o attenuati dalla distanza. Una caratteristica non è cambiato quando si propaga un'onda meccanica, è la frequenza.Abbiamo notato in giorno per giorno, il suono ritorna in forma di eco quando il suono è fatto e non vi è un muro o di qualsiasi altro ostacolo che possa riflettere e riportarlo alle nostre orecchie. Nel test ad ultrasuoni utilizzato il fascio di onde sonore vengono trasmessi ad un materiale e quando c'è un ostacolo in questo materiale (discontinuità), ci aspettiamo che le onde di ritorno e di essere catturato, mostrando l'esistenza di questa discontinuità. Quando il fascio esce il trasduttore ad ultrasuoni e si concentra su un altro supporto, incontra un ostacolo, che si chiama INTERFACE. La discontinuità all'interno del materiale, è anche un interfaccia. Chiediamo schermata dell'interfaccia o qualsiasi alterazione del mezzo di propagazione.Quando un trasduttore posizionato su un numero d'onda longitudinale, si ha:- Incidente Wave: quelli generati dal cristallo, passeggiate all'interno del trasduttore (MID 1) e si concentra sulla superficie del materiale (MID 2).Tra media 1 e 2, dove ci dovrebbe essere un couplant, che è una, pasta liquida o gel, che consentirà il passaggio dell'onda di media da 1 a media 2. L'aria è un couplant povero.- Riflessa onda: l'onda che ha trovato l'interfaccia a-Half 2 e si è riflessa, non penetra nel materiale.- Wave trasmesso: è l'onda che passa attraverso l'interfaccia.La quantità di energia che viene riflessa o trasmessa dipende dalla impedenza acustica.Maggiore è la differenza di impedenza tra i due mezzi, maggiore è la quantità di energia riflessa.Riflessione e trasmissioneINCIDENZA OBLIQUE di ultrasuoni (leggi della riflessione)Un fascio di onde longitudinali, concentrandosi obliquamente su un interfaccia ": 1 - Media 2", avrà una parte viene riflessa (OLR - riflette onda longitudinale), alcuni trasmessi (OLT - onda trasmessa longitudinale) e una parte rifratto (OLR - wave longitudinale rifratto o OTT - un'onda trasversale trasmesso). Rifrazione si verifica perché la velocità dei mezzi di comunicazione è diversa e l'onda longitudinale si concentra in una certa angolazione rispetto al normale.In un trasduttore angolare, che sarà di interesse è l'onda rifratta longitudinale, detta anche un'onda trasversale trasmesso OTT. E 'solo questa onda che usiamo una prova con onde trasversali.Legge di Snellsen? 1 / 1 = VL peccato? T / 2 VTDove:VL1 = velocità longitudinale di un MID che sarà sempre la velocità di plexiglass = 2,73 km / secVT2 = velocità media 2legge di Snell è applicata nella costruzione di trasduttori. Augurando un certo angolo? T, si può calcolare l'angolo (? 1), e conoscendo il valore di (? 1), si arriva a un angolo? T.In pratica, la legge di SNELL essere applicati al fine di determinare l'angolo di un trasduttore dato, la trasduttori impiegati pose più angoli determinati per l'acciaio e altri materiali, quando abbiamo provato con le altre velocità, l'angolo segnato sul trasduttore non è più sarà lo stesso per queste altre cose. In breve, una 45a trasduttore per l'acciaio, il 45 ° non sarà per l'alluminio.TrasduttoriI trasduttori sono competenti per il rilascio delle onde ultrasoniche si trova dentro di loro, perché il cristallo piezoelettrico che vibra quando è stimolato da impulsi elettrici provenienti da impulsi di driver di una periferica, che si trova sulla macchina ad ultrasuoni. Gli impulsi elettrici ai trasduttori sono guidati da cavi coassiali.I trasduttori sono accessori fragili. Deve essere maneggiato con cura, evitando cadute, colpi e colpisce anche la superficie più secca parte in prova.Sono classificati come accessori per il consumo di materiale, si usurano facilmente se maneggiato senza la dovuta attenzione. Se utilizzato correttamente e con attenzione il lavoro per molti anni non mostrano problemi seri. Sono costosi.Ci sono trasduttori di mercato varie forme, dimensioni, angoli e frequenze.I trasduttori sono suddivisi in categorie che sono: trasduttori normale, trasduttori di pressione o cristallo doppio (S / E), encoder angolari, trasduttori di onde di superficie e di quelli speciali per applicazioni specifiche.trasduttori standard: chi lavora con le onde longitudinali nelle zone interne. Si trovano in vari diametri e delle frequenze. Il cristallo è circolare.All'interno di questa categoria, troviamo i trasduttori normale per il test per contatto diretto ed i trasduttori normale schermato, che sono applicati per immersione nel test.La gamma del diametro dei cristalli comunemente utilizzati, varia 6,25-30,0 mm ed è in questa fascia di norme aeronautiche raccomandare. Ci sono trasduttori miniatura con cristalli di diametro ridotto e il diametro e maggiore di 30.0.Essi sono utilizzati per rilevare la discontinuità la cui principale area di riflessione è parallela alla superficie di contatto.Essi sono montati con un singolo cristallo, che agisce come un mittente e ricevente.I trasduttori di prova normale per immersione, si trovano in vari diametri e delle frequenze. Ciò che li differenzia dai trasduttori a contatto diretto, lo scudo è necessario lavorare sott'acqua e alcuni cambiamenti nel fascio dell'uscita della regione, dal momento che non ci sarà un contatto diretto con la superficie del pezzo.Trasduttori con doppio cristallo (S / E o T / R) sono trasduttori che lavorano con onde longitudinali nelle zone interne. Si trovano in vari diametri e delle frequenze. I cristalli su un pendio di piccole dimensioni.OS / E è stato progettato per affrontare le carenze del trasduttore normale. E 'spesso usato quando un trasduttore con un trasduttore di scansione normale non è possibile a causa del campo vicino, comune a un solo trasduttori di cristallo.* Vicino campo è una regione in cui i disturbi non sono indicazioni affidabili.Questi trasduttori sono montati con due cristalli che funzionano separatamente. Un cristallo è il mittente e il destinatario è un altro cristallo. E 'come se ci fossero due trasduttori completamente isolati, disposti in uno stesso involucro aumentato.Hanno contatti e jack separati per ogni cristallo e uno scudo interiore che impedisce le onde ultrasoniche emesse dal cristallo emette raggiunge il ricevitore, senza passare attraverso il pezzo di cristallo. EÈ ampiamente usato nella misurazione di spessori e pezzi con pareti sottili.Hanno una minore sensibilità rispetto ai trasduttori normale.Questi trasduttori non sono campo vicino, ma hanno una zona simile alla zona morta, che ha 1-3 profondità mm. Nulla è rilevata in questa regione, che richiedono un ulteriore test per verificare la superficie e di sottosuolo.Non viene applicato nel processo di notevole spessore per il suo campo utile è limitata.trasduttori angolari, sono coloro che lavorano con onde di taglio nelle zone interne. Si trovano in varie taglie e cristalli. Il cristallo del trasduttore è rettangolare.La sua costruzione è molto simile ad altri, che hanno all'interno dei dispositivi stessi. Ciò che cambia è la forma di cristallo e la sua posizione deve quindi essere inclinata con un angolo prestabilito, così che quando il raggio per trovare l'interfaccia "trasduttore _ - la superficie di parte (Mid 1 e Mid-2), viene rifratta e la forma con la normale, l'angolo indicato.codificatori di angolo si trovano nella gamma di angoli da 30 a 80 anni. I più utilizzati sono dalla 45a, 60a e 70a.Quando di recente acquisizione, questi trasduttori hanno generalmente molto vicino l'angolo indicato nel suo caso, ma con l'usura del pattino acrilico, l'angolo può aumentare o diminuire. Richiede la costante di taratura del punto di uscita e l'angolo di incidenza del fascio sonoro.Il suo utilizzo non è semplice come normale, perché il trasduttore, il fascio si muove ad un angolo poi c'è un'eco dal fondo (spessore Echo). Mentre vi è una interfaccia per riflettere il fascio sonoro, egli sarà in tour l'interno del materiale per essere pienamente mitigati.Trasduttori di onde di superficie: chi lavora con le onde di superficie. Si trovano in varie taglie e cristalli. Il cristallo è rettangolare.Sono simili a encoder angolari.Il cristallo del trasduttore è montato con un angolo di inclinazione rispetto al normale, che provoca l'onda rifratta trasversale, viene portata alla superficie (il secondo angolo critico)FREQUENZAPer la rilevazione di discontinuità, sono comunemente usati frequenze comprese tra 2.25 e 10 MHzFrequenze superiori a 10 MHz, consentendo una maggiore sensibilità per la rilevazione di piccole discontinuità, ma ha un basso potere penetrante.Le alte frequenze sono influenzate dalla struttura del materiale metallico, formato di grano vale a dire, composti intermetallici, precipitati o altre caratteristiche del processo di fabbricazione.I segnali da questi piccoli riflettori possono interferire con il rilevamento di piccole discontinuità e sono conosciuti come "rumore" o "erba".Se la dimensione della discontinuità o difetto da rilevare deve essere il primo fattore da considerare quando si seleziona la frequenza dei controlli.Se l'obiettivo è quello di rilevare discontinuità importanti, si può optare per le frequenze più basse, soprattutto quando la penetrazione è richiesto.CouplantLiquido o sostanza pastosa, che mira a favorire la trasmissione delle onde ultrasoniche dal trasduttore per la provetta, senza lasciare aria tra la media 1 e 2.La scelta del couplant dipenderà dalla superficie del pezzo e del tipo di materiale da testare.Una superficie con buona finitura, solo un sottile strato di olio. Nelle aree con rugosità eccessiva, avrete bisogno di un couplant più viscoso, e può anche essere necessario utilizzare gel o grasso.Il tipico couplant sono: acqua, olio, in generale, gel, grasso, gelatina di petrolio e incolla o una miscela di due metilcellulosa (non per i metalli ferrosi), ecc ..Si dovrebbe verificare la compatibilità tra la couplant e il materiale da testare. Questa cautela è giustificata da possibili reazioni e attacchi, portando a corrosione.Dopo aver terminato la prova, la parte deve essere completamente pulita, eliminando lo spreco di couplant.Nella prova di immersione, l'acqua è il couplant. Pertanto, quando i pezzi recitati di rottami ferrosi, con l'aggiunta di acqua e additivi per impedire la corrosione del pezzo di prova oltre al anti-schiuma e antibatterico.Caratteristiche e variabili del fascio di ultrasuoniIl fascio di ultrasuoni non è uniformemente presente quando si propaga in un mezzo. Si differenzia e la loro intensità varia con la distanza dal trasduttore.La velocità di propagazione e la frequenza non cambiano con la distanza.Il più lontano dal trasduttore, minore è l'intensità. Più ci si allontana dalla linea di 100%, che è la linea del massimo di pressione sonora, minore l'intensità.Il fascio sonoro perde la sua intensità con la distanza e la divergenza, e quindi diminuisce anche l'ampiezza del segnale.Il fascio di ultrasuoni è suddiviso in tre zone distinte che sono: zona morta, campo vicino e campo lontano.Zona morta: la zona appena sotto il trasduttore, che non può essere testato.Questa zona ha una profondità variabile da 1 a 3 mm, a seconda della frequenza utilizzata. Questa striscia sottile di spessore che è la zona morta dovrebbero essere testati mettendo il trasduttore sulla superficie opposta o un altro tipo di prova. Ad esempio, con liquidi penetranti, particelle magnetiche o correnti parassite.Vicino al campo (Fresnel Zone) è una regione di grande pressione e grande variazione dell'intensità sonora del fascio sonoro, causando grande turbolenza e di disordini.Questa regione è inaffidabile. Non è consigliabile prendere in considerazione o affidamento sulle informazioni ottenute.Per calcolare il campo vicino di trasduttori usiamo la seguente formula:N = D2. F / 4. VLDove:N = campo vicinoD = diametro del cristallo trasduttoreF = frequenza del trasduttoreVL = velocità longitudinale del materiale in prova4 = costantePer calcolare il campo vicino di trasduttori angolari si usa la seguente formula:N D = eq2. F / 4. VTDove:N = campo vicinoEq2 D = diametro equivalente del trasduttore angolo di cristallo (che è rettangolare).F = frequenza del trasduttoreVT = velocità di spostamento del materiale in prova.Prima è necessario calcolare il diametro equivalente come gli encoder angolo di cristallo è rettangolare e non circolare come in trasduttori normale.Calcolo del diametro equivalente:l'. b = (?. EQ2 D) / 4? Eq2 = D (a. B. 4) /?Dove:Eq2 D = diametro equivalente= Lato minore del cristallob = lato lungo del cristallo? = 3.14164 = costantecampo lontano: inizia quando si completa il campo vicino.In questa regione dove è considerato il test fascio di ultrasuoni affidabile. Sembra che è dall'inizio del lontano dal campo che inizia divergenza del fascio sonoro.SONIC BEAM DIVERGENZANear-field divergenza del fascio non mostra, ma a partire dall'inizio del campo lontano e l'intensità del fascio di ultrasuoni diminuisce all'aumentare della distanza. Oltre alla distanza, la divergenza è un altro fattore da tenere in considerazione durante la prova, perché, a seconda della posizione del trasduttore in relazione alla discontinuità, il segnale corrispondente a questa discontinuità possono essere visualizzati sullo schermo con ampiezza ridotta.- Più alta è la frequenza, minore è la divergenza;- Il più piccolo è il diametro del cristallo, maggiore è la divergenza.I trasduttori a bassa frequenza sono inferiori alla rilevabilità di alta frequenza, e ancora maggiore divergenza.E 'importante considerare e comprendere le caratteristiche dei trasduttori utilizzati divergenza come il fascio può essere riflessa in qualsiasi zona della parte che è alla stessa profondità di discontinuità. La riflessione da pareti, angoli e modifiche alla geometria, possono interferire con riflessi da discontinuità sullo schermo del dispositivo.ACOUSTIC ATTENUAZIONESappiamo che una delle ragioni della diminuzione della pressione è la divergenza del fascio sonoro, l'altro è l'attenuazione.Isolamento acustico non è causato dalla geometria del campo sonoro, è una caratteristica dei materiali.La pressione diminuisce a causa di attenuazione ad ultrasuoni, che viene misurata in dB / mm.Scattering e di assorbimento sono responsabili per l'attenuazione.Dispersione del fascio ultrasonico, è dovuto al dirottamento di parte del fascio di riflettori, entro i materiali esistenti (discontinuità, come dimensione dei grani, vuoti, inclusioni, ecc.), In modo che le onde perdere un po 'di energia e di propagare nel tutte le direzioni.Assorbimento: Una parte di energia ad ultrasuoni è perso per attrito, si trasforma in calore. Questo "attrito interno" aumenta con la frequenza.ULTRASUONI MACCHINE Si trovano sul mercato, i vari tipi e modelli di apparecchiature ad ultrasuoni. Con lo sviluppo dell'elettronica e delle attrezzature informatiche siamo in grado di fornire ottimi risultati, con le strutture di memoria per archiviare i dati di calibrazione ei risultati dei test. Può essere collegato a stampanti e computer, consentendo la documentazione di prova sono trasferiti alla relazione, con una quantità maggiore di informazioni, come evitare i fallimenti o negligenza dell'operatore.Fondamentalmente, le apparecchiature ad ultrasuoni hanno gli stessi controlli e regolazioni, si differenziano solo in grado di modernizzazione, con le caratteristiche che accelerare il processo.Parleremo i comandi e le impostazioni principali.Scegliere il metodo (pulse-echo o doppio cristallo / trasduttore):Consente di selezionare se il test viene fatto con un singolo trasduttore o due trasduttori verranno utilizzati o se utilizzare un trasduttore a doppio cristallo (S / E).Regolazione del guadagno (dB):E 'considerato il più importante, insieme con il controllo di scala.Ci sono due controlli di guadagno. Uno che ti permette di aumentare o diminuire il guadagno di 10dB alle posizioni 10 o da 20 a 20 dB e un altro controllo o di fine-tuning che possono aumentare o diminuire di 1 dB o 2 dB alla volta.La sua funzione è di regolare la ricezione del segnale di una riflessione. Confronta con il controllo del volume di una radio.Più alto è il guadagno, maggiore è l'altezza della eco sul display del ricevitore, che può essere aumentata o diminuita semplicemente aumentando o diminuendo il guadagno.Determinare l'ampiezza di tutti i riflessi sullo schermo e lasciare i pensieri e quantificare le differenze tra le ampiezze dei segnali ricevuti.L'unità utilizzata in questo controllo è il decibel (dB). Dove il guadagno è detto, sicuramente ci sarà un certo numero di decibel.Durante il dispositivo di calibrazione viene utilizzato, una calibrazione del guadagno deve essere sempre osservato.C'è anche un altro valore di guadagno, che è il guadagno operativo, che è la somma della calibrazione, il guadagno dello standard, la correzione e il guadagno del gestore del trasferimento.Quando viene rilevata una discontinuità, avrà la sua ampiezza rispetto alla ampiezza di uno standard di riflessione, e questa riflessione viene valutata come la quantità di dB sopra o sotto il riflesso di riferimento.Scala:Questo controllo è ciò che permette di posizionare il riflesso di un certo spessore o viaggio sonico, lo schermo orizzontale del dispositivo, cioè la distanza percorsa dal fascio di ultrasuoni all'interno del materiale.Se il fascio di ultrasuoni sta attraversando uno spessore di 300 mm e la scala è tarata a 100 mm, non mostrerà l'eco di questo spessore (echo), sul display del ricevitore.A seconda del dispositivo, la gamma può raggiungere i 5 metri, ma il limite più alto della scala si trovano in dispositivi portatili, non superiore a 2 metri.Ci sono due comandi o regolazioni di scala, uno dei quali è chiamato grossolana, che ha le posizioni di 25, 50, 100, 250, 500, 1500mm, salendo verso il soffitto della scala. L'accordatura altri esistenti, tweaking, permette che sia possibile stabilire esattamente il livello desiderato, il posizionamento e l'eco delle eco o di sfondo o di qualsiasi altra considerazione, in qualsiasi posizione sulla scala orizzontale dello schermo, che consente di calibrare le scale per esempio, 157 , 0 mm, 975 mm. Questa impostazione consente di ingrandire o rimpicciolire gli echi.Consente di regolare l'unità in modo da poter lavorare con uno o più echi in sottofondo.L'asse orizzontale dello schermo mostra di solito un grado che va da '0 'a '10' nel mese di dicembreQuando abbiamo un tale spessore di 273 mm e posizionato sul display del ricevitore, l'originale echo e echo zero in fondo, che corrisponde ad uno spessore di 273 mm in 10, quindi abbiamo una gamma di 273 mm.Regolazione del punto zero:E 'il controllo che muove gli echi a destra ea sinistra, senza cambiare la distanza tra loro. Permette il posizionamento iniziale eco a zero e con l'aiuto di ridimensionamento, che elimina o vicino gli echi, è possibile posizionare altri echi secondo la taratura utilizzataImpostazione della frequenza:Consente di selezionare il dispositivo, la frequenza del trasduttore utilizzato.Nei dispositivi attuali, questa regolazione è automatica.Regolare la velocità di propagazione:Quando l'unità cambiato la velocità di propagazione, vi è chiaramente sullo schermo che l'eco riflesso, prodotta da un interfaccia, cambia posizione sullo schermo, cambiando ben poco la posizione iniziale dell'eco.Con questa impostazione si possono confrontare i tassi di vari materiali.L'apparecchio ad ultrasuoni è impostato per misurare il tempo di propagazione del suono ad una data distanza.La marmitta di:Ha la funzione di un filtro, elimina l'eco portatile piccolo schermo i riflessi causati dal giunto e le strutture interne dei materiali a grana grossa (erba).Dovrebbe essere un sacco di attenzione nell'uso di cancellazione del rumore, perché se ci sono piccole riflessioni da discontinuità molto piccole, corre il rischio di eliminarli dallo schermo.Blocco di taratura:Sono blocchi che possono essere utilizzati per verificare le caratteristiche dei trasduttori e di calibrare le scale che vengono utilizzati nel test.Deve essere fatta o acquistati con lo stesso materiale o di un materiale simile ad ultrasuoni al materiale da testare. Deve avere calibrato la loro dimensione e possono o non possono avere discontinuità naturali o artificiali. Due blocchi ampiamente usato nella taratura delle caratteristiche di scala e gli angoli di incidenza sono conosciuti per bloccare bloccare i blocchi V1 e V2.Blocco di riferimento:Sono i blocchi specifici per fare il confronto tra le riflessioni di discontinuità rilevate o qualche altra caratteristica particolare della parte in prova. Può essere il punto di riferimento per la discontinuità, la struttura interna del materiale (attenuazione), spessore, ecc ..Il blocco migliore è fatto riferimento con un numero pari alla quota da testare e contiene forse la discontinuità naturali.Quando sono per riferimento e confronto di discontinuità riflessione, hanno dei fori a fondo piatto con diametri standard e vario. Essi sono utilizzati per tracciare le curve di riferimento.Rilevando una discontinuità, è necessario confrontare con un po 'di riferimento, ma non ha un idea delle dimensioni approssimative. Essi sono necessari perché tutti i risultati ottenuti in questa prova deve essere confrontato con un riferimento tarato.Prima di iniziare il test viene fatto per verificare le condizioni dei trasduttori, la taratura della scala e poi la curva è disegnata per riferimento.Le attrezzature devono essere controllati per linearità linearità verticale e orizzontale.Linearità verticaleL'unità fornisce linearità verticale, che devono essere controllati prima di ogni prova, a presentare gli echi in quota corrispondente con i cambiamenti nel controllo di decibel.Linearità orizzontaleIl dispositivo deve avere linearità orizzontale in più o in meno del 2% della scala a distanza impiegata. Il controllo può essere fatto mettendo almeno quattro echi sullo schermo del dispositivo da un blocco standard, e verificare il posizionamento di noi stessi in relazione al campo di tolleranza di cui sopra. Block V1 può essere utilizzato, utilizzando una scala di 100,0 mm di spessore e trasduttore di 25,0 mm. Si dovrebbe ottenere una calibrazione, posizionamento nei echi: iniziale echo "0" - 2.5 - 5 - 7,5 - e 10.Verificare le caratteristiche dei trasduttori normale.A seconda della sua frequenza, il trasduttore ha alcune caratteristiche, come la divergenza, il potere di risoluzione e di rilevabilità.Altre caratteristiche possono essere controllati in un blocco di calibrazione o di riferimento.I trasduttori di frequenza più alta sono aumentate rilevabilità / sensibilità rispetto alla frequenza più bassa.Alcuni produttori forniscono una ecografia, che è la rappresentazione dei trasduttori ad ultrasuoni fascio caratteristica in più diverse profondità, che indica la dimensione minima delle discontinuità può essere rilevato.Verifica della encoder angolari:Per gli encoder angolo, le caratteristiche da verificare sono le stesse normale, ma noi siamo raggiunti da altri relativi al punto di uscita e l'angolo del fascio.Con l'usura del pattino, il punto di uscita del fascio ultrasonico verrà cambiato e questo punto deve essere determinata in modo che la precisione della posizione di una discontinuità non è compromessa.Verifica del punto di uscita del fascio di ultrasuoni:Per determinare il punto di uscita, il trasduttore è rivolto verso il raggio di 100 mm dal blocco V1, si coltiva l'eco di raggiungere la massima ampiezza. Tenere il trasduttore in questa posizione e utilizzare un marchio esistente sul blocco come riferimento per la mappatura di un marchio di alloggiamento del trasduttore che corrisponde al parametro di riferimento del blocco.Verifica l'angolo del trasduttore:Con la scarpa indossare e cambiare al punto di uscita del fascio sonoro, ci saranno anche modificare l'angolo.Conoscendo l'angolo del trasduttore è importante perché per calcolare la posizione di una discontinuità, è necessario conoscere l', seno e coseno tangente di questo angolo.Per utilizzare questa verifica per i blocchi di V1 e V2, alla ricerca di se contiene la marcatura dell'angolo corrispondente all'angolo del trasduttore, il motivo di questa verifica.E 'raro trovare un trasduttore angolo che è esattamente l'angolo indicato. Per questo motivo si dovrebbe fare di un diritto di controllo presso il trasduttore di ricezione e l'angolo è deviato da? In secondo luogo, si raccomanda di non accettare il trasduttore e richiedono la sostituzione.La determinazione e la calibrazione della scala per trasduttori normale:Sullo schermo del dispositivo di avere un primo eco, che noi chiamiamo eco di trasmissione. Esiste anche senza essere collegato ad un cavo del trasduttore coassiale. Quando ci connettiamo il trasduttore e posizionato sulla superficie in prova, la prima chiamata anche echo echo ingresso sarà nello stesso luogo, come l'eco di trasmissione, con una piccola differenza nella larghezza della ecoLa scala dipende dallo spessore e quanti sfondo echi si desidera ottenere.Determinazione della scala di calibrazione per encoder e l'angolo:La calibrazione con un trasduttore angolare non è semplice come un trasduttore di taratura standard, perché il fascio di ultrasuoni non rileva uno spessore di interfaccia, ma in un viaggio sonico.produttori di aeromobili hanno adottato kit di taratura specifica, spesso utilizzando una riproduzione della parte in fase di test.Ci sono blocchi per essere utilizzati da coloro che svolgono qualsiasi tipo di prova. Sono i blocchi di V1 e V2.Per la taratura della scala di un trasduttore angolare, il V2 blocco è eccellente.Curva di riferimento:Poiché il test ad ultrasuoni si basa sul confronto delle riflessioni ottenuto da calibrata con discontinuità di riferimento, tracciare una curva o utilizzare un altro mezzo di confronto simile è necessario., Le procedure standard e dei manuali del velivolo deve indicare la dimensione massima della discontinuità accettabile, se può esistere (spesso rotti) e posizione approssimativa.Nei casi in cui le curve disegnate con fori piatto fondo, i criteri di accettazione stabiliti quanta parte del discontinuità deve avere un'ampiezza di riflessione o di segnale (ECHO) in relazione a questa curva.Correzione di trasferimento:Si compone di una correzione di guadagno (dB) a causa di alcune differenze tra il blocco e il gioco, per esempio, la finitura della superficie.Temperatura:Il sistema dovrebbe permettere il funzionamento in condizioni soddisfacenti, i seguenti intervalli di temperatura:- Elettrodomestici: da 5 a 40 ° C- Trasduttori: da 5 a 85 ° CTemperature al di sopra o al di sotto del range indicato sono ammessi solo se comprovata da prove e dettagliate specifiche tecniche, manuali e norme.Si consiglia di mantenere l'unità, il trasduttore, il blocco di calibrazione e la parte in prova, alla stessa temperatura.Bisogna fare attenzione in modo che nessuna fonte di calore o di freddo o interferire con il test di calibrazione.Vibrazione:Bisogna evitare che il dispositivo sotto test e il gioco, soffrono le vibrazioni durante la prova.Determinazione della misura o area di una grande discontinuità.La curva di riferimento viene utilizzato per piccole discontinuità. Per i grandi, dove hai bisogno di una mappa e disegnare una linea o una discontinuità lineare, in cui è necessario misurare la sua lunghezza, utilizzando i metodi di 6 dB, 12 dB e 20 dB.PRINCIPALI materiale di prova- Condizione superficiale;- Geometria della parte;- Riduzione di profonda riflessione (eco retro);- Superfici concave;- Per superfici convesse;-Struttura interna.VARIABILI di discontinuitàDimensioni e forma delle discontinuitàDi orientamentoInviato da copertec-Piracicaba