CESPE/PCF-2004/Químico - Q. 104 a 111
Autor: Nelson V. de Carvalho Filho | Publicado: 2012-06-11T21:33:00-07:00








Resolução
(Questões 104 a 111):



Questão 104 – Resposta

De
fato os conceitos são distintos:

Limite
de detecção é a
menor concentração/quantidade do analito (amostra) que pode ser detectada, com
95% de confiança, ou que possa ser estatisticamente diferenciada de um branco
(ruído).

Sensibilidade é a capacidade de um método
distinguir, com determinado nível de confiança, duas concentrações próxima.
Pode ser usada como parâmetro comparativo entre dois métodos.

O termo sensibilidade é geralmente confundido com limite de detecção e limite
de quantificação (menor concentração do analito que pode ser medida com uma
precisão especificada).

Gabarito: Certo



Questão 105 – Resposta

O ideal seria utilizar uma fonte
de luz para cada elemento de interesse, para obter uma linha espectral estreita,
porém não é obrigatório. Existem alguns tipos de lâmpadas de cátodo oco com possibilidade
para análise de multielementos. Sendo assim, poderia ser utilizado um número
menor de lâmpadas no experimento.

Gabarito: Errado



Questão 106 – Resposta

Errado. O sistema “nebulizador/queimador”
(atomizador contínuo) pode ser substituído pelo “forno de grafite” (atomizador
discreto). Há também a alternativa de se usar o sistema de “nebulização por
geração de hidretos”, que é uma alternativa para amostras nas quais o analito
não é facilmente reduzido no atomizador de chama (elementos com nox elevados,
p.ex: manganês no permanganato).

Gabarito: Errado



Questão 107 – Resposta

Nesta questão podemos usar o bom
senso. Pela “lógica química” uma espécie monoatômica, quando excitada terá menos
espectros de absorção/emissão comparado com uma espécie poliatômica, pois as interações
luz/matéria nas espécies monoatômicas devem-se principalmente os elétrons
isolados, enquanto que nas espécies poliatômicas temos a excitação dos elétrons
envolvidos nas ligações, o que resulta em um maior número de picos no espectro.
Logo podemos inferir que a alternativa esta correta, visto que a largura dos picos esta diretamente relacionada
com a quantidade de interações luz (no caso UV/Vis) x matéria. 

Gabarito: Certo



Questão 108 – Resposta

De fato as lâmpadas de cátodo oco
emitem radiação em comprimento de onda bem específica (para cada elemento),
porém a função do monocromador é complementar. O monocromador vem depois da
chama e serve para eliminar uma série de processos interferentes que ocorrem
durante a queima da amostra na chama, ex: íons, moléculas, partículas refratárias,
derivados químicos da oxidação da chama, que podem absorver e emitir (ambiente
químico conturbado).

Gabarito: Errado



Questão 109 – Resposta

Valores obtidos nos experimento: (As)
= 132 μg/g (casaco), como σ = 9,7. A média dos valores dados no enunciado é de
131,3 μg/g e o desvio padrão é de 11,04. Portanto não é possível com este
conjunto de dados obter o valores do experimento (vide Tabela).

 

  
Amostras

  
xi

  
xm

  
(xi-xm)

  
(xi-xm)2

 

  
1

  
121

  
131,3

  
-10,3

  
106,09

 

  
2

  
130

  
131,3

  
-1,3

  
1,69

 

  
3

  
143

  
131,3

  
11,7

  
136,89

 

  
Total

  
394

  
-

  
-

  
244,67

 


σ
= [(xi-xm)2/(n-1)]1/2 = 11,04
(desvio padrão)

Gabarito: Errado



Questão 110 – Resposta

Correto.
Para o cálculo do desvio padrão combinado (é a somatória dos desvios padrão de
cada medida), temos que: 

σ
= å[(xi-xm)2/(n-1)]1/2

O
termo (x1 + x2 + x3)/3 nada mais é do que a
média (xm) e n = número de amostras = 3. Logo a fórmula está
correta.

Gabarito: Certo



Questão 111 – Resposta

O parâmetro t de
student é 4,303 para 95% e dois graus de confiança. 

A variável t é
dada por: t = (xm – μ) / (σ / n1/2) 

E o intervalo de
confiança é dado por (xm – t.σ/n1/2) &lt; μ &lt; ( xm + t.σ/n1/2)


Testando para os
valores da Tabela temos: 

As: t.σ/n1/2 = 4,303x9,7/1,73 = 24,1 &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;à 107,8&lt; μ &lt;156,1 &nbsp;&nbsp;&nbsp; Vidraça = 122 (dentro)

Co: t.σ/n1/2 = 4,303x0,026/1,73 = 0,065 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;à 0,475&lt; μ &lt;0,605 &nbsp;&nbsp;&nbsp; Vidraça = 0,61 (fora)

La: t.σ/n1/2 = 4,303x0,20/1,73 = 0,5 &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; à 3,5&lt; μ &lt;4,5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Vidraça = 3,6 (dentro)

Sb: t.σ/n1/2 = 4,303x0,26/1,73 = 0,64  &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;à 2,16&lt; μ &lt;3,45 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vidraça = 2,77 (dentro)

Th: t.σ/n1/2 = 4,303x0,0,044/1,73 = 0,109 &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;à
0,51&lt; μ &lt;0,72 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vidraça = 0,75
(fora)

Portanto, Co e Th estão fora da faixa de confiança para 95% e afirmação do
enunciado é correta.Gabarito: Certo