Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03271.jsonl.gz/900

Das Spektrometer basiert auf einem Interferometer mit zwei Retroreflektoren, die mit einer Präzisionsführung verschoben werden. Dadurch ändert sich der optische Weg 4-fach und das Design bleibt kompakt. Im hochauflösenden Mode kann die optische Weglänge um +/- 40 mm geändert werden. Damit wird eine spektrale Auflösung von 7.5 GHz erreicht. Bei schmalbandingen Lichtquellen kann die Genauigkeit für die Bestimmung der Mittenwellenlänge auf 1ppm gesteigert werden (entspricht z.B. 1 pm bei 1000 nm Wellenlänge). Als Referenz dient ein eingebauter stabilisierter HeNe-Laser.
Die Update-Rate ist Abhängig von der Betriebsart (Auflösung, Empfindlichkeit) und kann bis auf 0.5 s reduziert werden. Im High Sensitivity - High Resolution Modus beträgt sie 10 s.