Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03466.jsonl.gz/3083

Consectetur adipiscing elit. Inscite autem medicinae et gubernationis ultimum cum ultimo sapientiae comparatur.
Die 4-Sensorwaage WPT/4/EX ist zum schnellen und präzisen Bestimmen der Masse unter Labor- und Industriebedingungen sowie in explosionsgefährdeten Zonen vorgesehen.
Das Messgerät der Waage und die Plattform zum Einsatz in explosionsgefährdeten Zonen werden mit dem eigengesicherten Netzteil ZRi02 der Firma RADWAG versorgt. Das Netzteil arbeitet außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs, ist mit einer Diodensicherung geschützt und wird an die Netzspannung 230V angeschlossen. Die Länge der eigengesicherten Leitung zwischen dem Messgerät und dem Netzteil beträgt max. 20 m.
Die Waage WPT/EX ist für den Betrieb in Zonen 1 und 2, Dampfgemische, Explosionsgase und -nebel mit Luft, vorgesehen, die zur Explosionsgruppe IIB und den Temperaturklassen T1, T2, T3 und T4 gehören.
Die Messung der Masse mit Hilfe eines 4-Sensor-Systems garantiert die Zuverlässigkeit des Wägens bei einer belieben Platzierung des Wägeguts auf der Plattform.
Die Waage WPT/4/EX wird aus pulverbeschichteten Stahl gefertigt und ist mit einem Messgerät im rostfreien Gehäuse sowie einem hinterleuchteten LCD-Display ausgestattet. Das Messgerät ist mit der Plattform mit Hilfe eines Kabels verbunden und mit einer Halterung zum Aufstellen auf dem Tisch oder Aufhängen an der Wand ausgestattet.