Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03261.jsonl.gz/277

Venturi Metalldüse VMD / zur Luftmengenmessung in Rohrleitungen
Druckaufnehmer zur Durchflussmessung von Gasen
Das Venturirohr ist ein Primärelement zur Mengenmessung von Medien in Rohrleitungen. Es eignet sich für die Messung von Luftmengen in Lüftungskanälen. Die Montage des Venturirohrs kann mittels Steckmuffen mit Lippendichtungen oder Flanschen erfolgen. Das einteilige Gehäuse besteht aus PPs und bietet eine hohe Passgenauigkeit und optimale Zentrierung.
Die Venturidüse entspricht den Standards DIN EN ISO 5167 und ISA 1932 und wird durch ein spezielles Verformungsverfahren aus thermoplastischem Material hergestellt, was einen günstigen Strömungsverlauf ermöglicht. Die Druckentnahmen erfolgen durch 4-5 Einzelbohrungen im zylindrischen Halsteil, die in eine Ringkammer münden. Zur weiteren Auswertung sind Anzeiger oder Messumformer lieferbar, deren genaue Auslegung von den Auslegungsdaten abhängig ist.
Hier sind einige Beispiele für Anwendungen von Venturirohren:
- Wasserversorgung: Venturirohre werden in der Wasserversorgung eingesetzt, um den Durchfluss von Wasser in Leitungen und Rohren zu messen und zu regeln.
- Chemische Industrie: Venturirohre finden Anwendung in der chemischen Industrie, um den Durchfluss von verschiedenen Flüssigkeiten und Gasen in Produktionsprozessen zu messen.
- Abwasserbehandlung: Venturirohre werden in der Abwasserbehandlung eingesetzt, um den Durchfluss von Abwasser in Kläranlagen zu messen und zu regeln.
- Kraftwerke: Venturirohre finden Anwendung in Kraftwerken, um den Durchfluss von Dampf und Gasen in Turbinen und Kraftwerksanlagen zu messen und zu regeln.
- Öl- und Gasindustrie: Venturirohre werden in der Öl- und Gasindustrie eingesetzt, um den Durchfluss von Öl und Gas in Pipelines und Bohrlochströmungen zu messen und zu regeln.
Dies sind nur einige Beispiele für Anwendungen von Venturirohren. Sie finden in vielen verschiedenen Branchen und Anwendungen Verwendung, bei denen präzise Messungen von Durchflussraten von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen erforderlich sind.
|Aufbau:|
|Kunststoffrohre grau aus PPs|
|passgenau thermisch verformt und verschweisst|
|Entnahmestutzen:|
|8 mm ø für Anschluss von Kunststoffschlauch|
|Montage:|
|Muffenanschluss, die Gegenstücke haben die entsprechenden Lippendichtungen|
|Mediumtemperatur:|
|0…+80 °C|
Technischen Daten
- Druckaufnehmer zur Durchflussmessung von Gasen
- Kostengünstige Vorort-Anzeige für alle Lüftungsanwendungen
- Muffen- oder Flanschversion
- Nach DIN EN ISO 5167 gefertigt
- Kombination mit Anzeigegerät oder Messumformer möglich