Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03426.jsonl.gz/1720

Unsere EL -JET Wandler dreiteilig ausgebildet weiter verbessert die Zuverlässigkeit und Komfort, ist seine enge Wartung einfacher dank austauschbaren Düsenblock , der die Rückkehr zu den Werks verhindert.
Es kann entweder erhalten: 1 Mechanische Komparator Ø58 oder 100 mm. Messbereich +/- 20μ oder 40μ +/- bzw. +/- 80μ
0,5μ oder 1μ Auflösung; 1 induktiver Sensor für elektronische Verbindungssystem .
Die Genauigkeit der EL -JET
Linearität: 1μ über einen Bereich von +/- 30μ Klasse EL -JET als absolute Messinstrument ; Wiederholbarkeit: 0,2μ
Auflösung: je nach Betriebssystem kann erreicht 0,1μ
Messzeit : Stabilisierung der Anzeige zur Zeit der Messung 0,2 Sekunden , die die Integration auf einem Roboteranlagen ermöglicht .
Funktionsprinzip :
Die Druckluft passiert zunächst einen Filter und dann in einen Druckregler, verringert sich der Druck auf 3,5-4 bar , dann die unteren und oberen Membrankammer ausfüllt . Die Luft entweicht aus der oberen Kammer und der Vertiefung ermöglicht eine vertikale Bewegung einer konischen Nadel Steuern der Drift aufgrund einer mechanischen oder elektronischen Komparators am Ende platziert .
Der zweite Luftkreislauf durchläuft die untere Kammer und tritt durch den Zwischenraum zwischen der Einstellung und Messung des Werkstücks zu überprüfen.
Änderungen an diesem Spiel eine Bewegung der sich verjüngenden Nadel , die wiederum beginnt , um die Nadel des Komparators oder elektronische Sonde zu bewegen.