Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07281.jsonl.gz/1429

ISO 1798 Résistance à la Traction et Allongement à la Rupture de Matériaux Polymères Alvéolaires
La norme ISO 1798 permet de déterminer la résistance à la traction et les propriétés de déformation des matériaux polymères alvéolaires souples lorsqu'ils sont étirés à une vitesse de déplacement constante jusqu'à la rupture.
En principe, l'éprouvette d'essai est bloquée entre deux mordaches et munie d'un extensomètre pour une longueur étalon donnée. L'éprouvette est étirée jusqu'à la rupture à une vitesse de déplacement constante. La charge et la déformation sont enregistrées pendant l'essai et utilisées pour déterminer la résistance à la traction et l'allongement à la rupture. Pour enregistrer l’essai, il est important d’avoir une cadence élevée d'enregistrement des données d'essai. Le débit de transfert vers le PC doit être de 100 Hz ou plus pour recueillir et enregistrer toutes les données.
Pour cet essai, nous avons utilisé des mâchoires pneumatiques équipées de mordache recouvertes de caoutchouc pour serrer le matériau, que nous avons fixées sur une machine de traction. Bien que les mâchoires mécaniques manuelles soient efficaces, un grand nombre de nos utilisateurs préfèrent les mâchoires pneumatiques pour leur facilité d'utilisation, leur productivité et leur meilleure répétabilité. Les mâchoires pneumatiques permettent de régler la pression de serrage, alors que les mâchoires actionnées manuellement dépendent de la force de l’opérateur (qui ne peut pas être aussi répétable). Nous avons constaté que la pression de contact et l’alignement de l’éprouvette étaient très importants pour ces essais. Une pression de contact trop importante peut entraîner des ruptures prématurées, tandis qu’une pression trop faible peut provoquer un glissement de l'éprouvette ou des ruptures au niveau ou à proximité des mordaches. Ces mâchoires sont habituellement fixées à une machine de traction sur table ayant un bâti à une colonne ou à une machine de traction bicolonne.
Deux méthodes de mesure de la déformation peuvent être adoptées. Un extensomètre à grande course est fixé à l'éprouvette d'essai. Il comporte un mécanisme adapté pour déterminer la modification relative de la longueur de la partie appropriée de l'éprouvette d'essai. Un extensomètre vidéo sans contact peut être utilisé comme mécanisme de visualisation pour déterminer la modification relative de la longueur de la partie appropriée de l'éprouvette d'essai.
Nous suggérons d'utiliser un logiciel d’essai de matériaux, tel que Bluehill® 2, pour saisir les caractéristiques de l’éprouvette, définir le contrôle désiré pour l'essai, calculer automatiquement les résultats et les statistiques souhaités, et produire un rapport d’essai, et tout cela en stricte conformité avec la norme.
Nous recommandons de consulter la norme ISO 1798 pour comprendre pleinement les exigences concernant la fixation d'essai et les résultats.
The second generation Advanced Video Extensometer (AVE 2) utilizes patented measurement technology in the fastest, most accurate non-contacting strain measurement device commercially available.
- Produits
- 1/26/2018
- 1.3 MB
The AutoX 750 is a high-resolution, long-travel automatic contacting extensometer. It can be mounted onto any electromechanical 3300, 5500, or 5900 table top and floor model systems, as well as LX, DX, HDX, and KN static hydraulic testing systems. It is well suited for applications involving plastics, metals, biomedical, composites, elastomers, and more. The AutoX has a maximum travel of 750 mm and accuracy of ± 1 µm.
- Produits
- 8/15/2013
- 1.4 MB
The Instron® model XL (long travel) extensometer is a precise device for measuring strain in highly extensible materials such as elastomers, semi-rigid plastics and films.
- Produits
- 10/23/2018
- 151.4 KB
Instron® 2712-04x Series Pneumatic grips, packed with features to enhance gripping performance, usability, and operator safety.
- Produits
- 7/8/2009
- 1.1 MB
Screw side-action grips provide a very simple and efficient method for holding test specimens in a wide range of applications. The dual - acting design of 2710-100 series grips means that jaw faces can be adjusted to accommodate different specimen thicknesses. This ensures that the line of tensile force remains concentric with the grip body. They can be equipped with a selection of interchangeable grip jaw faces in various sizes and choice of surfaces including smooth ground, rubber-coated and serrated. Line contact and special coated faces are also available.The unique ‘snap-on’ jaw face attachment makes changing faces extremely quick and simple.
- Produits
- 6/28/2017
- 1.3 MB
Les machines de traction de la Série 3300 ont été mises au point pour les essais normalisés et les essais de routine. Cette machine de traction permet à l’utilisateur de disposer de la qualité Instron au prix le plus économique.
- Produits
- 5/28/2010
- 1.3 MB
5900 Universal Testing Systems are engineered for precision, built for durability, and offer the flexibility for changing requirements. They are designed with standard and optional features that increase testing efficiency and improve the testing experience for the operator. A wide range of models are available for testing capacities from < 100N up to 600kN.
- Produits
- 1/22/2019
- 6.8 MB
Bluehill Universal Software is built from the ground-up for touch interaction and an intuitive user experience. Discover simpler and smarter testing with features such as pre-loaded test methods, QuickTest in seconds, enhanced data exporting: and Instron Connect – a new feature that provides a direct communication link to Service. Users of previous versions of software such as Bluehill 2 and Bluehill 3 can easily upgrade to the newest version of Bluehill.
- Produits
- 2/26/2017
- 2.6 MB