Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/05900.jsonl.gz/22

通常，测量高温发热发红光的表面是可能的。这已经在许多使用Dimetix传感器的项目中实现 (参见应用实例 钢铁)。根据应用现场的不同，可能需要额外的措施。
保护传感器不受过高的温度影响是很重要的。因此，传感器应该安装在一个相对远离发热源的距离，或在一个有降温功能的防护罩内。
热表面在整个光谱范围内发出光，因此也在我们激光传感器的的红色波长内（650nm）。温度越高，干扰也越大。(见左图)
集成在激光传感器中的滤光玻璃已经减少了激光波长之外的干扰。为了进一步减少干扰，可以安装一个额外的滤光玻璃在传感器光学镜头的前端。