Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/05737.jsonl.gz/4

比较共振试验机和电液伺服试验机的成本
以下是两台试验机的动态载荷在高频范围工作时运行费用的比较。一台RUMUL高频疲劳试验机TESTRONIC 100KN和现代电液伺服试验机的比较。关键特征是一个有多年经验且有各种测试机器的大的测试实验室获得的。二者特征的比较说明共振试验机是精确的，较高的测试频率和低能耗。
A）共振试验机被设计成一个机械振荡系统，由砝码和弹簧组成，试样和弹簧系统也是系统的一部分。自然频率是由一个电磁铁激发。典型的频率范围为50 – 300Hz，所需能耗大约是0.5KW。
B）电液伺服试验机是通过操作一个伺服回路，液压助动器加载力到试样上。设备有效的使用范围在50Hz频率范围以内。每个周期的试验载荷由内置的油压油提供，这意味着每个周期都需要必要的能量, 几乎所有的能量都转化为热能，并有一个额外的冷却系统进行散热。
简化的比较表没有作假的必要。发布这个表已经有8年。考虑到原始投资的折旧导致利润降低，12%的利润只有6%了。这意味着，第一年分期利益太少，但这会在最近一年得到补偿。这个计算不考虑工程和空间成本。