Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01248.jsonl.gz/742

Il misuratore di controllo della durezza softwatch è destinato esclusivamente all'uso in ambienti industriali e commerciali. Il misuratore di controllo della durezza softwatch serve a monitorare un singolo percorso di acqua dolce. Il misuratore di controllo della durezza softwatch è indicato per la modalità senza sorveglianza (MSS) per il monitoraggio di caldaie a vapore.
Il luogo di installazione deve essere nelle immediate vicinanze di un impianto di addolcimento dell'acqua per evitare che il dispositivo di protezione risponda troppo tardi o che il valore misurato venga falsificato.
A seconda della lunghezza della linea di mandata, il tempo di lavaggio può essere regolato in modo che l'acqua fresca del campione sia sempre monitorata durante una misurazione.
Il misuratore di controllo della durezza softwatch è installato in una derivazione della linea dell'acqua dolce e preleva campioni di acqua dolce a intervalli liberamente regolabili. L'aggiunta di un indicatore al campione d'acqua crea una reazione cromatica che viene analizzata da un sensore.
L'intervallo di tempo tra due misurazioni è liberamente regolabile:
In connessione con un flussostato, un contatore dell'acqua o un impianto di addolcimento, è possibile eseguire misurazioni nell'esatto momento in cui viene prelevata l'acqua. Il consumo dell'indicatore può essere regolato in modo ottimale.