Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03543.jsonl.gz/2415

Das NCB (Non-Contact Bridging - kontaktfreie Überbrückung) periprothetische Femurplattensystem setzt sich aus einer Reihe von polyaxialen, winkelstabilen Platten insbesondere zur Behandlung von periprothetischen Femurfrakturen zusammen. Das innovative Plattendesign, kombiniert mit der polyaxialen, winkelstabilen NCB-Technologie, bietet Lösungen zur Fixation besonders komplexer, periprothetischer Frakturen. Das System besteht aus einer proximalen Femurplatte, einer distalen Femurplatte und einer gebogenen Femurschaftplatte.
Alle NCB periprothetischen Platten weisen diagonale Drei-Loch-Anordnungen auf, durch die mehrere Schraubenoptionen möglich sind:
Die Technologie des NCB-Systems erlaubt eine polyaxiale Schraubenplatzierung (30°-Kegel) mit winkelstabiler Verriegelung. Dies wird durch die Verwendung von Klemmschrauben erreicht, die in die Schraubenlöcher eingedreht werden. Dieses winkelstabile System erhöht die Stabilität besonders bei einer schlechten Knochenqualität.
Fünf unterschiedliche NCB Schraubentypen werden mit dem NCB periprothetischen Femursystem angeboten, die sowohl eine bikortikale als auch unikortikale Fixierung ermöglichen.
Im winkelstabilen Modus agiert die NCB periprothetische Platte als interne und kontaktfreie Fixierung zwischen Platte und Knochenoberfläche. So kann das Risiko für Beeinträchtigungen der periostalen Durchblutungsstörung reduziert werden. Dieser kontaktfreie Überbrückungsansatz kann auch über 1, 2 oder 3 Abstandshalter kontrolliert werden, die in die Plattenlöcher vor Einsetzen der Platten gesetzt werden.
Die Produkte des Zimmer ® Cable-Ready ® Kabelsicherungssystems sind kompatibel mit dem NCB periprothetischen Femursystem.
Leicht überdimensionierte Bohraufsätze und Bohrführungen werden mit dem NCB periprothetischen Femursystem angeboten, um das Risiko für Risse im Zementmantel zu reduzieren, wenn die Schrauben um die zementierte Prothese herum eingesetzt werden.
Es gibt aufgrund des symmetrischen Designs eine Platte für den linken und den rechten Femur.
Zwei Kompressionsschlitze ermöglichen jeweils eine Kompression von 1 mm.
Ein Loch an jedem Ende der Platte ermöglicht die Verbindung der Gelenkspannungsvorrichtung, um bei Bedarf eine zusätzliche Kompression zu erzielen.
Das distalste zentrale Plattenloch hat einen Winkel von 95° zum Plattenschaft, so dass die Schraube parallel zum Gelenk eingesetzt werden kann. Dies kann dazu beitragen, die Fraktur zu reduzieren und die Neuausrichtung der anatomischen Achse des Femurs zu erleichtern.
Vor der Winkelstabilisierung können die NCB Schrauben auch als Zugschrauben agieren. Daher können NCB-Schrauben zur Frakturreposition eingesetzt werden und interfragmentäre Kompression ausüben − eine Eigenschaft, die konventionelle, winkelstabile Systeme nicht bieten.