Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07002.jsonl.gz/1100

CORNET ED88T
Cet appareil, très polyvalent, permet avec un investissement minimal de mesurer la plupart des sources de perturbation radiofréquences, champ magnétique (transformateurs de quartier...) et champ électrique : lignes à haute tension et électricité domestique. REMPLACÉ MAINTENANT PAR LE MODÈLE ED88TPlus
Caractéristiques techniques
L'appareil mesure les radiofréquences (RF) entre 100MHz et 8GHz, le champ magnétique basse fréquence (50Hz-10kHz), et le champ électrique basse fréquence (50Hz à 50kHz).
Ceci permet de mesurer, en mode radio, les émissions dues au WLAN (WiFi, 2.4GHz et 5GHz), téléphonie mobile 2G/3G/4G, téléphonie sans fil DECT, Bluetooth, WiMAX, etc.
Attention, la gamme de mesure RF ne couvre pas le 27MHz par exemple, qui est utilisé pour certains "walkie-talkie", et aussi des radiocommandes. Il ne couvre pas non plus la bande FM des émetteurs radio.
Pour des mesures d'ondes radio en dessous de 100MHz, il faudrait utiliser plutôt un CORNET ED85EXS qui mesure dès 1MHz, et jusqu'à 8GHz également, avec toutefois une antenne extérieure (incluse). Notez que par contre le ED85EXS n'est pas "tri-mode" comme le ED88T, il ne mesure que les champs électromagnétiques haute fréquence et permet pas de mesurer les champs électriques et magnétiques basse fréquence (50Hz).
Aussi bien le ED88T que le ED85EXS ne permettent pas de mesurer les émissions des lampes fluocompactes, des systèmes à courants porteurs en ligne (CPL), comme les boîtes d'accès internet par le réseau électrique, compteurs Linky / SmartMeters etc.
ED88T : On utilise la mesure en radiofréquences ("MHz") pour tout ce qui est des émissions de WiFi, téléphones sans fil, etc. Attention, la valeur minimale que l'appareil peut indiquer est d'environ 0.014V/m, et la valeur maximale est d'environ 26V/m. Pour mesurer des valeurs hors de ces limites, utiliser plutôt un appareil du type TES593.
La mesure de champ électrique ("E-field") est utile pour détecter les perturbations dues au réseau électrique domestique (220V) et aux lignes à haute tension. Très utile également pour vérifier si un appareil est correctement mis à la terre, la mesure doit indiquer en tout cas moins de 10V/m. Attention, l'appareil a de la peine à indiquer des valeurs basses du champ électrique, le minimum semble être de l'ordre de 5-6V/m. Sinon, utiliser un DUALFIELD1 de ROM Elektronik.
La mesure de champ magnétique ("LF600" et "LF30") est utile dans certains cas particuliers, comme les cuisinières ou fours à induction, moteurs électriques, transformateurs de réseau. Utile aussi pour mesurer les perturbations magnétiques dans les trains et les voitures.
Les experts ne sont pas d'accord entre eux quant à quelle fréquence est la plus nuisible, ou la moins nuisible...
Ainsi, par exemple, le 2.4GHz (ou 2400MHz c'est pareil) est la fréquence utilisée par les fours à micro-ondes. Avantage : les ondes pénètrent moins dans le corps car elles sont plus vite absorbées, vu la quantité d'eau contenue dans nos corps, mais inconvénient, ça chauffe davantage...
Pour commander : sur le site www.expertcem.com
Démonstration de l'appareil (vidéo en anglais) : https://www.youtube.com/watch?v=tX1UKq8yFMI
Modes de mesure
Le bouton noir du haut sur la face de l'appareil permet la sélection des divers modes de mesure :
-
Radiofréquences (affichage soit en V/m, soit en dBm, soit en µW/m2 selon la sélection faite dans les options)
-
Champ magnétique ("LF600" : affichage en µTesla, autrement dit "micro-Teslas")
-
Champ magnétique haute sensibilité ("LF30" : affichage en µTesla)
-
Champ électrique ("E-field" : affichage en V/m, ou "volts par mètre")
Le bouton noir du bas sert à figer l'affichage (mode "Hold"). Une seconde pression le libère. C'est utile si on doit mesurer dans un endroit où on ne peut pas voir l'écran pendant la mesure, ou si on veut photographier l'écan.
Allumage permanent de l'écran
Pour que l'éclairage de l'affichage LCD reste allumé, il faut appuyer sur le bouton du bas, puis sur celui du haut, puis de nouveau sur celui du bas. Attention, ça ne fonctionne qu'après que l'écran se soit déjà éteint automatiquement !
Pour s'en souvenir, un truc mnémotechnique : bas-haut-bas, comme "baobab".
Changer les options d'affichage et les réglages de l'appareil
L'appareil affiche par défaut en µW/m2, unité qui n'est guère parlante, on préfère en général les V/m, plus utilisés dans la littérature sur le sujet. Pour changer cela dans les options, il faut presser le bouton du bas et, le gardant appuyé, presser celui du haut et le relâcher. Les options s'affichent, et vous pouvez naviguer dedans avec le bouton du haut, et changer l'option sélectionnée avec celui du bas. Il faut donc par exemple changer l'option "1) Unit" pour la mettre en V/m.
Il peut être intéressant de régler différemment l'affichage des LEDs, en sélectionnant par exemple -20dBm pour l'option "2) LED Level". Ainsi, l'affichage par LEDs devient plus sensible, et passe plus vite au jaune ou au rouge. C'est recommandé pour une personne électrosensible par exemple.
Il peut aussi être intéressant de mettre une alarme lorsque le niveau RF dépasse une certaine valeur, dans ce cas il faut agir sur l'option "5) Alarm" et la régler par exemple aussi sur -20dBm. C'est par exemple pratique pour rechercher une source de perturbation sans tout le temps regarder l'affichage.
Pour sauvegarder les changement, aller sur l'option "7) Save to memory" et appuyer sur le bouton du bas.
Puis aller sur l'option affichée tout en haut, "EXIT" et appuyer sur bouton du bas.
Les options sont alors mémorisées en mémoire permanente.
LOCATION : il est possible de louer un ED88T ou un ED85EXS pour un prix de 60 frs port compris, s'il doit être envoyé par la poste. La durée du prêt est de maximum 5 jours. Le renvoi doit être fait en envoi recommandé à l'adresse indiquée à la page CONTACT. Le paiement peut être fait d'avance par PAYPAL.