Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01158.jsonl.gz/350

ISO 9073-4 Resistenza allo strappo dei non tessuti
Il metodo di prova ISO9073-4 è utilizzato per studiare la resistenza allo strappo dei tessuti con il metodo di forma trapezoidale del campione. Questo metodo fornisce preziose informazioni sulle capacità di un tessuto di resistere ad uno strappo continuo da oggetti appuntiti.
Questo metodo di prova è adatto per l'uso con materiali non tessuti. Tuttavia i non tessuti sono classificati all'interno del settore tessile, va riconosciuto che non tessuti tecnologicamente condividono caratteristiche con i prodotti tessili, la carta e/o i prodotti in plastica.
In linea di principio, il provino è tagliato a forma di un trapezio isoscele e poi un piccolo taglio viene effettuato su un lato del trapezio. Questo campione è poi supportato come definito nello standard dal bloccaggio dei lati non paralleli del trapezio nelle morse di una macchina per prove di trazione. L'applicazione consiste nel tirare il campione secondo un continuo allungamento crescente (velocità costante dell’estensione) in modo tale che uno strappo si propaga per tutta la larghezza del campione quando le morse si allontanano. La determinazione del risultato è la resistenza media di strappo massimo in Newton. Per questa prova è importante avere una prova di campionamento dei dati di frequenza al PC per l’analisi alta come 500 Hz per garantire la cattura di picchi istantanei.
Noi utilizziamo le morse di azione a vite o morse di azione pneumatica con superfici di contatto rivestite in gomma per il fissaggio del materiale montato su una macchina per prove di trazione. Ciò è di solito di forma da tavolo a colonna singola o da tavolo a doppia colonna. Il Software di prova, come ad esempio Bluehill®, è utilizzato per i dettagli del campione in ingresso, impostare il controllo di prova, calcolare automaticamente il risultato desiderato e le statistiche, e produrre un documento di prova secondo lo standard. Per questo tipo di prova, abbiamo utilizzato la funzione di precarico del software Bluehill per eliminare qualsiasi allentamento del campione durante il caricamento nelle morse di serraggio prima di testare.
Suggeriamo di esaminare ISO 9073-4 per comprendere appieno il dispositivo di prova e i requisiti di risultati prima di effettuare qualsiasi prova.
Instron® 2712-04x Series Pneumatic grips, packed with features to enhance gripping performance, usability, and operator safety.
- Prodotti
- 7/8/2009
- 1.7 MB
Screw side-action grips provide a very simple and efficient method for holding test specimens in a wide range of applications. The dual - acting design of 2710-100 series grips means that jaw faces can be adjusted to accommodate different specimen thicknesses. This ensures that the line of tensile force remains concentric with the grip body. They can be equipped with a selection of interchangeable grip jaw faces in various sizes and choice of surfaces including smooth ground, rubber-coated and serrated. Line contact and special coated faces are also available.The unique ‘snap-on’ jaw face attachment makes changing faces extremely quick and simple.
- Prodotti
- 6/28/2017
- 1.3 MB
5900 Universal Testing Systems are engineered for precision, built for durability, and offer the flexibility for changing requirements. They are designed with standard and optional features that increase testing efficiency and improve the testing experience for the operator. A wide range of models are available for testing capacities from < 100N up to 600kN.
- Prodotti
- 6/1/2017
- 2.8 MB
Le macchine di prova della Serie 3300 offrono la qualità Instron nelle prove statiche monotonali standardizzate e di routine, al prezzo più conveniente
- Prodotti
- 4/19/2017
- 3.3 MB
Bluehill Universal Software is built from the ground-up for touch interaction and an intuitive user experience. Discover simpler and smarter testing with features such as pre-loaded test methods, QuickTest in seconds, enhanced data exporting: and Instron Connect – a new feature that provides a direct communication link to Service. Users of previous versions of software such as Bluehill 2 and Bluehill 3 can easily upgrade to the newest version of Bluehill.
- Prodotti
- 2/26/2017
- 1.4 MB