Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03618.jsonl.gz/2595

Über die Schnittstellen RS-422 und RS-485 können bis zu 100 Sensoren an eine Leitung angeschlossen werden. Dabei muss für jeden Sensor eine andere ID konfiguriert werden, damit jeder Sensor von der Steuerung angesprochen werden kann.
Für das Kabel muss zwingend ein Twisted-Pair Kabel verwendet werden, welches mit einem Abschlusswiderstend von 100-150 Ohm abgeschlossen ist.
Bei gewissen Anwendungen ist es nötig, dass die Sensoren dauerhaft messen. Damit die Leitung nicht blockiert ist, muss hierfür das Tracking with Buffering (sNf) im Sensor aktiviert werden. Die Steuerung kann dann das Resultat von jedem Sensor mit dem Befehl sNq auslesen (N steht für die ID des Sensors). Somit ist die Leitung nur kurz blockiert.
Weitere Details im Technical Reference Manual unter RS-422/485 interface (siehe Downloads).