Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03308.jsonl.gz/411

Was ist eine Linearisierung?
Der Wissensbereich Linearisierung beantwortet Fragen rund um das Thema Linearisierung. Erfahren Sie mehr darüber, weshalb eine Linearisierung durchgeführt werden sollte und was die Voraussetzungen zur Durchführung einer Linearisierung sind.
Was ist eine Linearisierung?
Das Ziel einer Linearisierung ist es, einen Nachweis darüber zu erbringen, dass sich das Messgerät über seinen Anwendungsbereich hinweg linear verhält. Bei der Durchführung wird aus den Messpunkten der Kalibrierung eine Gerade konstruiert und geprüft, wie weit die Messpunkte von dieser konstruierten Geraden abweichen. Die Richtlinie 40 CFR § 1065.307 schreibt Grenzwerte für die Linearität vor, ähnlich der Toleranzangabe einer Kalibrierung. Nach der Linearisierung erhält der Kunde ein zugehöriges Protokoll im Anhang des Kalibrierzertifikats, in welchem die Überprüfung mit „pass“ oder „fail“ dokumentiert ist.
In welchen Messgrößen ist eine Linearisierung möglich?
Eine Linearisierung ist sowohl bei Werkskalibrierungen als auch bei akkreditierten Kalibrierungen in allen Messgrößen möglich. Allerdings gibt die Richtlinie 40 CFR § 1065.307 nur für bestimmte Messgrößen Grenzwerte vor:
- Leistung
- Strom
- Spannung
- Durchfluss
- Druck
- Taupunkt
- Temperatur
Wie viele Messpunkte werden zur Linearisierung benötigt?
Wie viele Messpunkte bei einer Linearisierung notwendig sind, ist in der Richtlinie genau definiert. In den Messgrößen Leistung, Strom, Spannung, Druck, Taupunkt und Temperatur liegt die Mindestanzahl bei drei Messpunkten, bei Durchfluss bei zehn Messpunkten. Auf Ihren Wunsch nehmen wir gerne mehr oder weniger Messpunkte auf. Allerdings ist es nicht möglich, eine Prüfung mit weniger als drei Messpunkten korrekt durchzuführen. Sie haben Fragen? Wir sind gerne für Sie da.
Welche Unternehmen sind zur Linearisierung verpflichtet?
Für Unternehmen aus der Automobilindustrie, welche ihre Produkte auf dem amerikanischen Markt vertreiben möchten, ist nach der Richtlinie 40 CRF § 1065.307 zusätzlich zur Kalibrierung der Messgeräte eine Linearisierung durchzuführen. Im Speziellen sind Abteilungen aus der Automotive-Branche betroffen, welche sich mit dem Abgassystem beschäftigen.
Eine Linearisierung kann generell aber von allen Kunden angefragt werden.
Was bedeuten die Angaben im Linearisierungs- protokoll?
- SEE = Standard Estimation Error -> „Fehlerrechnung“
- r² = Bestimmtheitsmaß
- A1 = Steigung der konstruierten Gerade
- A0 = Schnittpunkt mit der Y-Achse
- Xmin/Xmax = Kleinste/Größte Abweichung zum Nullpunkt
- Pass = Werte liegen innerhalb der Linearisierungswerte