Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03437.jsonl.gz/1853

Transmitter 340 BTU
BTU Geber
Allgemeine Informationen
Die Baureihe 340 BTU Geber ist ein preiswertes, kompaktes Gerät für Anwendungen in Wohnkomplexen.
Das 340 berechnet die thermische Energie durch Messung des Flüssigkeitsdurchflusses in einem geschlossenen Rohrsystem und durch Messung der Temperatur an den Einlass- und Auslasspunkten. Das 340 benötigt zwei 10 kΩ Thermistoren für den Temperatureingang. Der Durchflusseingang kann durch einen Sensor und viele andere Impuls- oder Sinuswellensignaldurchflusssensoren geliefert werden. Der eingebaute Mikrokontroller und Digitalschaltung liefern präzise Messungen und erzeugen genaue driftfreie Ausgänge.
Das 340 wird über eine Software in Windows® und ein A301 Programmierungskabel programmiert. Kalibrierungsinformationen für den Durchflusssensor, Maßeinheiten und Ausgangsskalierung können vor der Installation oder vor Ort heruntergeladen werden. Während das Gerät mit dem PC oder einem Laptop verbunden ist, sind Echtzeitdurchfluss, Gesamtdurchfluss, beide Temperaturanzeigen, Energierate und Gesamtenergie verfügbar
Messprinzip
Impellerzähler
Der Durchflusssensor ist eine Impellerkonstruktion mit einem patentierten nicht-magnetischen Sensormechanismus. Die Laufradform, gekoppelt mit dem Fehlen von magnetischem Widerstand, liefert eine beständige Genauigkeit und Wiederholbarkeit über den Durchflussbereich der Sensoren. Wenn die Flüssigkeit das Laufrad dreht, wird ein schwaches Signal mit einer Frequenz proportional zum Durchfluss übertragen.