Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01945.jsonl.gz/32

Taşınabilir metanol ölçer:
Spark m-20
- Sonuçlar anında ve dakikalar içinde
- Hassas ve kullanımı kolay
- Örneklemden bağımsız
Spark M-20, sıvılardaki metanolün yerinde ölçümü için kullanılan ilk cihazdır. Alivion'un molekül seçme teknolojisi sayesinde, metanol sadece 2 dakika içinde %0,01 volt kadar düşük konsantrasyonlarda ölçülebilmektedir. Ürünlerinizin kalitesini sağlamak ve hatta ürünlerinizi ve süreçlerinizi optimize etmek için kullanın. Zehirlenme, itibar zedelenmesi, davalar ve sahteciliğin markanızı mahvetmesini önleyin.
Aksesuarlar
Médecins Sans Frontières'e göre, düşük konsantrasyonlardaki metanol bile her yıl binlerce insanda kalıcı körlüğe ve hatta ölüme neden olmaktadır. Bu engellenebilirdi!
AB, ABD ve diğer ülkelerde, içeceklerdeki, el dezenfektanlarındaki veya soluduğumuz havadaki metanol için katı kurallar vardır.
Laboratuvar analizleri pahalıdır, zaman alıcıdır ve eğitimli personel gerektirir. Neden ihtiyaç duyduğunuzda bunu yerinde ve kendi başınıza yapmayasınız?
Her zaman mevcut ve kullanışlı
Kalibrasyon standartları, numune şişeleri ve pipetler dahil olmak üzere yerinde analiz için tüm bileşenler kullanışlı bir kutuda. Şarj edilebilir pil, tek bir şarjla 50'den fazla ölçüm yapılmasını sağlar.
Olağanüstü hız ve kullanım kolaylığı
Basit numune hazırlama, yüksek doğrulukta, numuneden bağımsız ölçümler yapılmasını sağlar. Sonuçlar 2 dakika içinde görüntülenir ve arşivleme için bir bilgisayara aktarılabilir.
Yüksek kaliteli sonuçlar
Metanol konsantrasyonlarını ilgili aralığın tamamında ve %0,01 volta kadar ölçün. En yüksek doğruluk, dahili kalibrasyon fonksiyonu ve uyarlanabilir sıcaklık düzeltme algoritmaları ile garanti edilir.
Adım adım kılavuz
2 mL sıvınızı bir numune bardağına koyun.
Numune camını cihaza vidalayın ve talimatları izleyin.
Sonuçlarınızı 2 dakika içinde alacaksınız.
Dokümantasyon
BİLGİ VE DÜZENLEMELER
BİLİMSEL ÇALIŞMALAR (Sadece İngilizce)
SSS ve Hata Mesajları
Örnek toplama sırasında zaman aşımı
- Spark M-20 ekranında "Numuneyi çıkarın" yazısı göründükten sonra 10 saniye içinde numune bardağını çıkarın.
- Numune camının çıkarılmasını 10 saniye içinde onayladığınızdan emin olun (onay düğmesi).
Numune camı doğru yerleştirilmemiş
- "Numune yerleştir" ekranında "İleri "yi seçmeden önce bir numune bardağının üniteye vidalandığından emin olun.
- Yalnızca orijinal Alivion numune şişelerinin kullanıldığından emin olun.
- Numune camının sıkıca vidalandığından emin olun.
- Ölçümü yeni bir numune camı ile tekrarlamayı deneyin.
- Sızdırmazlık halkasının eksik olup olmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, lütfen Alivion teknik desteği ile iletişime geçin.
- Numune tüpünün veya ölçüm cihazının dişlerinin herhangi bir şekilde hasar görüp görmediğini kontrol edin. Eğer öyleyse, lütfen Alivion ile iletişime geçin.
Örnek kap çok erken alındı
- Size talimat verilene kadar numune camını çıkarmayın.
- Numune alma işlemi sırasında numune şişesi hareket ettirilmemeli veya eğilmemelidir.
Örnek toplama başarısız oldu (ERR 943)
- Numune şişesine tam olarak 2 ml numune doldurulduğundan emin olun.
- Numune tüpündeki adsorbanın sıkıştırılmadığından veya çıkarılmadığından emin olun.
- Alivion'dan orijinal bir numune camı kullandığınızdan emin olun.
Ölçüm başarısız (ERR 950/951)
- Spark M-20'nin altındaki girişin temiz olduğundan emin olun. Girişteki yabancı maddeleri, sıvıları veya alkol örneklerini temizleyin.
- Analiz sırasında numune bardağını vidalamayın veya girişi başka bir şekilde engellemeyin.
Ölçüm başarısız (ERR 960/961)
- Ölçümü yeni hazırlanmış bir numune ile tekrarlamayı deneyin.
- Ölçümü başka bir sıvı numunesi ile tekrarlamayı deneyin.
- Sorun devam ederse Alivion Teknik Destek ile iletişime geçin.
Kritik hata (ERR 952/953)
- Üniteyi yeniden başlatın ve ölçümü tekrar deneyin.
- Sorun devam ederse Alivion Teknik Destek ile iletişime geçin.
Kalibrasyon başarısız oldu. Ölçüm hatası
- Kalibrasyon, yukarıda açıklanan bir ölçüm hatası nedeniyle başarısız oldu. için talimatları izleyin.
- ilgili ölçüm hatası.
Kalibrasyon sırasında sıcaklık farkı çok yüksek
- Birinci ve ikinci kalibrasyon ölçümü arasında ortam sıcaklığının değişmediğinden emin olun. Sıcaklık sabit olduğunda kalibrasyonu tekrar deneyin.
Kalibrasyon başarısız (ERR 972-975)
- Doğru kalibrasyon standardının kullanıldığından emin olun. 1 noktalı kalibrasyon için Alivion Metanol Standardı 1'i (turuncu) kullanın. 2 noktalı kalibrasyon için önce Alivion Metanol Standardı 1'i (turuncu) ve ardından Alivion Metanol Standardı 2'yi (mavi) kullanın.
- Orijinal Alivion kalibrasyon standardı ve numune şişelerinin kullanıldığından emin olun.
- Ünite girişinin temiz olduğundan ve kirletici maddeler, sıvılar veya alkollü numuneler içermediğinden emin olun.
- Spark M-20 girişinin yakınında kullanılmış numune tüpleri ve pipetler olmadığından emin olun.
- İpliğin üzerinde veya numune bardağının kenarında sıvı olmadığından emin olun.
Ölçümler sırasında şarj mümkün değil
- Şarj kablosunu cihazdan çıkarın ve ölçümü tekrarlayın.
- Alivion's Spark M-20'nin bilgisayar bağlantısını kesin ve ölçümü tekrar deneyin.
- Alternatif olarak, Alivion's Spark M-20'yi kablo bağlı olmadan yeniden başlatabilirsiniz
Lütfen girişi temizleyin
- Alivion Spark M-20'nin girişinin tıkalı olmadığından emin olun. Girişteki numune tüplerini veya kalıntıları çıkarın.
Çalışma penceresi dışındaki sıcaklık
- Ünite yalnızca 10 °C ila 35 °C ortam sıcaklıklarında çalıştırılabilir.
- Ortam sıcaklığının çalışma sıcaklığı aralığında olduğundan emin olun, ünitenin ayarlanmasına izin verin ve ölçümü tekrar deneyin.
Mevcut ölçüm serisi dolu
- Aktif satırda maksimum 100 ölçüm saklanabilir.
- Şu yolla yeni bir veri seti oluşturun: Ayarlar→Sıfırla→Yeni ölçüm serisi.
Sonuçlarım yanlış veya tutarsız görünüyor
- Aktif uyarı sembolleri olmadığından emin olun.
- Spark M-20'nin girişinin kirlenmediğinden emin olun. Kirlenmeyi nemli bir bezle temizleyin ve etkilenen alanların kurumasını bekleyin.
- Dişlerde veya numune şişelerinin kenarında sıvı olmadığından emin olun.
- Cihazın, numune tüplerinin, pipetlerin ve sıvı numunenin ortam sıcaklığında olduğundan emin olun.
- Numune şişesinin tam olarak 2 mL sıvı numune ile hazırlandığından emin olun.
- Düzenli olarak yeni bir 2 nokta kalibrasyonu gerçekleştirin.