Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/05721.jsonl.gz/18

规范
超声肺活量检测是一种快速测量方法，适用于直接且准确的流量测定。
这种超声渡越时间流量测量方法 (TrueFlowTM) 采用每秒 1,000 个测量点的高分辨率，因此不需要使用任何替代流量参数（例如，压差、温度或涡轮）。
在呼吸管 ScoutTubeTM 内，两个对角放置的压电式元件以交替方式发送和接收超声波。在没有任何流量的情况下，超声波在两个方向上的渡越时间相同。当产生流量时，即推动管内空气流动，会使超声波在一个方向上加速，在另一个方向上减缓。超声波往返之间的差越大，流量就越大。所有其他因素（气体特性、湿度和温度）在两个方向上完全相同，因此可以相互抵消。
功能
- 轻松快速地更换一次性呼吸管 ScoutTubeTM，无需费力地组装若干部件。
- 每秒 1,000 个测量点的高精度是保证可靠性的重要条件
- 测量值不会因环境条件或呼吸湿度的变化而波动。
- 设备运作期间无需校准
- 测量值不会因错误或未经校准的气动设备而出错。
- 测定流量和作为体积衍生的所有参数，或者在人体体积扫描测量期间的电阻。