Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06964.jsonl.gz/1053

03.12.2015 …
Début novembre 2015, le contact avec la sonde NaI installée dans l’Aar à Hagneck est subitement interrompu. Aucune erreur n’ayant été détectée dans la chaîne de transmission des données, un contrôle de la sonde immergée devenait nécessaire.
L’accès à la sonde NaI d’Hagneck est plus difficile car elle est installée au milieu de la rivière à la différence des autres sondes du réseau qui elles sont près des rives. Des dommages importants ont été constatés au câble de sonde.
Un objet sous la surface de l’eau (peut-être un tronc d’arbre) semble s’être emmêlé dans le câble. Le câble endommagé a été remplacé et depuis le 17 novembre, la sonde est à nouveau fonctionnelle.
Ce cas démontre que pour obtenir une surveillance complète et ininterrompue de l’Aar en aval de la centrale de Mühleberg deux sondes (Radelfingen et Hagneck) sont nécessaires.