Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03248.jsonl.gz/652

BCH-M22
Die im klassichen Design erstellten Küvetten und Kammern von Warner Instruments sind so konstruiert, dass die Zugabe gleicher Volumina auf der cis- und trans-Seite zu einer ausgeglichenen Lösungshöhe führt, wodurch mechanische Gradienten über die Doppelschichtmembran minimiert werden. In den Boden aller Küvetten ist eine 0,5 mm große Vertiefung eingefräst, um die Bewegung der Rührstäbchen zu begrenzen und mechanische Geräuschartefakte zu reduzieren. Ein 2 × 5 mm oder 2 × 7 mm teflonbeschichteter Rührstab wird mit jeder Küvette geliefert. Standardmäßig verfügbare Aperturdurchmesser sind 150, 200 oder 250 μm. Die Wandstärke an der Apertur beträgt 250 μm.
Bilayer-Kammern
Die Kammern sind aus schwarzem Delrin gefertigt und haben eine 0,5 mm vertiefte Vertiefung, die in den Boden der Nicht-Küvetten-Seite gefräst ist, um die Bewegung der Rührstäbchen zu begrenzen und mechanische Geräuschartefakte zu reduzieren. Ein 2 × 5 mm oder 2 × 7 mm teflonbeschichteter Rührstab wird mit jeder Kammer geliefert. Polyethylen-Zentrifugenröhrchen (im Lieferumfang enthalten) dienen als Zwischenschächte für die elektrischen Verbindungen zwischen den Kopfstufenelektroden und dem Becher bzw. der Kammer. Die Kammern sind mit einer Nylonschraube und einem Gummistopfen versehen, um die Becher während des Gebrauchs zu sichern. Das klassische Modell hat ein Fenster zur Beobachtung der Apertur während der Membranbildung.
Bilayer-Küvetten
Polystyrol ist seit einigen Jahren ein beliebtes Material für Küvetten. Die physikalischen Eigenschaften dieses Materials machen es zu einem hochwertigen Membranträger. Seine geringe Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln kann jedoch zu einer Degradation der Apertur führen. Küvetten wurden auch aus Delrin (Acetylharz) hergestellt und viele Anwender berichten von einer guten Membranbildung sowie einer einfacheren Wartung. Es ist jedoch zu beachten, dass Delrin-Küvetten nicht in allen Anwendungen und bei allen Anwendern gleich gut funktionieren. Warner Instruments bietet jetzt Zweischicht-Küvetten aus Polysulfon an. Dieses Material hat viele der mechanischen Eigenschaften von Polystyrol, gepaart mit einer verbesserten Lösungsmittelbeständigkeit. Die Wahl des Materials hängt von Ihrer Anwendung ab.
Bestellinformationen
BCH-M22 Klassische 22 mm Bilayer-Kammer (3 ml Volumen)
enthält zwei 2 × 7 mm Rührstabmagnete.
passende Classic 22 mm Küvetten:
CP22A-150 Polystyrol mit 150 μm Apertur
CP22A-200 Polystyrol mit 200 μm Apertur
CP22A-250 Polystyrol mit 250 μm Öffnung
CD22A-150 Delrin mit 150 μm Öffnung
CD22A-200 Delrin mit 200 μm Öffnung
CD22A-250 Delrin mit 250 μm Öffnung
CF22A-150 Polysulfon mit 150 μm Blende
CF22A-200 Polysulfon mit 200 μm Öffnung
CF22A-250 Polysulfon mit 250 μm Blende