Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03159.jsonl.gz/3002

Produktbeschreibung
Der SSCOR VX-2 ist ein leichter, tragbarer, leistungsstarker und robuster batteriebetriebener Staubsauger. Der VX-2 ist leistungsstark genug, um nationale und internationale Normen für tragbare Absauggeräte zu erfüllen (klinischer Luftdurchsatz > 30 l/min und Unterdruck > 525mmHg), und vielseitig genug, um wichtige medizinische Absaugungen innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs durchzuführen.
Der SSCOR VX-2 ist mit einem fortschrittlichen Batteriewartungssystem ausgestattet. Die 3-LED-Batterieanzeige mit 5 Positionen warnt den Benutzer, wenn das Gerät aufgeladen wird, sowie den Status der intern versiegelten Bleibatterie. Zusätzliche LEDs zeigen an, wann der VX2 an eine Stromquelle angeschlossen ist und wann die Pumpe läuft. Das Batteriewartungssystem ermöglicht den Anschluss des Geräts zu jeder Zeit, ohne das Gerät zu überladen. Darüber hinaus überwacht das Batteriewartungssystem die Batteriespannung während des Betriebs des Geräts und warnt den Benutzer, wenn die Spannung niedrig wird. Wenn die Batteriespannung erschöpft ist und die Absaugung nicht mehr wie angegeben funktionieren kann, trennt das Batteriewartungssystem die Batterie von der Vakuumpumpe und schützt die Batterie vor Tiefentladung, die die Lebensdauer der Batterie beeinträchtigen kann. Das Batteriewartungssystem verfügt außerdem über ein Alarmsystem mit niedriger Kapazität, das Sie darüber informiert, wann es Zeit ist, Ihre Batterie zu wechseln. Die LEDs auf der Frontplatte beginnen zu blinken, wenn das Gerät mit einer Batterie mit geringer Kapazität betrieben wird.
Das Gerät beinhaltet auch extern orientierte Steuerungen, die während des Betriebs leicht zugänglich sind, sowie einen variablen Regler und eine Anzeige. Der variable Regler ermöglicht es Ihnen, den Unterdruck zwischen 50 und >525mmHg mit einer Vierteldrehung des Knopfes schnell einzustellen, um das Vakuum bei trachealen und pädiatrischen Eingriffen sowie das Vakuum unter 50mmHg bei Neugeborenen zu reduzieren.
Der leichte und langlebige geformte Rahmen ermöglicht es, das Gerät leicht neben dem Patienten zu transportieren und den harten Einsatzbedingungen im Feld standzuhalten. Das Gerät verfügt außerdem über einen Schlauchgurt, um sicherzustellen, dass Ihre Vorräte bei Bedarf jederzeit verfügbar sind, und einen Flaschenhalter zum Schutz der Kartusche vor Stößen.
HINWEIS: Der VX-2 ist für den Betrieb mit Batterie oder mit Bordnetz ausgelegt. Das 12V-Ladegerät, das mit dem VX-2 geliefert wird, dient nur zum Laden und versorgt den VX-2 nicht.
Das Standardmodell „VX2 Flat Back“ kann nicht an eine Wandlastaufnahme angepasst werden.
Spezifikationen
|Abmessungen||43,2 cm B X 22,9 cm H x 13,3 cm T T|
|Gewicht||3,9 kg|
|IP||IPX4|
|Akku||45 Minuten (+/-10%) Bei 100%iger Ladung|
|Leistung||30L pro Minute|
|Unterdruck||<50mmHg bis >525mmHg|
|Garantie||24 Monate|