Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03507.jsonl.gz/1662

Das Quantum Thermal Infusion Set (TIS) von LifeWarmer ist ein revolutionäres IV-Schlauchsystem, das eine sichere und schnelle Erwärmung von IV-Flüssigkeiten ermöglicht, ohne den normalen IV-Setup-Prozess um zusätzliche Schritte zu erweitern. Die vertraute Konfiguration ist den Standard-Infusionsschläuchen nachempfunden und ermöglicht eine einfache Anwendung. Die hochentwickelte Intelligenz und die firmeneigene Erwärmungstechnologie sind in das Schlauchsystem integriert, um die Handhabung zu vereinfachen und zusätzliche Geräte und Verfahrensschritte zu reduzieren. Da er ungefähr die gleiche Größe und das gleiche Gewicht wie ein Standard-Infusionsschlauch hat, fällt fast keine zusätzliche Ausrüstung an.
Der Quantum IV-Verabreichungsschlauch ist doppelt extrudiert, um eine Konfiguration zu erhalten, die sowohl eine innere als auch eine äußere Schlauchschicht aufweist. Zwischen den beiden Schichten befindet sich ein leitfähiges Heizelement, das jedoch nicht mit dem Flüssigkeitsweg in Berührung kommt oder den laminaren Fluss unterbricht. Die äußere Schlauchschicht wirkt als Isolator, während die innere Schlauchschicht die Wärme vom Heizelement an den Flüssigkeitskanal weiterleitet. In den Schläuchen befindliche Thermistoren messen kontinuierlich die Temperatur und geben diese Daten an den Quantum Controller weiter. Durch die Überwachung und die unabhängige Zufuhr von Energie (Wärme) entlang des Flüssigkeitsweges kann der Quantum auf unterschiedliche Temperatureingaben von der Flüssigkeitsquelle bis nahe an die Eintrittsstelle des Patienten reagieren, um sicherzustellen, dass die Flüssigkeitstemperatur bei der Abgabe die richtige ist.
Der voll aufgeladene Quantum Life Warmer ist in der Lage, bis zu 1700 ml einer 20 ºC warmen Infusionslösung bei einer Durchflussrate von 200 ml/min auf einen Sollwert von 100,4 °F (38°+/- 2°C) zu erwärmen und zu halten. Die effektive Erwärmungsflussrate liegt zwischen 2 und 200 ml/Minute, abhängig von der Temperatur der zugeführten Flüssigkeit und den Umgebungsbedingungen.
Spezifikationen:
- Ähnliche Größe und Gewicht wie herkömmliche Infusionsschläuche
- Intelligente Mess- und Heizelemente von LifeWarmer, die in die Wände des Schlauchsets integriert sind
- Keine Unterbrechung des Flüssigkeitswegs oder der laminaren Strömung der Flüssigkeit
- Einfacher bi-direktionaler Anschluss an den Quantum Life WarmerController
- Kompatibel mit Standard-IV-Flüssigkeiten
- Standard-Spike mit Entlüftung
- 15 Mikron Partikelfilter
- Luer-aktivierte Injektionsstelle
- Männlicher Luer-Lock-Adapter
- Schlauchlänge: 80 in.
- Ansaugvolumen: 16mL
- Tropfkammer: 20 gtt/ml
- Nur zum einmaligen Gebrauch, steril geliefert über Ethylenoxid
- Tropfrate: 20 gtts/ml
Abmessungen:
- TIS verpackt (pro Stück): 6.5 in. x 11 in.
- Schlauchlänge: 80 Zoll.
- Gewicht: TIS (pro Stück): 2,1 Unzen
- Verpackt (2 TIS & Schachtel): 10 oz
Vorsicht! NICHT zur alleinigen Verwendung mit Blutprodukten geeignet. Der Flüssigkeitsweg und die Bereiche unter den schützenden Endkappen sind steril. NICHT auf ein steriles Feld legen. Nicht verwenden, wenn die Endkappen nicht aufgesetzt sind. Schläuche gemäß CDC-Richtlinien und/oder institutionellen Protokollen austauschen.