Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03464.jsonl.gz/3022

Elemente
Aräometer
[* 2] (grch.), auch hydrostatische Wage, Senkwage, Schwimmwage, Gravimeter, Instrument zur Ermittelung der Dichte oder des spec. Gewichts der Körper. Seine Konstruktion beruht auf dem hydrostatischen Gesetze, daß jeder feste Körper, der auf einer Flüssigkeit schwimmt, so tief einsinkt, daß ein dem eingesunkenen Teile gleiches Volumen der Flüssigkeit ebensoviel wiegt als der ganze schwimmende Körper. (S. Schwimmen.) Es folgt daraus:
1) soll ein Körper in Flüssigkeiten von verschiedenen Dichten oder verschiedenen spec. Gewichten bis zu dem nämlichen Punkte einsinken, so muß man sein Gewicht in dem Maße künstlich vergrößern, als die Dichte der Flüssigkeit zunimmt;
2) ein ¶
forlaufend
Körper, dessen Gewicht unverändert bleibt, sinkt desto tiefer in eine Flüssigkeit, je geringer die Dichte derselben ist.
Je nachdem die
Aräometer nach dem einen oder andern dieser beiden Sätze konstruiert sind, unterscheidet man zwei Hauptklassen, Gewichts
aräometer
(Gravimeter) und Skalen
aräometer.
Die Gewichts
aräometer beruhen auf dem ersten der obigen Sätze. Dieselben sind meist aus Messingblech
oder Glas
[* 4] als Hohlkörper angefertigt, und zwar in etwas verschiedenen Formen je nach den verschiedenen Systemen von Fahrenheit,
Tralles, Nicholson oder Mohs u. a.; stets müssen sie mit Schälchen zur Aufnahme von Gewichtchen und kleinen Körpern versehen
sein. Das Nicholsonsche Gewichts
aräometer
[* 3]
(Fig. 1) besteht aus einem hohlen, konisch
geschlossenen Messingcylinder B, der überdies unten einen massiven halben Messingkegel C so trägt, daß man auf der Basis
des letztern einen kleinen zu untersuchenden Körper m auflegen kann.
Oben besitzt das Instrument ein dünnes Metallstäbchen o und ein Tellerchen A zur Aufnahme von Gewichtchen und des zu wägenden
festen Körpers. Mit einem solchen Gewichts
aräometer kann man sowohl das absolute Gewicht eines festen
Körpers, als dessen Dichte und auch die Dichte verschiedener Flüssigkeiten bestimmen. Die Gewichts
aräometer werden meist
nur zur Ermittelung des spec. Gewichts von festen Körpern benutzt, von denen man ein entsprechendes Stückchen in einmal
auf den Teller des Instruments, dann in das unten an das Instrument angehängte Körbchen legt, so daß es
ringsum von Wasser umgeben ist, und jedesmal so viel Gewichte auflegt, daß ein Eintauchen bis zur Marke erzielt wird.
Eine, auf dem Auftrieb
[* 5] (s. d.) beruhende Rechnung führt zur Bestimmung der Dichte oder des spec. Gewichts des Körpers.
Bei der Bestimmung der Dichten von Flüssigkeiten mittels des Gewichts
aräometers muß auch noch das absolute Gewicht des
Instruments in die Rechnung einbezogen werden. Ist dasselbe P und sind p und q Zuleggewichte in der zu untersuchenden Flüssigkeit
und im Wasser, die das Eintauchen bis zur Marke bewirken, so ist ^[img] die Dichte der untersuchten Flüssigkeit.
[* 3] ^[Abb: Fig. 1]
Die Skalen
aräometer
[* 3]
(Fig. 2) bestehen aus einer mit einer Skala B O versehenen Glasröhre, die unten durch eine mit Quecksilber
oder Blei
[* 6] gefüllte Kugel oder auf eine andere Weise beschwert ist. Die Gradeinteilung am Halse ist eine sehr verschiedene. Man
unterscheidet in dieser Beziehung vier Typen von Skalen
aräometern: Volumeter, Dichtenmesser, Prozent
aräometer
und
Aräometer mit willkürlicher Skala. Von den Volumetern empfiehlt sich am meisten die 100teilige Skala von Gay-Lussac.
Solche Volumeter, die für verschiedene Flüssigkeiten brauchbar sind, geben die Dichte einer Flüssigkeit, wenn man die Zahl
des Teilstrichs X, bis zu dem das Instrument einsinkt, in 100 dividiert.
Aräometer, deren Skala die Dichten der
Flüssigkeiten direkt abzulesen gestatten, heißen Dichtenmesser oder Densimeter (s. d.). Im praktischen Leben verwendet man
meist die Prozent
aräometer, die nicht die Dichte, sondern die Mischungsverhältnisse in
Volumen- oder in Gewichtsprozenten
anzeigen.
Hierher gehören die zur Bestimmung des Alkoholgehalts in Branntwein, Sprit u. dgl. dienenden Alkoholometer
[* 7] (s. d.). Ähnliche Vorrichtungen, die aber zum Teil noch großer Vervollkommnung bedürfen, sind die Weinwage (Önometer),
die Salzspindel oder Solwage zur Prüfung des Salzgehalts der Sole, die Mostwage oder Gleukometer, das Saccharometer zur Bestimmung
des Zuckergehalts einer Flüssigkeit, das Laktometer oder der Milchmesser u. s. w. Ein Prozent
aräometer
ist jedoch immer nur für eine einzige Flüssigkeit brauchbar.
Eine Salzspindel z. B. ist unbrauchbar für Zuckerlösungen, und ein Alkoholometer kann nur für Gemische von Wasser und Weingeist
gebraucht werden. Da die Temperatur eine Veränderung in der Dichte der zu prüfenden Flüssigkeiten bewirkt, so ist eine Korrektion
nötig, die man mittels besonderer, für diesen Zweck berechneter Tafeln bewerkstelligt. Für das deutsche
Alkoholometer gilt die Normaltemperatur von 12 4/9 °R = 60° F, für das österreichische 12° R. Um leicht die jedesmalige
Temperatur der Flüssigkeit finden zu können, wird oft am
Aräometer selbst ein Thermometer
[* 8] angebracht. Von den Aräometer mit willkürlicher
Skala sind die bekanntesten von Beaumé, Cartier, Beck. -
Vgl. Weinstein, Über die Bestimmung von Aräometer (Berl. 1890).
[* 3] ^[Abb.: Fig. 2]