Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03555.jsonl.gz/2665

Das Refraktometer

Français|
English
Artists
Kollektion
Weiterbildung
Mineralienbörsen
Publikationen
Werkzeuge
Kontakt
Links
Back to Home
dient der Bestimmung von Edelsteinen. Es ist notwendig das der Stein eine polierte Facette aufweist. Zusammen mit einer Kontaktflüssigkeit wird der Stein auf das Refraktometer gelegt.
Durch das Okular lesen Sie den Brechungsindex ab. Sie untersuchen den Edelstein in 4 oder 8 verschiedenen Positionen, gleichzeitig drehen Sie das polarisations Filter welches sich auf dem Okular befindet. Bei anisotropen Steinen bewirkt dies, dass sich die Trennlinie zwischen hell-dunkel bewegt. Notieren Sie den niedrigsten und höchsten Wert.
Die richtige Interpretation dieser Werte bestimmt ob der Stein isotrop oder anisotrop ist. Die anisotropen Steine können in zwei Gruppen eingeteilt werden: einachsig oder zweiachsig. Es ist ebenfalls möglich den optischen Charakter zu bestimmen welcher mit positiv oder negativ bezeichnet wird, sowie die maximale Doppelbrechung (BR).
Jedes Mineral hat seinen typischen Brechungsindex, bedingt durch seine chemische Zusammensetzung und seine kristalline Struktur. Das Refraktometer dient der Beobachtung der optischen und strukturellen Eigenschaften eines Edelsteines. Eigenschaften welche in den meisten Fällen unsichtbar sind für das blosse Auge. Es erlaubt eine Vielzahl von Edelsteinen sicher zu bestimmen.
Tragen Sie sorge zu Ihrem Refraktometer und es wird Ihnen lange dienen.
Anderson Füssigkeit
1) Die Kontaktflüsigkeit welche üblicherweise mit dem Refraktometer geliefert wird ist Diodmethan mit einem Brechungsindex von 1.79, eine Lösung von "iodure de méthylène + du soufre".
2) Es existierte eine Kontakflüssigkeit mit Brechungsindex von 1.81, eine Lösung von "iodure de méthylène + du soufre + tétraïodéthylène". Sehr Korrosiv und aufgrund Ihrer Giftigkeit, ist der Handel mit dieser Lösung in Frankreich verboten.
3) Die Kontakflüssigeit mit Brechungsindex 1.74 besteht aus "iodure de méthylène" und ist nicht von grossem interesse in der Gemmologie, weil zu viele Edelsteine nicht mehr gemessen werden können.
Achtung schützen Sie diese Kontaktflüssigkeiten vor Temperaturschwankungen und vor Temperaturen über 24°C. Der Schwefel kristallisiert und der Brechungsindex beginnt zu sinken. Fläschen nach Gebrauch gut verschliessen. Nicht Inhalieren oder mit den Fingern berühren.
Weitere Informationen und Preisliste hier