Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03647.jsonl.gz/3033

Dieses Kunststoffteil ist der Handhebel einer Brustmilchpumpe.
Der Knick in der Mitte des Hebels stellte sich als Schwachstelle heraus.
Niederberger-Engineering AG erstellte dazu FEM-Analysen, um den Hebel zu optimieren.
links: Belastung (Maximum wie erwartet in der Mitte)
rechts: Verformung (Maximum an der unteren Hebelhälfte)
Nach einer eingehenden Analyse des Problems entschied man sich für die Verwendung eines anderen Kunststoffs und für eine zusätzliche Verstärkung an der kritischen Stelle.