Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03655.jsonl.gz/92

SOM
- Basierend auf einem motorisierten Mikromanipulator wie MP-285/MPC-385
- X-, Y- und Z-Achse des Manipulators dienen zur Fokussierung und Positionierung des Mikroskops
- Optimiert, um IN VIVO- und IN VITRO-Experimente auf einem Aufbau zu ermöglichen
- Kostenlose Software für die Positionierung des Mikromanipulators in Verbindung mit dem MPC-200 verfügbar
- Transmittierte IR- und Epifluoreszenz-Bildgebungsmodi
- Flexibler Anregungsanschluss ermöglicht einfaches Hinzufügen von sekundären Lichtquellen zur Photostimulation
- Akzeptiert Standardobjektive von Olympus, Nikon, Leica und Zeiss.
Das „Son of MOM“ (SOM) ist ein kleines, einfaches Mikroskop, das so konzipiert ist, dass ein einziger Versuchsaufbau sowohl für in-vivo- als auch für in-vitro-Experimente verwendet werden kann. Wie bei dem Zwei-Photonen-Mikroskop mit beweglichem Objektiv (MOM) von Sutter Instrument wird die Positionierung über der Probe und die Fokussierung robotisch durchgeführt. Dadurch entfallen die großen Translatoren und Tische, die normalerweise den verfügbaren Platz unter dem Objektiv für In-vivo-Experimente einschränken. Mit dem SOM können zum Beispiel an einem Tag Ganzzell-Patch-Aufnahmen von Neuronen in vivo und am nächsten Tag Multizell-Aufnahmen in Scheiben durchgeführt werden.
Das SOM eröffnet experimentelle Möglichkeiten, die sonst durch die immer größer werdenden Platzverhältnisse in modernen Laboren eingeschränkt werden könnten.
Das SOM ist so konzipiert, dass es die Vorteile unserer neuen kostenlosen Micromanager- und Labview-basierten Softwareprogramme für die Positionierung des Mikromanipulators voll ausschöpft.
Zum Beispiel ist es bei Ganzzell-Patch-Aufnahmen in Slices häufig notwendig, einen großen Bereich des Gewebes abzusuchen, um die für Ihr Experiment geeigneten Neuronen zu finden. Mit dem SOM übersetzen Sie einfach über Ihre Probe, um nach Ihrem Ziel zu suchen. Die Softwareprogramme rufen dann Ihre Aufnahme- und Stimulationspipetten auf, so dass Sie sofort mit der Aufnahme beginnen können. Und wenn Sie dann feststellen, dass Sie einen Bereich außerhalb des aktuellen Objektivs stimulieren müssen, können Sie mit den Programmen die Position Ihrer Aufnahmepipette fixieren und das Objektiv und die Stimulationspipette(n) in die gewünschte Position bringen.
Wie es funktioniert:
Das SOM wurde entwickelt, um die Vorteile der hochwertigen Bilder zu nutzen, die mit einer einfachen IR-LED-basierten Durchlichtquelle in Kombination mit einer IR-fähigen CCD-Kamera erzielt werden können. Diese Kombination ist für die Mehrzahl der in vitro elektrophysiologischen Anforderungen ausreichend. Das SOM ist außerdem mit einem Filterwürfel mit zwei Positionen ausgestattet, um die Identifizierung von fluoreszenzmarkierten Zellen für die Aufzeichnung oder für die Photostimulation zu ermöglichen. Wenn Sie beide Positionen des Filterwürfels bestücken, muss einer der Filtersätze IR durchlassen, um Durchlichtaufnahmen zu ermöglichen.
Der Fluoreszenzanregungsanschluss des Mikroskops verfügt über ein C-Mount-Gewinde sowie über Befestigungslöcher für Standard-Käfigkomponenten. Dies ermöglicht die Anpassung an verschiedene experimentelle Anforderungen durch den Benutzer. So können z.B. mehrere Lichtquellen mit kleinen Käfigbaugruppen an den Anregungsport gekoppelt werden.
Produktspezifikationen:
Verfahrweg 22 mm auf allen drei Achsen
Auflösung
MP-285-Steuerung
Niedrig: 0,2 µm/Schritt
Hoch: 0,04 µm/Schritt
MPC-200-Steuerung
0,0625 µm/Schritt
Maximale Geschwindigkeit
MP-285-Steuerung 2,9 mm/s
MPC-200-Steuerung 5,0 mm/s
Langzeitstabilität
1-2 µm/h
Antriebsmechanik
Präzisions-Schneckengetriebe mit Capstan-Antrieb
Kommunikation
MP-285 RS-232 Seriell
MPC-200 USB
Stromversorgung
115/230 V 50/60 Hz Netzanschluss
Verwandte Produkte: