Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03425.jsonl.gz/1443

AbleitströmeFolgende Ableitströme werden gemessen:
- Schutzleiterstrom bei Geräten mit Schutzleiter
- Berührstrom bei Geräten mit berührbaren, leitfähigen Teilen, die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind
- Direktes Messverfahren (aktiv)
- Differenzstrom Messverfahren (aktiv)
- Alternatives Messverfahren: Ersatz … Ableitstrom (passiv)
Beim alternativen Verfahren (Ersatzableitstrom) werden die aktiven Leiter (Phasen und Neutralleiter) kurzgeschlossen und mit einer im Prüfgerät generierten Spannung beaufschlagt. Dieses Messverfahren ist nur bei Prüflingen zulässig, welche über einen mechnischen Schalter verfügen. Die sicherheitstechnisch wichtigsten Teile wie Motoren, Heizelemente etc. werden bei elektronischen Schaltern (Schütz, Relais etc.) nicht erfasst.
Die Norm sieht daher vor, dass Geräte die nach der Ersatzableitstrommessung gemessen werden, keine netzspannungsabhängigen Schalteinrichtungen beinhalten dürfen. Die durchgeführten Messungen (Ersatzableitstrommessung und Isolationswiderstandmessung) würden kein aussagekräftiges Resultat liefern. Das Prüfgerät würde sogar einen guten Wert anzeigen, obwohl der Prüfling mangelhaft ist.
GrundlagenAls Ableitstrom wird ein unerwünschter Strom bezeichnet, der nicht auf dem "normalen" Weg (zwischen L und N) in einem Betriebsmittel fliesst .
- Schutzleiterstrom: Strom, der vom Netzteil über die Isolierung zum Schutzleiter und damit zur Erde abfliesst.
- Berührstrom: Strom, der von Gehäuseteilen die nicht mit dem Schutzleiter verbunden sind, durch eine von aussen anliegende leitfähige Verbindung, zur Erde oder einem anderen Teil des Gehäuses fliesst.
Zweck
- Überprüfung auf mögliche falsche Verkabelung, eingeklemmte Leiter und beschädigte Isolierungen.
MessgeräteGute Messgeräte zeichnen sich durch nachfolgende Funktionen aus:
- Aktive Messungen (Differenzstrom / direkter Ableitstrom)
- Erkennung von nicht isoliert aufgestellten Prüflingen
- Erkennung von ausgeschalteten Prüflingen
Grenzwerte
- Schutzleiterstrom: ≤3.5mA (bei SK I)
Wenn Anschlussleistung >3.5kW: 1mA/kW (max. 10mA)
- Berührungsstrom ≤0.5mA
Vorgehen
- Betriebsmittel am Tester anstecken
- Vor der Netzzuschaltung (aktive Ableitstrommessungen) ist das Betriebsmittel auszuschalten (gefährlicher Zustand).
- Während der Messung ist möglichst viel des Betriebsmittels in Betrieb zu nehmen (insb. eingebaute Motoren, Heizungen etc.)
- Isolierte Teile während der Messung mit der Sonde abtasten
- Die aktiven Messungen sind in beiden Polaritäten der Netzspannung vorzunehmen
- Bei der Messung des direkten Ableitstroms muss der Prüfling isoliert aufgestellt werden
- Den schlechtesten Wert ins Protokoll übernehmen.