Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03379.jsonl.gz/1293

Healthpro Kontrolllösungen – vermittelt Sicherheit für korrekte Messungen
Bei der Kontrolllösung handelt es sich um eine standardisierte Flüssigkeit, die exakt auf das Healthpro-System abgestimmt ist. Die Healthpro Kontrolllösung dient für folgende Überprüfungen:
das korrekte Handling des Materials
das korrekte Arbeiten des Testmaterials
das korrekte Funktionieren des Messgerätes
Die Messbereiche der Lösung sind auf dem Teststreifenröhrchen aufgeführt. Zielwert ist der Mittelwert des Messbereiches. Im Allgemeinen sollte das Resultat der Kontrollmessung nicht mehr als 10 % über oder unter dem Zielwert liegen.
Beispiel:
Kontrollbereich „Normal“: 4–6 mmol/l
Mittelwert-Zielwert: 5 mmol/l
Idealer Bereich: 4.5–5.5 mmol/l
Beachten Sie zum Gebrauch der Kontrolllösung die Packungsbeilage der Lösung und die Gebrauchsanweisung des Gerätes. Lassen Sie Überprüfungen ihres Testmaterials am besten in regelmässigen Abständen (alle 6-12 Monate) durch Ihre Apotheke, die Diabetesberatung oder den Arzt vornehmen. Es ist die Gelegenheit, auch weitere Fragen zum Messen und zu den Werten zu besprechen.