Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06264.jsonl.gz/40

Dimetix传感器支持不同类型的测量。根据应用程序，可以在以下测量类型之间进行选择:
- 单一的距离测量
- 单一传感器跟踪
- 跟踪与缓冲
单距离测量:(见上图)
使用sNg命令(N表示传感器的ID，例如ID 0 => s0g)触发单个距离测量。测量结果立即发送到所有输出接口。
这一过程可以在收到传感器响应后立即重复。在监测应用中，常用的是单距离测量方式。
单传感器跟踪:(见中图)
可以使用sNh命令触发连续测量。根据应用程序的不同，传感器可以根据设定的时间连续输出测量距离。
所需的采样时间可以用命令sNh+x (x可以在0到85 ‘ 40 ‘ 000毫秒之间自由设定)。这种类型的测量被用于各个领域(木材工业，钢铁工业，监测，物流等)。
使用缓冲跟踪:(见下图)
如果几个传感器连接到一个串行接口(例如RS-485)时，通常某一个传感器不可能长时间占用数据传输通道，这时该传感器采用了跟踪缓冲模式sNf (sNf+x, x in ms)，使该传感器可以独立于其他传感器进行测量，测量结果缓冲在传感器中，只有通过当PLC发送sNq命令，传感器才会返回结果。这意味着数据线只需要占用很短的时间。这种测量方法主要应用于有多个传感器连接在同一个总线上的监测领域。
更多细节请参见技术参考手册 (see 下载)。