Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03218.jsonl.gz/2764

Absolute Feuchte
Sie gibt an, wie viel g Wasser in 1m3 Luft enthalten ist.
Feuchtestrumpf
Textilschlauch, der über ein Thermometer eines Psychrometers gezogen wird. Der
Strumpf wird befeuchtet und gestattet so, die Feucht-Temperatur zu messen.
Feucht-Temperatur
Die Temperatur gemessen an einem befeuchteten ventilierten Thermometer eines
Psychrometers
H-Messelement
Speziell präparierte menschliche Haare quellen unter Feuchtigkeitseinfluss und
verändern dadurch ihre Länge. Diese Längenänderung ist ein Mass für die relative
Luftfeuchte. Der Einsatzbereich erstreckt sich von 10 ... 100% rel. Luftfeuchte im
Temperaturbereich von -60 ... +70°C. Haarmesselemente müssen regeneriert werden.
Hygrogeber
Allgemein für Feuchte-Messgeräte mit elektrischem Messwertausgang.
Hygrograph
Mechanisch registrierendes Messgerät zur Aufzeichnung der relativen Luftfeuchte in
Abhängigkeit von der Zeit.
Hygrometer
Allgemein für anzeigende Feuchte-Messgeräte.
Hygrostat
Feuchteabhängiges Schaltgerät zur Steuerung von Be- oder Entfeuchtern oder als
Signalauslöser bei Über- oder Unterfeuchtung von feuchtempfindlichen Einrichtungen.
Kapazitives Messelement
Ist eine Anordnung, bei der eine Änderung der relativen Feuchte eine Aenderung der
elektrischen Kapazität zur Folge hat. Beispiel: Ein Polymerfilm auf einem Träger-
material ändert seine Kapazität bei der Absorption von Wasserdampf.
K-Messelement
Speziell behandelte Kunststofffasern verändern unter Feuchtigkeitseinfluss ihre Länge.
Diese Längenänderung ist ein Mass für die relative Luftfeuchte. Der Einsatzbereich
erstreckt sich von 0 ... 100% rel. Luftfeuchte im Temperaturbereich von 0 .. +1000C.
Psychrometer
Messgerät, das durch Messung der Trocken- und Feuchttemperatur und mit Hilfe
der Psychrometerformel die Luftfeuchte bestimmen lässt. Wird wegen der guten
erreichbaren Messgenauigkeit auch als Referenzgerät benutzt.
Pt 100 Widerstands-Thermometer
Die temperaturabhängige Widerstandsänderung einer Messwicklung aus Platindraht
wird als Mass für die Temperatur verwendet. Als Grundwert wird 100 Ohm für 0°C
verwendet (Pt 100). Die Widerstandswerte in Abhängigkeit von der Temperatur sind
in IEG 751 genormt. Es findet seine Anwendung in Psychrogebern.
Relative Feuchte
Ist das prozentuale Verhältnis der absoluten Feuchte zur Sättigungsmenge des
Wassers in der Luft, bei der aktuellen Temperatur.
Taupunkt
Ist ein Mass für die absolute Feuchte in der Luft und gibt die Temperatur an, bei der
unter Abkühlung die Sättigungsgrenze erreicht wird.
Tensiometer
Messgerät zur Messung der Bodensaugspannung (Wasserbedarf von Böden). Wichtig
zur Bestimmung von Bewässerungsmassnahmen.
Trocken-Temperatur
Die Umgebungstemperatur gemessen an einem trockenen ventilierten Thermometer
eines Psychrometers.