Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01256.jsonl.gz/240

ASTM E8 Prove di resistenza a trazione di materiali metallici
La Norma ASTM E8 descrive i metodi per le prove di resistenza a trazione per determinare lo snervamento, l’allungamento allo snervamento, la resistenza a trazione, l’allungamento e la riduzione di area di materiali metallici. La stessa è valida per materiali metallici in qualsiasi forma, incluso: lamiere, piastre, fili, aste, barre, tubi con sezione rotonda, quadrata o rettangolare. Per ciascuno di questi materiali, la Norma stabilisce la forma geometrica e le dimensioni dei campioni, che impongono specifiche soluzioni di bloccaggio, fondamentali per l’esecuzione con successo delle prove.
I tipi più comuni di campioni hanno forma rettangolare o rotonda. I campioni rettangolari di piastre possiedono una sezione di area ridotta con 38,1 mm (1,5 in) di larghezza ed uno spessore nominale di 4,76 mm (3/16 in) o più. I campioni rettangolari di lamiere possiedono una sezione di area ridotta con 12,7 mm (1/2 in) di larghezza ed uno spessore che non dovrebbe superare i 19,05 mm (3/4 in). Campioni sotto dimensionati con una larghezza di 6,35 mm (1/4 in) possono essere utilizzati per materiali con spessore fino a 6,35 mm (1/4 in). Quando lo spessore del materiale supera i 12,7 mm (1/2 in), si possono impiegare campioni rotondi, che assai frequentemente hanno un diametro di 12,7 mm (1/2 in) e sono utilizzati in modo tipico per materiali metallici fusi o forgiati.
Noi eseguiamo le prove su campioni di forma rettangolare adottando numerosi morsetti con azione meccanica a cuneo, come pure morsetti con chiusura a vite, pneumatica od idraulica, provvisti di facce rigate. Suggeriamo di ricorrere a facce con rigature a V o filettate per i campioni rotondi, in relazione alla geometria delle estremità dei campioni stessi. Morsetti pneumatici per corde e filati sono da noi impiegati in modo tipico per sottoporre a prova fili sottili, perché distribuiscono il carico su un lungo tratto del filo allo scopo di evitare rotture nella zona di serraggio. Una preparazione inadeguata dei campioni è spesso la causa di risultati insoddisfacenti delle prove. Una lavorazione meccanica accurata è la premessa indispensabile per realizzare risultati precisi e certi di prova.
La nostra serie di apparecchiature universali di prova soddisfa o supera i requisiti di precisione prescritti dalla Norma ASTM E8, in vista dell’ottenimento di risultati soddisfacenti. Il software Bluehill® fornisce funzioni standard per eseguire le prove di resistenza a trazione in modo semplice ed accurato. Raccomandiamo di ricorrere al modulo dedicato ai metalli Bluehill per requisiti più complessi di prova che impongono una variazione di velocità in diversi punti o per specifiche velocità di applicazione della sollecitazione o della deformazione. Questo modulo consente anche di calcolare risultati, quali l’allungamento allo snervamento, il limite allo snervamento superiore ed inferiore, come stabilito dalla Norma ASTM E8.
La Instron offre una gamma di soluzioni in fatto di estensimetri, destinati a prove di resistenza a trazione di metalli e capaci di soddisfare o superare le classificazioni di precisione della Norma ASTM E8. Quando si eseguono misurazioni di deformazione, quale quella corrispondente alla resistenza allo snervamento, raccomandiamo tipicamente la nostra serie 2630 di estensimetri assiali agganciabili. Estensimetri senza contatto, come il nostro Advanced Video Extensometer (AVE), consentono di stabilire l’allungamento alla rottura, senza esporre l’equipaggiamento a danni provocati dall’energia rilasciata.
Gli argomenti riportati qui sono solo alcuni tra i principali della Norma ASTM E8, che, vista la complessità e la vastità della stessa, noi vi raccomandiamo di consultare e studiare per comprenderne appieno i requisiti.
5900 Universal Testing Systems are engineered for precision, built for durability, and offer the flexibility for changing requirements. They are designed with standard and optional features that increase testing efficiency and improve the testing experience for the operator. A wide range of models are available for testing capacities from < 100N up to 600kN.
- Prodotti
- 6/1/2017
- 2.8 MB
Catalog number 2716-015
- Prodotti
- 1/5/2005
- 316.7 KB
The 2630-100 series of extensometers offers speed of attachment and ease-of-use. The light-weight, rugged cross-brace design eliminates errors caused by physical distortion, while built-in protection ensures that damage is not caused by over-extension. The low operating-force arms of the extensometer reduce the possibility of knife-edge slippage when testing hard or smooth surfaced materials.
- Prodotti
- 6/3/2013
- 0.5 MB
The second generation Advanced Video Extensometer (AVE 2) utilizes patented measurement technology in the fastest, most accurate non-contacting strain measurement device commercially available. The device dramatically reduces errors from thermal and lighting variations that are common in most labs. It can easily be adapted to nearly every testing system in your lab.
- Prodotti
- 1/26/2018
- 1.3 MB
Bluehill Universal Software is built from the ground-up for touch interaction and an intuitive user experience. Discover simpler and smarter testing with features such as pre-loaded test methods, QuickTest in seconds, enhanced data exporting: and Instron Connect – a new feature that provides a direct communication link to Service. Users of previous versions of software such as Bluehill 2 and Bluehill 3 can easily upgrade to the newest version of Bluehill.
- Prodotti
- 2/26/2017
- 1.4 MB