Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03297.jsonl.gz/1501

Singlepoint Wägezellen
Für den Einsatz in hoch korrosiven und rauen Umgebungen können Sie Edelstahlausführung, in Kombination mit einer hermetisch dichten Glas-Metall Abdichtung, verwenden
In weniger kritischen Anwendungen können Sie Single Point-Wägezellen aus Aluminium mit einzigartigem Feuchtigkeitschutz einsetzen.
Was ist eine Single-Point-Wägezelle, und wie funktioniert sie?
Eine Single-Point-Wägezelle ist eine der Hauptarten oder Typen von Wägezellen, die in der Wägeindustrie weit verbreitet ist. Eine Waage kann mit einer einzigen Zelle gebaut werden, anstatt von Zellen an jeder Ecke zu benötigen.
Dies macht sie perfekt für den Einsatz in Plattformwaagen, bei denen es eine gewisse Variabilität bei der Platzierung der Last geben kann. Die Messobjekte können überall auf der Plattform platziert werden und dennoch wird ihr Gewicht genau gemessen.
Funktionsprinzip
Single-Point-Wägezellen sind, wie alle anderen modernen Wägezellen auch, im Wesentlichen Aufnehmer, die Kraft oder Gewicht in ein elektrisches Signal umwandeln. Dazu verwenden sie Dehnungsmessstreifen, die am Körper der Wägezelle angebracht sind. Unter Last verformt sich die Form der Wägezelle leicht. Diese Änderung wird von den Dehnungsmessstreifen erfasst, die sich im Einklang mit dem Körper verformen, was zu einer Spannungsänderung führt. Dieses Spannungssignal ist proportional zur Anfangskraft oder zum Anfangsgewicht und kann daher zu deren Berechnung verwendet werden.
Design
Single-Point-Wägezellen gibt es in zahlreichen Formen und Grössen. Alle verfügen über eine innere Öffnung, die eine geometrisch präzise Aussparung des Körpers darstellt.
Single-Point-Wägezellen sind normalerweise entweder aus hochwertigem Aluminium oder rostfreiem Stahl gefertigt. Sie sind sowohl vergossene als auch hermetisch abgedichtete Versionen erhältlich, wobei einige Modelle eine ATEX-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen bieten.