Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03583.jsonl.gz/1

Das A Spürgerät 73 misst
die Dosisleistung – in der Armee als Intensität bezeichnet – der
Gammastrahlung des radioaktiven Ausfalls. Es hat zwei Messbereiche: 1 bis
1000 mR/h und 1-1000R/h. Im Bereich ab 10 mR/herzeugt das Gerät einen
akustischen Alarm, der aber ausschaltbar ist. Es wird durch eine 4,5 V
Batterie betrieben. Die Betriebsdauer in der Schalterstellung mR/h mit Alarm
beträgt ca. 90 Stunden. Das A Spürgerät 73 besteht aus zwei
Geiger-Müller-Zählrohren für die beiden Messbereiche und kann
ausschliesslich Gammastrahlung nachweisen.
Wie setzt man das A Spürgerät überhaupt ein?
Bei der Messung dreht sich der AC Spürer in
etwa 30 Sekunden einmal um die eigene Achse und hält dabei das A Spürgerät
73 ca. einen Meter über dem Boden. Der höchste abgelesene Wert wird
festgehalten, protokolliert und übermittelt. Messungen mit dem A Spürgerät
73 sind wenn möglich 20m von Häusern, Fahrzeugen und anderen Hindernissen
entfernt durchzuführen.