Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03483.jsonl.gz/1909

Transmitter 320
Impulsgeber
Allgemeine Informationen
Das Modell 320 ist ein kompakter, programmierbarer Geber, der Signale von Durchflusssensoren in ein skaliertes Einheiten-/Impulssignal umwandeln kann. Zusätzlich zu unserem Standardrechteckwellensignal kann er auch eine Sinuswelle annehmen; dadurch ist der Geber vielseitig einsetzbar.
Mit einem eingebauten Mikrokontroller und Digitalschaltung wird das 320 über einen Computer mit Windows® programmiert. Es besteht keine Notwendigkeit, Dip-Schalter einzustellen und es werden präzise, genaue und driftfreie Signale mit hoher Auflösung erzeugt.
Das kompakt gegossene Epoxygehäuse misst 44 mm x 70 mm x 25 mm und kann leicht in Schalttafeln, DIN Schienen oder Gehäusen montiert werden. Mit mehreren Eingängen, leichter Handhabung und einer Vielzahl von Gehäusen, ist das Modell 320 ein starker und konkurrenzfähiger Geber für viele anspruchsvolle Anwendungen von heute.
Messprinzip
Impellerzähler
Der Durchflusssensor ist eine Impellerkonstruktion mit einem patentierten nicht-magnetischen Sensormechanismus. Die Laufradform, gekoppelt mit dem Fehlen von magnetischem Widerstand, liefert eine beständige Genauigkeit und Wiederholbarkeit über den Durchflussbereich der Sensoren. Wenn die Flüssigkeit das Laufrad dreht, wird ein schwaches Signal mit einer Frequenz proportional zum Durchfluss übertragen.