Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06888.jsonl.gz/144

Osmomètre à point de congélation
Il s'agit d'un appareil de mesure automatique de la diminution du point de congélation pour l'analyse de la concentration de solutions aqueuses. Il utilise une nouvelle méthode d'agitation par ultrasons lors de la congélation, ce qui améliore la précision des mesures.
L'appareil mesure le point de congélation des solutions aqueuses. La diminution du point de congélation par rapport à l'eau pure est directement liée à la concentration osmotique. L'eau pure gèle à 0 ° C, en solution aqueuse avec une osmolalité de 1 osmol / kg d'eau gèle à -1.858 ° C. 1 mole d'une substance dissoute dans 1 kg d'eau donne une solution de 1 osmol / kg d'eau uniquement pour une une solution idéale et si la substance ne se dissocie pas.
Lors de la calibration la valeur nulle est déterminée à l'aide d'eau distillée et un point en standard avec la solution de NaCl de 300 mOsm / kg. Des contrôles occasionnels montrent que l'étalonnage est très stable. Une solution de 900 mOsm supplémentaire peut être utilisé pour l'étalonnage, de sorte la linéarité de la mesure est assurée pour des concentrations plus élevées.