Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03144.jsonl.gz/3024

Vision-Messungen basieren auf der Idee, die Pendeldehnung als Funktion der Zeit dynamisch zu messen. Drei Aspekte sind wichtig, um die geforderten Spezifikationen zu gewährleisten:
Drehzentrum
Das Rotationszentrum der Waage muss mit einer Genauigkeit von weniger als 30 Mikron gemessen werden.
geometrisch
Bekannte Landmarken müssen am Pendel sichtbar sein. Sie ermöglichen es, auf jedem Bild die Winkelposition der Waage zu erkennen und so die Dehnungskurve zu definieren
temporal
Für eine ausreichende Gangmessung bei maximaler Geschwindigkeit der Waage muss die Abtastfrequenz ausreichend hoch und präzise sein.
Das Erreichen der oben genannten Ziele umfasst zwei aufeinanderfolgende Messmodi: Der erste muss eine Visualisierung des gesamten Pendels (maximal 12 mm) mit einer begrenzten Bilderfassungsgeschwindigkeit ermöglichen. Die zweite muss den Erwerb eines kleineren Gesichtsfeldes ermöglichen, jedoch mit einer hohen Geschwindigkeit.
Es ist wichtig zu beachten, dass das Teilsichtfeld eine dauerhafte Verfolgung der Marker ermöglichen muss, damit das System in der Lage ist, eine Dehnungskurve zu erfassen und aufzuzeichnen. In den folgenden Bildern ermöglicht der Behandlungsbereich beispielsweise die Visualisierung von zwei Gewichten.
Da ohne Auspuff kein akustisches Signal vorhanden ist, werden Amplituden-, Gang- und Geschwindigkeitsmessungen ausschließlich durch die Sicht durchgeführt.
Die Operation unterscheidet sich etwas von der Messung im beibehaltenen Modus, die Erfassung von Bildern mit der Geschwindigkeit Null ist identisch, aber die Methode zur Berechnung der Amplitude ist unterschiedlich. Die Bilder, die den Umkehrpunkten des Pendels entsprechen (Moment, wenn das Pendel stoppt und in die andere Richtung geht) und die Bilder, die den Momenten entsprechen, in denen die Geschwindigkeit am größten ist, werden aufgezeichnet und wenn das Gleichgewicht noch vorhanden ist, analysiert das VideoBalisometer aufgezeichnete Bilder zur Darstellung der Dämpfungskurve, der Betriebskurve und der max.
- Optische Messung bei jedem Wechsel der Amplitude der Waage in freier oder aufrechter Form mit einer Genauigkeit von weniger als 1 ° und dies für unbegrenzte Dauer
- Messung von mehreren Änderungen im freien oder beibehaltenen Modus der Winkelposition (Verlängerung) der Waage alle 1 / 4000stel einer Sekunde
- Messung von akustischen und optischen Schritten auf einer Rubidium-Zeitbasis
- Vergleichende Analyse der Messungen von Kamera und Akustiksystem
Alle mit dem VideoBalisometer durchgeführten Erfassungen werden von einer Rubidium-Zeitbasis mit einer Genauigkeit von 0,1 ppm (1 Sekunde für 270 Jahre) aufgezeichnet. Die Bilder und das akustische Signal (direkt / RS232) werden gleichzeitig erfasst. Die Behandlung wird durchgeführt, indem zwei aufeinanderfolgende vollständige Schwingungen analysiert werden, um die gewünschten Eigenschaften zu berechnen.