Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03348.jsonl.gz/2708

MC-Monitore sind für die kontinuierliche Überwachung von pH-, EC-, TDS- oder Temperaturwerten direkt in Deinem Tank konzipiert.
Jedes Gerät ist mit einer vom Benutzer einstellbaren Sollwertfunktion ausgestattet.
Eine visuelle Alarm-LED wird aktiviert, die blinkt, wenn der pH-, EC- oder Temperaturwert über oder unter diese (vom Benutzer eingestellten) Sollwerte steigt.
Der Monitor wird geliefert mit pH-Sonde MA911B/2 und EC-Sonde MA812, Adapter und Kalibrierlösungen.
BENUTZUNG UND PFLEGE
pH-Messgeräte funktionieren in der Regel aufgrund von Problemen mit der Sonde nicht mehr richtig. Die beiden Teile der pH-Sonde, die Probleme verursachen, sind der Glasmessfühler und die Vergleichsstelle.
FÜHLERKOLBEN
Der Glaskolben verliert mit zunehmendem Gebrauch an Empfindlichkeit und wird schließlich ausfallen. Dies gilt für alle pH-Sonden.
VERGLEICHSSTELLE
Die Vergleichsstelle ist ein kleines Loch, das es dem Messgerät ermöglicht, die Probe mit einer Referenz zu vergleichen. Der Messwert wird auf der Grundlage der elektrischen Differenz zwischen der Probe und der Referenz ermittelt. Wenn die Öffnung der Vergleichsstelle verstopft ist, funktioniert die pH-Sonde nicht mehr.
LAGERUNG
Die pH-Sonde muss feucht gehalten werden. Eine lange, trockene Lagerung schadet der Empfindlichkeit der Sonde. Wenn Sie die Sonde austrocknen lassen, kann dies auch zu einer Verstopfung der Anschlussöffnung führen.
Die Lagerung in einer pH-Sondenlösung oder in pH-Kalibrierpuffern hilft, diese beiden Probleme zu lösen. Lagern Sie die Sonde nicht in Leitungswasser oder DI-Wasser. Dadurch wird die Empfindlichkeit der Sonde beschädigt.
Am besten wird die Sonde gelagert, wenn die Kappe der Sonde mit Aufbewahrungslösung oder Kalibrierungspuffer gefüllt ist und die Kappe fest angezogen ist, um ein Auslaufen zu verhindern. Es wird auch empfohlen, die Elektrode aufrecht zu lagern, um die Gefahr des Auslaufens weiter zu verringern.
REINIGUNG
Rückstände aus der Probe können die Empfindlichkeit des Messfühlers beeinträchtigen und die Verbindungsstelle verstopfen. Dies gilt insbesondere, wenn die Probe viel organisches Material enthält. Wir empfehlen, die Elektrode regelmäßig in Reinigungslösung zu tauchen.
KALIBRIERUNG
Die pH-Sensorkolben werden mit der Zeit unempfindlicher. Stellen Sie daher sicher, dass Sie regelmäßig kalibrieren, um die Genauigkeit Ihres PRO pH Controllers zu erhalten. Kalibrieren Sie auch nach der Reinigung oder nach einer längeren Lagerung.
Spezifikationen:
pH-Bereich: 0,0 bis 12,0 pH
pH-Auflösung: 0,2 pH
pH-Genauigkeit: ±2%
EC-Bereich: 0,00 bis 5,00 mS/cm
pH-Elektrode: MA911B/2 inbegriffen
EC-Elektrode: MA812 inbegriffen
Temperatur Sonde inbegriffen
2x Cleaning Lösung
1x ph 4.01
1x ph 7.01
1x Schraubenzieher
Umgebungsbedingungen: -10,0 bis 60°C; max. RH 95%
Stromversorgung: 12 VDC-Adapter (im Lieferumfang enthalten)