Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01029.jsonl.gz/925

Questo metodo è utilizzato per studiare la forza superficiale di un elemento di fissaggio in velcro. Deve essere chiaro che i test superficiali per gli elementi di fissaggio in velcro coinvolgono una complessa distribuzione della tensione. Quando un elemento di fissaggio in velcro è aperto, le forze relative alla flessione dei monofilamenti, le due strisce e la resistenza alla rottura dei singoli filamenti giocano tutti un ruolo nella tensione risultante.
Un elemento di fissaggio in velcro comprende due strisce strette, in tessuto. Il nastro maschio è costruito con un monofilamento a forma di gancio o a forma di fungo. Il nastro femmina è realizzato con filati multifilamento. Quando si mettono in contatto i due nastri gli elementi maschio e femmina si attaccano formando una chiusura sicura che può essere separata tirando entrambe le estremità.
Il metodo di prova per la norma EN 12242 è adatto per le prove sulle coppie di strisce di un elemento di fissaggio in velcro che vengono separate a velocità costante tirando da un bordo aperto di una chiusura predisposta. Questo viene fatto in modo tale che la separazione avvenga progressivamente lungo la chiusura in una direzione parallela alla lunghezza delle strisce che formano la chiusura. Questo metodo serve per la determinazione della tensione superficiale media e delle caratteristiche della tensione superficiale del prodotto per una determinata velocità di spostamento.
In linea di principio le estremità libere del provino vengono sostenute tra due morsetti e vengono tirate ad una certa lunghezza con una velocità di spostamento costante. Per registrare la prova, è importante avere una alta velocità di registrazione dei dati e una velocità di trasferimento al PC di 100Hz o più per catturare e registrare tutti i picchi positivi e negativi.
Consigliamo di utilizzare morsetti ad azione pneumatica con superfici rivestite in gomma per il fissaggio del materiale montato su una macchina per prove di trazione. Anche se i morsetti manuali funzionano bene, molti dei nostri utenti preferiscono i morsetti ad azione pneumatica per la facilità di utilizzo, la produttività e una migliore ripetibilità. Questi morsetti permettono di impostare una pressione di fissaggio, mentre le maniglie manuali dipendono dalla forza dell'operatore (che può non essere così ripetibile). Troviamo che la pressione di fissaggio e l'allineamento del provino siano molto importanti in questi test. Un’esagerata pressione di fissaggio è in grado di produrre rotture premature, mentre una pressione insufficiente può portare allo slittamento del provino o a rotture in prossimità dei morsetti. Questi morsetti sono solitamente montati su degli strumenti da tavolo a colonna singola o doppia. Usando un software di prova, come il Bluehill ® 2, il metodo di prova viene utilizzato per inserire i dettagli del provino, impostare il controllo di prova, calcolare automaticamente i risultati desiderati e le statistiche e produrre un rapporto di prova del tutto in conformità con la norma.
Suggeriamo di esaminare la norma EN12242 per comprendere completamente il dispositivo di prova e i requisiti di risultati.