Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06960.jsonl.gz/219

ADULTES :
Q: Quel volume d'eau dois-je instiller ?
A: Un professionnel de santé vous indiquera le volume d'eau à utiliser. Pour les adultes, on commence généralement à 500 ml environ. Il est possible d'ajouter jusqu'à 200 ml d'eau dans le réservoir pour activer la surface hydrophile de la sonde et expulser l'air du système.
ENFANTS :
Q: Quel volume d'eau dois-je instiller ?
A: Un professionnel de santé vous indiquera le volume d'eau à utiliser. Pour les enfants, il est courant de calculer le volume d'eau de la manière suivante : 20 ml/kg de poids corporel. Il est possible d'ajouter jusqu'à 200 ml d'eau dans le réservoir pour activer la surface hydrophile de la sonde et expulser l'air du système.
Q: Puis-je ajouter du sel à l'eau ?
A: Le système Navina Classic peut être utilisé avec une solution saline, mais le produit doit être rincé à l'eau propre directement après son utilisation.
Q: La température de l'eau est-elle importante ?
A: Utilisez toujours de l'eau tiède (entre 36 °C et 38 °C). L'eau trop froide peut être désagréable et provoquer des crampes. L'eau trop chaude peut irriter les parois fragiles du rectum et du côlon.
Q: Puis-je utiliser du gel sur la sonde ?
A: Non, la sonde a une surface hydrophile qui deviendra glissante une fois immergée dans l'eau. Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter du gel.
Q: Quel type d'eau dois-je utiliser ?
A: Utilisez uniquement de l'eau du robinet potable ou en bouteille.
Q: À quelle rapidité dois-je pomper pour instiller l'eau ?
A: Un professionnel de santé vous indiquera le débit d'eau à utiliser. L'eau doit être instillée suffisamment rapidement pour stimuler la paroi intestinale, mais pas trop rapidement, au risque de provoquer des crampes abdominales, des douleurs ou des contractions réflexes fortes. Un pompage toutes les 5 à 10 secondes correspond à un débit d'environ 300 à 500 ml/minute.
Q: Quelle est la taille de ballonnet recommandée ?
A: Un professionnel de santé vous indiquera la taille du ballonnet recommandée. Il doit être suffisamment gros pour maintenir la sonde et obturer l'orifice anal pour limiter les fuites pendant l'irrigation. Il faut effectuer au maximum 5 pressions pour la sonde Regular (standard) et 2 pressions pour la sonde Small (courtes).
Q: La taille du ballonnet peut-elle être ajustée ?
A: Le ballonnet peut être dégonflé en appuyant sur le bouton .
Q: Que faire si l'eau ne circule pas lorsque j'utilise la pompe bleu foncé ?
A: Assurez-vous que le réservoir est rempli d'eau et que le couvercle est complètement fermé. Assurez-vous que les tubulures sont fermement raccordées et qu'elles ne sont pas obstruées ni tordues.
Q: Que faire si le debit d'eau est trop faible ?
A: Assurez-vous que le circuit d'eau est ouvert sur l'unité de contrôle Navina Classic. Assurez-vous que :
- Le couvercle du réservoir d'eau est complètement fermé.
- Les tubulures sont raccordées aux emplacements adéquats.
- Les tubulures sont fermement raccordées, empêchant toute fuite d'air. Les tubulures ne sont pas obstruées ni tordues.
- Vous ne présentez pas de fécalome et votre rectum est vide. Essayez de placer le réservoir d'eau plus haut. La pression dans le système a peut-être atteint la limite maximale et la valve de sécurité est peut-être ouverte. Dégonflez la sonde et tentez de vider l'intestin. Si vous ne vous sentez pas totalement vidé(e), assurez-vous que vous n'êtes pas constipé(e) et que votre rectum est vide, puis répétez la procédure d'irrigation.
Q: Que faire si des débris de la sonde refluent dans la tubulure ?
A: Si vous constatez que des débris de la sonde refluent dans la tubulure, vous pouvez nettoyer la tubulure en pompant l'eau à travers celleci. De nouvelles tubulures peuvent également être commandées séparément, si nécessaire.
Q: Que faire en cas de fuite d'eau autour de la sonde ?
A: Assurez-vous que la sonde se trouve à l'endroit adéquat. Vérifiez la température de l'eau. Gonflez le ballonnet jusqu'à la taille maximale recommandée. Instillez l'eau plus lentement.
Q: Que faire si la sonde est expulsée avant d'avoir dégonflé le ballonnet ?
A: Limitez le gonflage afin d'éviter de déclencher des réflexes. Instillez l'eau plus lentement. Contactez un professionnel de santé qui évaluera et traitera tout fécalome qui peut être à l'origine de l'expulsion rectale.
Q: Est-il possible d'arrêter l'instillation ?
A: Pour arrêter immédiatement l'instillation d'eau à tout moment, arrêtez le débit d'eau avec l'interrupteur bleu.