Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06199.jsonl.gz/22

为了从 参数比较表格 中正确的选择适合您应用的D系列传感器，首先应了解以下问题。
是否需要橙色Dimetix反光膜?
- 橙色的Dimetix反射膜必须用于超过100米的距离(注意:其他制造商的反射膜可能会损坏Dimetix传感器)。
- 如果必须在100米以下的距离达到高测量速度，强烈推荐使用橙色Dimetix反光膜。
- 对于某些型号的D系列传感器，不能使用橙色的Dimetix反射膜，或者只能在有限的范围内使用。
- 更多关于在自然表面测量的信息， 点击这里。
- 更多关于测量橙色Dimetix反光膜的信息, 点击这里。
要测量的最长距离是多少?
- 请注意：在 参数比较表格 中，单独列出了橙色Dimetix反射膜和自然表面的最大可能测量距离。
用橙色Dimetix反光膜测量时，要测量的最短距离是什么?
- 如果您在橙色Dimetix反光膜上测量的距离始终不小于40 m，则通常可以通过选择DAN-10-150或DAN-30-150来节省大量成本。
- 如果将使用橙色的Dimetix反光膜测量不到40 m的距离，则在选择传感器时必须考虑到这一点，否则可能会损坏传感器。
需要多大的测量精度?
- 对于最高精度的传感器，可提供±1 mm @2σ的测量精度。
- 为了获得最佳成本控制，请考虑±3 mm甚至±5 mm的精度是否足以满足您的需求。
需要哪种测量速率?
- 请注意:在自然表面下，有效实现的测量频率取决于被测表面和距离，更多信息，请点击 这里。
将使用传感器的位置的温度范围是多少?
- 对于室内应用，通常在-10…+ 50°C的温度范围内就足够了。
- 对于室外应用和生产设备，可提供温度范围为-40…+ 60°C的传感器。
- 在超出规定范围的温度下，必须采取适当的措施保护传感器（例如，使用Dimetix D系列传感器的 空气冷却套 ）。
是否会对闪亮的金属表面进行测量?
- 类似于橙色的Dimetix反射膜，发亮的金属表面可能会导致高信号电平-特别是在近距离时。
- 为防止传感器信号过度放大，我们建议使用能在橙色Dimetix反射膜上进行测量的近距离（0.5 m）传感器。
- 有关光泽表面的更多信息，请单击 光泽表面。
是否会对“困难的”表面进行测量? (例如黑暗、多孔、炽热或光亮的表面)
- 困难的表面会损害传感器的测量性能（例如，最大距离，测量速率，精度），甚至完全无法进行测量。
- 因此，建议在项目早期阶段在实际条件下进行测试测量，并征求Dimetix或我们当地销售合作伙伴的意见。