Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03654.jsonl.gz/2710

Die Schichtdicke der Klebverbindung beträgt typischerweise nur wenige zehntel Millimeter. Die Probe wird nun durch Tension (axiale Verschiebung) und/oder Torsion belastet. Um diese minimalen Verschiebungen zu messen, ist ein äußerst präzises und stabiles Messsystem erforderlich. Der Versuchsaufbau beinhaltet daher drei kapazitive Sensoren von Micro-Epsilon, welche über einen kapazitiven Controller der Reihe capaNCDT 6500 mit zugehörigem Demodulator-Modul DL6530 angeschlossen sind. Die Sensoren werden mit einer speziellen Halterung direkt an den Rohrfügeteilen der Doppelrohrprobe befestigt. Zwei Flachsensoren mit 2 mm Messbereich messen die Verschiebung in axialer Richtung und ein zylindrischer Sensor misst die Verschiebung durch Torsion. Dank der eingesetzten berührungslosen Messtechnik gelingt auf einfache Weise die Entkopplung von axialen Verschiebungsanteilen und der Verschiebung durch Torsion.