Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03454.jsonl.gz/209

analoge Hygrometer
Digitale Hygrometer
Zur Messung der Luftfeuchtigkeit in
Das Hygrometer - auch Feuchtigkeitsmesser genannt - misst die relative Luftfeuchtigkeit am Ort seiner Platzierung. Das Wort „Hygro“ kommt aus dem griechischen und bedeutet „Feuchtigkeit“. Ein Hygrometer zeigt die relative Luftfeuchtigkeit - als den Anteil an Wasserdampf in der Umgebungsluft - in Prozenten an. Diese Prozente sind das Verhältnis des enthaltenen Wasserdampfes in der Umgebungsluft zur maximal möglichen Wassermenge in Form von Dampf.
Je höher die Temperatur desto mehr Wasserdampf kann die Luft aufnehmen.
Feuchtigkeit in Innenräumen entsteht durch Blumengiessen, trocknende Wäsche, Kochen, Duschen aber auch durch das Atmen. In schlecht gelüfteten Innenräumen kann Schimmel entstehen; in zu trockenen Räumen trocknen die Schleimhäute aus, was Augenbeschwerden verursacht, Erkältungen begünstigt oder sogar die Haut reizt.
Für eine behagliche Atmosphäre sollte die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 - 60% liegen.
Analoge Hygrometer nachjustieren
Analoge Hygrometer sollten alle 6 Monate kontrolliert und eventuell nachjustiert werden. Dazu legt man den Hygrometer mit der Rückseite ca. 30 Min. auf ein feuchtes Tuch. Nach dieser Zeit sollte der Hygrometer 95% Luftfeuchtigkeit anzeigen. Weicht die Anzeige um mehr als 5% ab, kann der Zeiger durch Drehen des Einstellschlitzes auf der Rückseite neu justiert werden.