Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03394.jsonl.gz/2432

OC 502-t ist ein Kalibrator-Multimeter zum Generieren von Strömen 0/4-22mA in Source- oder Sinkmode und Spannungen von 0-14V. Gleichzeitig können externe Spannungen in den Bereichen ±2V, ±20V und ±200VDC (feste Bereiche oder automatische Bereichswahl) und Ströme bis ±100mA gemessen und am Display dargestellt werden. Zum Kalibrieren von DMS-Verstärkern, Messumformern und Kleinsignalgeräten können mV-Spannungen von 0-28mV oder 0-560mV generiert werden.
DIN-Thermoelemente J, K, N, R, S, T, B, E werden simuliert. Der gewünschte Sensortyp wird gewählt und der Temperaturwert über die Tastatur eingegeben. Die Temperatur erscheint an der Anzeige und das mV-Signal steht an den Ausgangsbuchsen zur Verfügung. Die Anschlussstelle wird auf die Umgebungstemperatur kompensiert. Die Kompensation kann auch ausgeschaltet werden.
Das Gerät wird aus einer internen wiederaufladbaren Li-Ion Batterie versorgt und erlaubt einen 9 Std. Dauerbetrieb mit 20mA Stromausgang und abgeschalteter Hintergrundbeleuchtung.