Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03529.jsonl.gz/1204

Eingabedaten
Die Auswirkung der Abrollgeschwindigkeit auf das Signal wird neutralisiert, indem man die Drehzahl und den Wellendurchmesser mit "hinreichender Genauigkeit" eingibt. Dadurch wird der Ausgangswert (HDi), der Nullpunkt der "normierten" Zustandsskala, eingestellt.
Ausgabedaten
Die SPM HD Methode liefert vier verschiedene Ergebnisse:
- HDm
HDm ist ein skalierter Wert in Dezibel. Er wird hauptsächlich zur Bestimmung des Schweregrads eines Lagerschadens verwendet. Es stellt die höchsten Stöße dar, die während des Messzyklus gefunden wurden. Dieser Wert wird auch für Alarmierung verwendet.
- HDc
HDc ist ein skalierter Wert in Dezibel. Dieser Wert stellt den Pegel dar, wo 200 Stöße / Sekunde vorhanden sind. Er ist hilfreich zur Bestimmung des Schmierzustands.
- Zeitsignal HD
Zeitsignal HD ist äußerst nützlich um zu lokalisieren, wo sich im Lager ein möglicher Schaden befindet. In vielen Fällen ist es auch möglich, die Art des Schadens (gebrochener Innenring mit Abplatzungen, oder einfacher Bruch, usw.) zu bestimmen. Das Zeitsignal HD ist das Ergebnis sehr fortschrittlicher digitaler Algorithmen, bei denen sich wiederholende Stöße verstärkt und zufällig auftretende Signale unterdrückt werden.
- SPM Spectrum HD
SPM Spectrum HD ist das Ergebnis, wenn FFT-Algorithmen auf das Zeitsignal HD angewandt werden. Das SPM-HD-Spektrum ist hilfreich um festzustellen, wo sich ein möglicher Lagerschaden befindet. Es ist auch nützlich für Trendzwecke (Anwenden von Symptom und Band-Werten).
Auswertung
Der Ausgangswert und der Bereich der drei Zustandszonen (grün - gelb - rot) wurden empirisch durch Testen von Lagern unter variablen Betriebsbedingungen festgelegt. Der Maximalwert bestimmt die Lage auf den Zustandszonen. Die Höhe von Teppichwert und Delta (HDm minus HDc) zeigen Schmierprobleme oder Probleme mit dem Lagereinbau und der
Ausrichtung an.
HD Ordnungsanalyse
Bei Maschinen die ihre Drehzahlen ändern, liefert die HD Ordnungsanalyse Funktion zuverlässige und kristallklare Meßergebnisse, auch wenn sich die Drehzahl während der Messung ändert. Diese Funktion ist in einem sehr weiten Drehzahlbereich anwendbar, von niedrigen bis zu hohen Drehzahlen.