Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03362.jsonl.gz/446

Der Lomina Test für okkultes Blut im Stuhl (FOB) ist ein schneller chromatographischer Immunoassay für den qualitativen Nachweis von okkultem Blut im Stuhl. Darüber hinaus wird die Genauigkeit des Tests im Gegensatz zu Guajak-Tests nicht durch die Ernährung der Patienten beeinflusst.
Der Lomina Test für okkultes Blut im Stuhl (FOB) ist ein Schnelltest, der qualitativ geringe Mengen okkultes Blut im Stuhl nachweist. Der Test nutzt das Prinzip der doppelten Antikörper, um fäkales okkultes Blut in Konzentrationen von 50 ng/ml oder mehr oder 6 μg/g Stuhl selektiv nachzuweisen. Darüber hinaus wird die Genauigkeit des Tests im Gegensatz zu Guajak-Tests nicht durch die Ernährung der Patienten beeinflusst.
Viele Krankheiten können okkultes Blut im Stuhl verursachen. Dies wird auch als fäkales okkultes Blut (FOB), menschliches okkultes Blut oder menschliches Hämoglobin bezeichnet. Im Frühstadium von Magen-Darm-Problemen wie Dickdarmkrebs, Geschwüren, Polypen, Kolitis, Divertikulitis und Fissuren kann es keine sichtbaren Symptome geben, sondern nur okkultes Blut. Herkömmliche Methoden auf Guajakbasis haben keine ausreichende Sensitivität und Spezifität und sind zudem mit Ernährungseinschränkungen vor dem Test verbunden.
Der Lomina Test für fäkales okkultes Blut (FOB) ist ein qualitativer Lateral-Flow-Membran-Immunoassay für den Nachweis von okkultem Blut im menschlichen Stuhl. Die Membran ist im Testbereich des Streifens mit einem Anti-Hämoglobin-Antikörper vorbeschichtet. Ein Gemisch aus Stuhl und Reagenz wandert durch die Membran, wo während der Kapillarwanderung eine immunochemische Reaktion stattfindet, die mit dem Anti-Hämoglobin auf der Membran reagiert und eine farbige Bande bildet. Das Vorhandensein des farbigen Streifens im Testbereich weist auf ein positives Ergebnis hin, sein Fehlen auf ein negatives Ergebnis. Zur Überprüfung des Verfahrens erscheint im Kontrollbereich immer eine farbige Bande, die anzeigt, dass die richtige Probenmenge zugegeben wurde und die Membran aktiviert wurde.
Der Test ist für die Verwendung von Stuhlproben entwickelt und getestet worden.
Entnahme von Stuhlproben
Im Kontrollbereich (C) erscheint eine einzelne farbige Linie. Im Testbereich (T) erscheint keine farbige Linie.
Zwei farbige Linien erscheinen. Eine Farblinie sollte sich im Kontrollbereich (C) und die andere Farblinie sollte sich im Testbereich (T) befinden. Die Intensität der Farbe im Testbereich (T) hängt von der Konzentration der FOB in der Probe vorhandenen ab. Daher sollte jede Farbschattierung im Testbereich (T) als positiv angesehen werden.
Die Kontrolllinie wird nicht angezeigt. Die wahrscheinlichste Ursache für das Ausbleiben der Kontrolllinie ist ein unzureichendes Probenvolumen oder eine falsche Vorgehensweise. Überprüfen Sie das Verfahren und wiederholen Sie den Test mit einer neuen Kartusche. Wenn das Problem weiterhin besteht, stellen Sie die Verwendung des Testkits sofort ein und wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.