Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01254.jsonl.gz/962

Descrizione
La spirometria a ultrasuoni è un metodo di misurazione rapido per la determinazione diretta e precisa delle portate.
Questo metodo di misurazione a ultrasuoni delle portate a tempo di transito (TrueFlowTM) funziona con una risoluzione di ben 1.000 punti di misurazione al secondo, per cui non sono necessari parametri sostitutivi per la portata (ad es. pressione differenziale, temperatura o turbina).
All'interno del tubo respiratorio ScoutTubeTM, due elementi piezoelettrici contrapposti in diagonale inviano e ricevono onde a ultrasuoni alternate. Senza flusso, il tempo di transito delle onde a ultrasuoni è lo stesso in entrambe le direzioni. Il flusso, spostando l'aria all'interno del tubo, accelererà le onde in una direzione e le rallenterà nell'altra. Maggiore è la differenza tra andata e ritorno, maggiore la portata. Tutti gli altri fattori (proprietà del gas, umidità, temperatura) sono identici per entrambe le direzioni e si annullano a vicenda.
Funzioni
- Sostituzione facile e rapida del tubo respiratorio monouso ScoutTubeTM senza dover assemblare più pezzi.
- L'alta risoluzione di 1.000 punti di misurazione al secondo è una condizione fondamentale per l'affidabilità
- Nessuna fluttuazione dei valori di misurazione dovuta a condizioni ambientali mutevoli o a umidità indotta dal respiro.
- Nessuna necessità di calibrazione durante il funzionamento
- Nessuna misurazione errata dovuta a pneumotacografi non calibrati o calibrati in modo errato
- Determinazione della portata e di tutti i parametri derivati come il volume o anche la resistenza durante la misurazione tramite pletismografia corporea.