Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03455.jsonl.gz/3047

C-Meter
Abstract
Als die Bauteile noch unbeschriftet in der Bastelkiste lagen, war so ein
Gerät unabdingbar. Doch eins zu kaufen wäre langweilig gewesen, beim
Eigenbau lernt man was und das Lehrlingsportemonnaie wird geschont.
Die Messung, resp. die Berechnung, der Kapazität beruht auf der Formel der Ladekurve des Kondensators.\[u_C=U(1-e^{-t/RC})\]
Als erstes wird der Kondensator mit T3 über R15 entladen. Gemessen wird dann die Zeit vom Beginn des Ladevorgangs bis zum Erreichen einer bestimmten Spannung. Das Überschreiten dieser Schwellenspannung wird von einem Komparator erkannt, und in dessen Interrupt Routine wird dann der Zähler angehalten und ein Flag gesetzt, um das Hauptprogramm zu informieren.
Die maximal messbare Kapazität ist 12.4µF, und die Speisespannung von 5V hält auch fast jeder Kondensator aus.
Im Menü kann eine Kalibrierung vorgenommen werden, um die parasitären Kapazitäten der Leiterplatte raus zu rechnen.
Auch gibt es die Möglichkeit, die gemessenen Werte über die UART Schnittstelle auszusenden.