Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03315.jsonl.gz/961

Stromverteiler:
In einem Labor in Berlin wurde ein neues FEI TEM, Titan 80-300 installiert. Nach der Inbetriebnahme wurde festgestellt, dass die Bildqualität nicht den Erwartungen entspricht. Durch entsprechende Magnetfeldmessungen konnte der störende Einfluss einer nahe gelegenen Stromverteilung nachgewiesen werden, welche zum Zeitpunkt der Raummessungen nicht in Betrieb war.
Lösung:
Damit die Störfelder elminiert werden, wurde ein aktives Kompensationsystem eingebaut. Die Problematik von nahen Feldquellen besteht darin, dass der Feldgradient am Standort des Mikroskopes hoch ist. Solche Situationen mit Kompensationssystemen einwandfrei zu lösen gestaltet sich nicht einfach. Ziel der Kompensation soll ja sein ein grösst mögliches Volumen zu kompensieren. In Situationen mit hohem Gradient ist dies jedoch nur bedingt möglich.