Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01160.jsonl.gz/236

La semplice lettura della pressione è utilizzata per calcolare quello che viene chiamato un apparente sforzo di taglio, dando solo un valore apparente della viscosità. La correzione Bagley dà un vero sforzo di taglio, e la viscosità vera può essere calcolata. La viscosità vera è una proprietà del materiale (che varia con la temperatura di prova), ed è paragonabile, anche se ottenuta con reometri diversi e con differenti estrusori capillari. La correzione è fortemente consigliata quando i dati devono essere utilizzati per la simulazione del flusso di progettazione, o studi fondamentali. Al contrario, la viscosità apparente può essere utilizzata solo per confrontare diversi provini testati con lo stesso strumento ed estrusore, ed è tipicamente utilizzata per il controllo della qualità.La correzione Bagley richiede almeno due set di dati ottenuti con lo stesso provino, la stessa temperatura, lo stesso serbatoio e diametro capillare, lo stesso estrusore capillare, e le diverse lunghezze del capillare. L'uso di estrusori 'di lunghezza zero' non è raccomandato dagli standard internazionali.Con un reometro capillare a doppio foro è possibile ottenere la correzione Bagley della viscosità direttamente alla fine del funzionamento di una singola prova, mentre lo stesso risultato richiede due prove con una macchina a singolo foro.
Referenze
- ISO 11443: 2005 "Determinazione della fluidità delle materie plastiche utilizzando reometri capillari e reometri a fessura rettangolare"
- ASTM D3835-09 "Metodo di prova standard per la determinazione delle proprietà dei Materiali Polimerici per mezzo di un reometro capillare"