Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07072.jsonl.gz/984

Art. 34
OPA
La mesure du bruit comprend l'enregistrement de la pression acoustique, du spectre des fréquences et du déroulement chronologique du signal sonore à proximité de l'oreille.
La pression acoustique est mesurée logarithmiquement et son niveau exprimé en décibels (dB).
Le filtre "A", qui est normalisé sur le plan international, tient compte approximativement de la dépendance fréquencielle de la sensibilité de l'ouïe humaine. Les mesures effectuées avec ce filtre donnent des niveaux sonores pondérés A, qui sont exprimés en dB(A).
Il est établi une moyenne énergétique de l'évolution du niveau des bruits variables ou intermittents, c'est-à-dire que l'on détermine le niveau constant (=niveau moyen) contenant la même énergie sonore durant le temps de la mesure. Cela s'opère simplement et avec précision au moyen de sonomètres intégrateurs (1331.8
).
Lors de l'appréciation on calcule le niveau moyen énergétique Leq valable pour la journée de travail ou pour une période représentative. Lorsque la charge acoustique enregistrée durant la mesure est typique pour tout le temps de travail, le niveau moyen mesuré correspond à la valeur Leq. L'exposition partielle au bruit doit être prise en considération énergétiquement. On tiendra compte en l'occurrence
de ce que la valeur Leq est de 10dB inférieure au niveau mesuré lorsque la charge acoustique ne concerne que 10% du temps de travail,
de ce que toute réduction du temps d'exposition de moitié abaisse la valeur Leq de 3dB.
La mesure des détonations nécessite une technique particulière, car les niveaux de crête dépassent les possibilités des appareils de mesure et microphones ordinaires. Pour apprécier les détonations, on recourt au niveau sonore énergétique SEL, qui, durant une seconde, contient la même énergie sonore que l'événement sonore mesuré.
La mesure des ultrasons requiert elle aussi une technique particulière, les sonomètres ordinaires étant limités au spectre audible. Les propriétés des appareils doivent surtout être connues dans la zone de transition située aux alentours de 20kHz.
La mesure des infrasons implique l'utilisation d'appareils dont le domaine de transmission descend jusqu'à 2 Hz.