Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03243.jsonl.gz/1314

Schwingungsüberwachung
Breitband-Schwingungsmessung ist die am weitesten verbreitete und kostengünstige Methode für die Diagnose des allgemeinen Maschinenzustands.
Für dieses Messverfahren gibt es zwei ISO Richtlinien betreffend der Maschinenzustands-Überwachung, die häufig benutzte
ISO 2372 und die neuere ISO 10816, die ein Ersatz für den alten Standard ist.
Merkmale von ISO 10816
Die Messungen werden in drei Richtungen gemacht (horizontal, vertikal, axial).
Der Maschinenzustand wird in der Regel auf Basis einer Breitband-Schwingungsmessung bestimmt, die einen Effektivwert liefert. ISO 10816 hält, je nach Maschinentyp, den unteren Frequenzbereich variabel zwischen 2 und 10 Hz. Die obere Frequenz ist 1000 Hz.
ISO 10816 arbeitet mit dem Begriff Schwingungsgröße, die, abhängig vom Maschinentyp, ein Effektivwert von Geschwindigkeit, Beschleunigung oder Weg sein kann. Wenn zwei oder mehrere dieser Parameter gemessen werden, ist die Schwingstärke jener Wert, der den relativ höchsten Effektivwert liefert. Für bestimmte Maschinen verwendet ISO 10816 auch den Peak-to-Peak-Wert zur Zustandsbestimmung.
Der Standard besteht aus mehreren Teilen, die jeweils eine bestimmte Art von Maschinen behandeln und Grenzwerte liefern, die zwischen zulässiger Schwingung (grüner Bereich), unzulässiger Schwingung (gelber Bereich) und Schwingung, die zu Schäden führt, wenn sie nicht verringert wird (roter Bereich), unterscheiden.
Schwingungsanalyse (EVAM®)
EVAM steht für "Evaluated Vibration Analysis Method" (Ausgewertete Schwingungsanalyse). Die Methode liefert drei Reihen von Maschinenzustandsdaten:
- Zustandsparameter, dies sind gemessen und berechnete Werte, die verschiedene Aspekte der Maschinenschwingungen beschreiben.
- Schwingungsspektren, wo signifikante Linien gefunden, markiert und mit Hilfe von vorgegebenen Fehlersymptomen ausgewertet werden.
- Maschinenspezifische Zustands-Codes (grün, gelb, rot) und Zustandswerte, die auf einer statistischen Auswertung der Zustandsparameter und Symptomwerte basieren.
Für jeden Messpunkt kann der Benutzer eine individuelle Auswahl machen und die Art der Daten, die am besten für die Überwachung einer bestimmten Maschine geeignet sind, definieren. Die Alternativen beinhalten:
- Hüllkurve
- Zeitsynchroner Mittelwert
- Bandalarme und Mittelung der Messergebnisse für eine verbesserte Alarmzuverlässigkeit
Zufällig auftretende hohe Messwerte, die durch Resonanz oder andere Störquellen verursacht werden, werden rausgefiltert, wodurch die Anzahl von Fehlalarmen minimiert wird.
Zeitsignalanalyse
Das Zeitsignal ist die Quelle aller Auswertungen und Berechnungen der Maschinenfrequenzen. Das Zeitsignal ist ein elektrisches Signal, kommend vom Aufnehmer, welches sämtliche Vorkommnisse der Maschine beschreibt. Es zeigt uns die Zeit zwischen den Vorkommnissen und die Stärke der Energie. Gemeinsam mit dem FFT-Spektrum ist es möglich zu unterscheiden, ob es sich um verschiedene Schäden handelt, die das selbe Frequenzmuster aufweisen können.
Zustandsparameter
Zustandsparameter werden in einem bestimmten Frequenzbereich gemessen. Sie können einzeln aktiviert werden und sind in den Messergebnissen und als Diagramme dargestellt. Verfügbar sind: