Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03177.jsonl.gz/852

Frage: Der Controller ist auf +5°C eingestellt (als Beispiel). Das Gerät kühlt bis auf ca. +8°C und bleibt dann bei diesem Wert stehen.
Antwort : Die Peltieranlage ist zu schwach ausgelegt, oder es fehlen die nötigen Wärmeisolationen auf der Kaltseite.
Frage: Der Controller kann die eingestellte Temperatur nicht konstant halten. Es besteht ein Ueber- und Unterschwingen der Zieltemperatur.
Antwort: Die Filter-Zeitkonstante ist zu kurz eingestellt, oder andere Reglerparameter sind nicht angepasst.
Frage: Die Anlage kühlt auf den gewünschten Wert hinunter und steigt dann selbständig wieder an.
Antwort: Die Anlage ist nicht im Gleichgewicht, d.h. die auf der Warmseite anfallende Wärme kann nicht genügend an die Umgebung abgegeben werden, wodurch die Warmseite immer wärmer wird. Wegen der begrenzten Temperaturdifferenz folgt die Kaltseite der Warmseite. Lösung: grösserer Kühlkörper oder stärkerer Ventilator oder beides auf der Warmseite vorsehen
Frage: Der Controller kann den Sollwert nur kurzzeitig halten. Er verändert ihn stets mit langsamen Ueber- und Unterschreiten.
Antwort: Der Temperatursensor ist zu weit vom Peltierelement entfernt. Dadurch entsteht eine Regelstrecke mit Totzeit. Derartige Regelstrecken sind nur sehr schwer stabil zu halten.
Frage: Kann der Controller auch mit einer vom Kunden selbst erstellten Software verwendet werden?
Antwort: Ja, zu beachten ist, dass die Befehle Zeichen für Zeichen über die Schnittstelle gesandt werden, und erst nach Empfang des Echos eines Zeichens das nächste Zeichen gesandt wird. (Senden des Befehls als String funktioniert NICHT). Wichtig ist auch das richtige Abschlusszeichen „§“, je nach Betriebssystem / Zeichensatz werden diesem Zeichen verschiedene Werte zugeordnet. Richtig ist dezimal 21 oder hex 0x15. Bitte beachten Sie auch die entsprechenden Hinweise in den Manuals.