Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/05915.jsonl.gz/2

KB020 如何安装橙色反光板 在装配橙色反光靶板或反光膜时，必须注意以下几点: 仅使用Dimetix反光靶板 (见 附件) 将反射靶板以1-2°的角度安装 (见图) 不要划伤反光靶板 散射光不能在传感器光学中反射 整个激光光斑必须贴合反射板(光斑大小取决于测量距离) 对于有较大水平/垂直偏移量或对准公差的目标(例如起重机系统)，使用足够大的反射膜。