Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03532.jsonl.gz/2153

REINIGUNG – WARTUNG
Reinigung
Die Reinigung beschränkt sich auf die äußeren Teile von NewLife® Intensity und wird mit einem trockenen Tuch oder, bei Bedarf, mit einem in Wasser oder Wasser und Seife eingetauchten Schwamm durchgeführt und anschließend gut ausgewrungen oder mit einem in Lösung getränkten Tuch abgewischt Alkohol. Die Verwendung von Aceton, Lösungsmitteln oder anderen brennbaren Produkten ist verboten. Verwenden Sie keine Schleifpulverprodukte.
Der abnehmbare Staubfilter muss alle 100 Stunden oder bei Bedarf mit Wasser und Seife gereinigt werden. Spülen und auswringen. Ersetzen Sie den trockenen Filter.
Gewöhnliche Desinfektion
Aufgrund des Vorhandenseins des Filters, der im Inneren des Geräts hergestellt wird, betrifft die aktuelle Desinfektion nur die externen Zubehöre der Sauerstofftherapie: Luftbefeuchter, Sonden, Nasenkanülen. (Ziehen Sie die entsprechenden Gebrauchsanweisungen bei).
Um alkoholhaltige Lösungen zu verwenden, darf das Gerät nicht verwendet werden.
Folgende Mindestanforderungen sind zu beachten:
Luftbefeuchter
Jeden Tag:
- Entfernen Sie das Wasser aus dem Luftbefeuchter.
- Spülen Sie den Befeuchterbehälter mit Fließwasser aus.
- Befüllen Sie den Befeuchter bis zur Füllstandsmarke mit geringeren mineralisierten Wasser.
Regelmäßig:
- Desinfizieren Sie das Material, indem Sie es in eine Desinfektionslösung eintauchen (wir empfehlen im Allgemeinen Wasser mit wenig Bleichmittel).
- Spülen und trocknen lassen.
- Prüfen Sie den Zustand der Dichtung in der Luftbefeuchter Abdeckung.
Sauerstoffabgabevorrichtung:
- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers.
Für jeden neuen Patienten:
Der Befeuchter muss, wenn möglich, sterilisiert oder ersetzt werden. NewLife® Intensity muss gemäß den obigen Anweisungen gereinigt und desinfiziert werden. Der im Gerät produzierte Filter muss ersetzt werden. Wir empfehlen, auch den Staubfilter auszuwechseln. Der gesamte Sauerstoffversorgungsatemschlauch (Nasenkanüle für Sauerstofftherapie usw.) muss ersetzt werden.