Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03164.jsonl.gz/1409

Boveda Kalibrierungs-Kit für Hygrometer
Die bidirektionale Feuchteregelungs-Technologie von Boveda, wie sie im One-Step Kalibrierungs-Kit verwendet wird, basiert auf wissenschaftlichen Prinzipien (Raoult's Gesetz und Henry's Gesetz), die seit über 100 Jahren bekannt sind. Eines dieser Prinzipien ist, dass eine gesättigte Lösung von Salzwasser einen konstanten Wert der relativen Luftfeuchtigkeit in einem geschlossenen Behälter beibehält. Dieses unveränderliche Gesetz ist die Grundlage von Boveda. Dieses Prinzip wird von Chemikern und Labormitarbeitern weithin verwendet und akzeptiert, um die Genauigkeit jedes Hygrometers, ob digital oder analog, zu bestimmen. Deshalb sollte der Boveda Kalibrierungs-Kit verwendet werden, um die Genauigkeit Ihres Hygrometers zu überprüfen.
- Legen Sie ihr Hygrometer in den Boveda zip-bag und verschliessen Sie ihn.
- Lassen Sie den Boveda zip-bag für 24 Stunden geschlossen.
- Achten Sie auf eine Raumtemperatur von 19 bis 24 Grad Celsius.
- Nach 24 Stunden sollte ihr Hygrometer +/- 0.3% Abweichung von der Angabe von 75% auf dem Boveda zip-bag anzeigen.
- Ist die Abweichung mehr oder weniger addieren bzw. subtrahieren Sie den Wert von der Hygrometeranzeige.
- Das Resultat ist die effektive Feuchtigkeit in ihrem Humidor.