Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07078.jsonl.gz/444

Il est essentiel d'assurer un bon couplage de l'énergie acoustique entre le
transducteur et le liquide. Quand il faut traverser une paroi, un gel de couplage
doit être utilisé. Il faut absolument éviter la présence de gas ou d'air le long
du chemin ultrasonore car leur très faible impédance acoustique empêche toute
propagation de l'onde.
Dans la mesure du possible il est toujours préférable d'immerger le transducteur dans le liquide. Tous les transducteurs produits par Signal Processing SA peuvent être immergés.
Quand la longueur du câble n'est pas suffisante, il est tout à fait possible de prolonger le câble par une rallonge. Il est alors impératif d'utiliser un câble coaxial d'impédance 50 ohm, comme les câbles RG58 ou RG174. Au delà de 10 mètres, l'attenuation du signal et la dégradation du rapport signal/bruit se font sentir de manière significatives.