Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01227.jsonl.gz/7

Resistenza alla trazione dei materiali polimerici cellulari flessibili ISO 1798
La norma ISO 1798 studia la resistenza alla trazione e la deformabilità dei materiali polimerici cellulari flessibili quando vengono tirati a una velocità di spostamento costante fino alla rottura.
In linea di principio, il provino è sostenuto da due morsetti e dotato di un estensimetro in un tratto utile. Il provino viene tirato fino alla rottura ad una velocità costante di spostamento. Il carico e la tensione vengono registrati durante la prova e vengono utilizzati per determinare la resistenza alla trazione e l'allungamento alla rottura. Per registrare la prova è importante avere un'alta frequenza di campionamento dei dati. Questa è una velocità di trasferimento al PC di 100Hz o più per catturare e registrare tutti i dati.
Per questa prova abbiamo utilizzato morsetti ad azione pneumatica con superfici rivestite in gomma per il serraggio del materiale montato su di una macchina per prove di trazione. Anche se i morsetti manuali funzionano bene, molti dei nostri utenti preferiscono i morsetti pneumatici per la facilità di utilizzo, la produttività e una migliore ripetibilità della prova. I morsetti pneumatici consentono di impostare una pressione di serraggio, mentre quelli manuali dipendono dalla forza dell'operatore (che può non essere così ripetibile). Troviamo che la pressione di serraggio e l'allineamento del provino siano molto importanti in queste prove. Troppa pressione di serraggio è in grado di provocare rotture premature, mentre una pressione insufficiente può portare allo slittamento del provino o a rotture in prossimità dei morsetti. Questi morsetti di solito sono montati su strumenti da tavolo a colonna singola o a doppia colonna.
Si possono usare due metodi di misurazione della deformazione. Un estensimetro a contatto a corsa lunga viene collegato al provino. Questa soluzione include un meccanismo appropriato per determinare la variazione relativa della lunghezza della parte appropriata del provino. Oppure si può usare un estensimetro ottico senza contatto come meccanismo di visualizzazione adatto per la determinazione della variazione relativa di lunghezza della parte appropriata del provino.
Suggeriamo di utilizzare un software per la prova dei materiali, come il Bluehill ® 2, per poter inserire i dettagli del provino, impostare il controllo di prova, calcolare automaticamente il risultato desiderato e le statistiche e produrre un rapporto di prova del tutto in conformità con la norma.
Suggeriamo di esaminare la norma ISO 1798 per comprendere pienamente il dispositivo di prova ed i requisiti dei risultati.
The Instron® model XL (long travel) extensometer is a precise device for measuring strain in highly extensible materials such as elastomers, semi-rigid plastics and films.
- Prodotti
- 3/19/2007
- 316.7 KB
Screw side-action grips provide a very simple and efficient method for holding test specimens in a wide range of applications. The dual - acting design of 2710-100 series grips means that jaw faces can be adjusted to accommodate different specimen thicknesses. This ensures that the line of tensile force remains concentric with the grip body. They can be equipped with a selection of interchangeable grip jaw faces in various sizes and choice of surfaces including smooth ground, rubber-coated and serrated. Line contact and special coated faces are also available.The unique ‘snap-on’ jaw face attachment makes changing faces extremely quick and simple.
- Prodotti
- 6/28/2017
- 1.3 MB
The Instron Standard Video Extensometer(SVE)is a non-contacting extensometer that meets most testing standards for accuracy. The SVE can be used to measure axial strain in a wide variety of materials through failure and provides many advantages over traditional contacting extensometers.
- Prodotti
- 11/22/2013
- 169.4 KB
Le macchine di prova della Serie 3300 offrono la qualità Instron nelle prove statiche monotonali standardizzate e di routine, al prezzo più conveniente
- Prodotti
- 4/19/2017
- 3.3 MB
5900 Universal Testing Systems are engineered for precision, built for durability, and offer the flexibility for changing requirements. They are designed with standard and optional features that increase testing efficiency and improve the testing experience for the operator. A wide range of models are available for testing capacities from < 100N up to 600kN.
- Prodotti
- 6/1/2017
- 2.8 MB
Bluehill Universal Software is built from the ground-up for touch interaction and an intuitive user experience. Discover simpler and smarter testing with features such as pre-loaded test methods, QuickTest in seconds, enhanced data exporting: and Instron Connect – a new feature that provides a direct communication link to Service. Users of previous versions of software such as Bluehill 2 and Bluehill 3 can easily upgrade to the newest version of Bluehill.
- Prodotti
- 2/26/2017
- 1.4 MB