Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07246.jsonl.gz/827

Pour casque MBT-09 et enfant HD205
Ce transducteur miniature inertiel fonctionne dans les deux sens, il peux servir de microphone ou d'haut-parleurs. Il est utilisé notamment pour la communication et l'amélioration de la parole dans des équipement et des prothèses auditives. Physiquement, le dispositif est en forme de goutte et est fabriqué en plastique ABS hautement résistant. Il mesure environ 24mm x 17mm et est d'environ 14 mm d'épaisseur. Il dispose de 2 insertions pour le montage d'un serre-tête qui peut être fourni en option. Contrairement à de nombreux autres transducteurs inertiels qui présentent une réponse en fréquence avec un seul pic autour de 1200Hz. Ce vibrateur a une réponse presque linaire de 500Hz à 14000Hz, + / -4 dB. Le son est donc clair avec une bonne reproduction des harmoniques.
Bien qu'il puisse être utilisé comme un microphone, la principal application de ce Transducteur est de fonctionner comme récepteur du son pour l'audition dans des dispositifs d'assistance. Le capteur est porté sur la tête, le plus fréquemment sur les os mastoïde derrière le pavillon de l'oreille. Il transpose le son directement aux fluides de la cochlée, contournant ainsi le tympan et la chaîne des osselets. Il est donc possible pour une personne à l'audition limitée, que ce soit à cause d'une perforation du tympan, du blocage ou de la brisures des os de l'oreille, d'entendre en utilisant la conduction osseuse.