Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03135.jsonl.gz/770

Wie wechselt man den Sensor bei einem LabMaster-aw neo? Was braucht man alles dafür und kann man etwas falsch machen? Wir haben die Anleitung in ein Video verpackt und zeigen Ihnen Schritt für Schritt wie einfach es ist, den Sensor unseres benutzerfreundlichen LabMaster-aw neo zu wechseln. Für diejenigen, die das lieber schriftlich haben, haben wir natürlich auch noch eine Anleitung erstellt. Einfach weiter scrollen und los geht's.
Anleitung für den Sensorwechsel:
Bevor Sie beginnen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die notwendigen Materialien und Werkzeuge zur Verfügung haben. Um den Sensorwechsel auszuführen benötigen Sie folgende Elemente:- Inbusschlüssel, der im Kit enthalten war und sich im Salz-Standardkoffer befindet.
- Messsensor als Ersatzteil. Bitte beachten Sie, dass es verschiedene Versionen gibt:
o awSens-ENS Sensor für Standardanwendungen
o awSens-ELS Sensor für Proben mit Alkohol und/oder starkem Aroma
o CM-2 Sensor für Standardanwendungen
o CM-3-Sensor für Proben mit Alkohol und/oder starkem Aroma
Zum Starten schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es vollständig herunterfahren.
Öffnen Sie den Salz-Standard-koffer und nehmen Sie den Inbusschlüssel heraus. Öffnen Sie das Instrument, indem Sie den Deckel öffne. Lösen Sie mit dem Inbusschlüssel die 3 Schrauben, mit denen der Messkopf am oberen Teil des LabMaster-aw neo befestigt ist.
Entfernen Sie den Messkopf, indem Sie die schwarze Dichtung wie im Film gezeigt herunterziehen. Der Sensor befindet sich an der Rückseite des Messkopfes.
Legen Sie den Messkopf auf einen Tisch, so dass Sie auf die beiden Schrauben zugreifen können, mit denen der Sensor befestigt ist. Lösen Sie die Schrauben mit dem Inbusschlüssel. Ziehen Sie dann den Sensor heraus, indem Sie die kleine Einbuchtung halten, die sich am Sensor selbst befindet.
Nehmen Sie nun den Ersatzsensor, öffnen Sie den Kunststoffbehälter und entnehmen Sie die Sensorzelle.
Platzieren Sie den Sensor auf dem Messkopf, es gibt nur eine Möglichkeit, wie er passen wird. Drücken Sie den Sensor leicht nach unten und sichern Sie ihn mit den beiden Schrauben mit dem Inbusschlüssel.
Montieren Sie den Sensorkopf wieder am oberen Teil des LabMaster-aw neo. Bitte achten Sie auf die Pins und den Stecker. Es gibt nur eine Möglichkeit, ihn zu montieren.
Befestigen Sie den Messkopf mit den 3 Schrauben. Ziehen Sie die Schrauben mit dem Inbusschlüssel an, achten Sie jedoch darauf, dass Sie nicht zu viel Kraft aufwenden.
Sobald alles wieder an seinem Platz ist, schließen Sie das Gerät und schalten Sie es ein.
Sie haben weitere Fragen zum Wechsel des Sensors oder sie möchten wissen, welchen Sensor Sie für Ihre Anwendung benötigen? Kontaktieren Sie uns noch heute, wir sind sehr gerne für Ihre Fragen oder Anliegen da.
"CtA-Kontaktformular einsetzen"