Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03219.jsonl.gz/680

Folienmessgerät RMK-9T
Kunststoff-Folien aus Polyvinyl-Butyral (PVB) werden zur Herstellung von Verbundsicherheitsgläsern benötigt.
Polyvinyl-Butyral (PVB)-Kunststofffolien sind ein wichtiger Bestandteil von Verbundsicherheitsgläsern, da sie dazu beitragen, Glasscheiben miteinander zu verbinden und im Falle eines Bruchs die Splitter an der Folie haften bleiben. Um eine zuverlässige Haftung zu gewährleisten, ist eine Feuchtigkeit zwischen 0,4 und 0,65% optimal. Wenn der Wassergehalt durch eindringende Feuchtigkeit aus der Umgebung den optimalen Bereich überschreitet, kann dies die Haftung beeinträchtigen und zur Ablösung der Folie von der Glasoberfläche führen. Aus diesem Grund ist es während der Produktion, Lagerung, dem Transport und dem Laminierprozess wichtig, den Wassergehalt in der PVB-Folie zu kontrollieren. Unser Folienmessgerät RMK-9T eignet sich ideal dafür.
Das Messgerät arbeitet im nahen Infrarotbereich und verwendet ein spezielles Wechsellichtverfahren, das eine hohe zeitliche Konstanz aufweist und viele Störeinflüsse vernachlässigbar macht. Die Absorption des Wassers wird gemessen, um den Gesamtwassergehalt in der PVB-Folie zu bestimmen. Bei Bedarf kann auch die Dicke der Folie gemessen werden.
Aufgrund der messtechnisch bedingten Abhängigkeit des Wassergehalts von der Foliendicke kann die Absolutmenge des Wassers in der Folie bei unterschiedlichen Dicken berechnet werden. Das bedeutet, dass der gemessene Wasserwert der Folie nicht mehr von der Schichtdicke der Folie abhängt.
Unser RMK-9T hat einen Messbereich von 0-1% Feuchte (auf Nachfrage 0-2mm Dicke), eine Genauigkeit von +/- 0,01% Feuchte / 0,02mm Dicke und eine Reproduzierbarkeit von 0,005% bei einer T90 von 1 Sekunde.