Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01178.jsonl.gz/862

Installa i sensori
In questo articolo, ti dirò come installare i sensori in modo professionale.
Generalmente
I nostri sensori vengono sempre consegnati insieme al data-hub ai nostri clienti. Secondo la discussione è possibile che tu debba ancora fare due o tre azioni prima che il sensore possa essere messo in servizio.
Collegare sensori e databox
Se i sensori forniti non sono già collegati al databox, questo deve essere fatto prima che il sensore possa essere utilizzato. Quando si collegano i sensori all'hub, assicurarsi che i contrassegni bianchi si sovrappongano.
Inserire la batteria
I sensori sono tutti alimentati dall'hub. A seconda dell'accordo, potrebbe essere necessario inserire autonomamente la batteria nell'hub. È abbastanza semplice. Basta svitare il mozzo e inserire la batteria. Fai attenzione a mettere la batteria nella giusta direzione nel databox.
L'assemblaggio dell'intera stazione meteorologica
La nostra stazione meteorologica può essere semplicemente montata su un palo. È importante posizionare la stazione in una zona del vigneto dove normalmente inizia la malattia. Si consiglia di montare la stazione meteorologica come segue:
Il sensore pioggia: Montare orizzontalmente in cima al palo.
Il sensore dell'aria: Sulla console fornita direttamente sotto il coltello da pioggia
approssimativamente a alto due metri.
Il sensore di umidità fogliare: Dovrebbe essere posizionato al centro del muro fogliare.
Il sensore di terra: Come dettagliato di seguito, è particolarmente importante prestare
attenzione al cavo!
Il sensore pioggia
Durante l'installazione del sensore pioggia, è necessario prestare particolare attenzione al montaggio ad angolo retto. Ciò garantisce l'accuratezza dell'anziano.
Il sensore di umidità fogliare:
Il sensore foglia deve essere liberato dalla pellicola protettiva prima della messa in servizio. L'unione dovrebbe avvenire a un'altezza media nella parete fogliare.
Il sensore dell'aria:
Il sensore aria può essere installato utilizzando il binario in dotazione al centro della chioma.
Il sensore di terra:
Il sensore di terra deve essere prima liberato dalla pellicola protettiva prima della messa in servizio. Durante l'installazione, tenere presente che i fili scoperti possono essere rotti dal decespugliatore o dal decespugliatore e dagli animali. A seconda della posizione, è meglio trovarsi 30-40 cm sotto la superficie nella zona radicale principale.
Se hai problemi contatta:
Ernst Arn
Tél. +41 79 643 59 99 ou <email-pii>