Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07249.jsonl.gz/996

Cette page interactive décrit les différents éléments du banc optique afin de tester et calibrer l’intégralité de l’optique du télescope de CHEOPS y compris le détecteur CCD. La photo a été prise dans la salle blanche de l’institut de physique de l’Université de Berne et le schéma montre le chemin optique de l’installation.
Afin de connaître la réponse spatiale et en longueur d’onde du CCD il est indispensable de l’illuminer avec une source de lumière dont les rayons doivent être parallèles (comme ceux d’une étoile à l’infini). La source doit être uniforme sur la surface du CCD pour avoir la réponse de chaque pixel (flats fields) d’une part, et ponctuelle pour déterminer la PSF d’autre part. Une sphère intégrante assure donc l’illumination uniforme sur toute la surface du CCD et une source ultra stable (Insider du 9.15) permet de simuler la réponse du CCD à l’éclairement d’une étoile. De plus, les deux sources doivent être variables en longueur d’onde.