Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03618.jsonl.gz/2389

Der Airflow Volumenstromzähler dient zur Anzeige von Messwerten, die von bis zu
zwei Sensoren als Analogsignal (Strom oder Spannung) zur Verfügung gestellt
werden. Die Versorgungsspannung der Sensoren kann von der LED
- Messwertanzeige bezogen werden. Die Summenfunktion ermöglicht die Erfassung
der Durchflussmenge. Im Bidirektional
- Modus kann aus zwei unidirektionalen
Strömungssensoren ein bidirektionales Strömungssignal erzeugt werden.
Von den Eingangssignalen und dem Mengenwert können Schaltpunkte für zwei Alarmausgänge abgeleitet werden. Der galvanisch getrennte Analogausgang ermöglicht die skalierbare Ausgabe der
Anzeigewerte.
Der Airflow Volumenstromzähler ist neben den Airflow Strömungssensoren auch für
andere Sensoren (z.B. Druck, Tempera
tur, Feuchte) mit Standard-Analogausgängen
verwendbar.
Der Airflow Volumenstromzähler ist für den Einsatz innerhalb geschlossener Räume vorgesehen und nicht für den Einsatz im Freien geeignet (Kondensationsgefahr auf der Elektronik). Ebenso ist der
Einsatz in sicherheitsrelevanten Anwendungen nicht zugelassen.