Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03318.jsonl.gz/2090

Was sind die Vorteile von Visiofocus® und
Thermofocus® im Vergleich zu anderen Thermometern?

Visiofocus® ist das einzige Fieberthermometer der Welt mit
einem patentierten Projektionssystem, welches den richtigen
Abstand anzeigt um eine genaue Messung durchzuführen. Die
gemessene Temperatur wird direkt auf die Stirn projiziert,
ohne jemals Kontakt mit der Haut zu kommen.
So wie Thermofocus® ist auch Visiofocus® ein extrem
hochentwickeltes Thermometer. Es ist einfach zu bedienen,
sehr zuverlässig, sicher, sehr schnell und hygienisch.
Es besteht kein Risiko des Bruches, wie im Falle eines
Quecksilber-Thermometers. Da im Gegensatz zu anderen
Thermometern Visiofocus® nie in Kontakt mit der Hut kommt,
besteht keine Notwendigkeit, es zu desinfizieren und es
müssen auch keine Schutzhüllen oder Einmalmaterial verwendet
werden. Diese Eigenschaften minimieren das Risiko von einer
Kontamination wesentlich.
Wie funktioniert Visiofocus®?
Wie Thermofocus®, erkennt auch Visiofocus® die natürliche
abgegebene Infrarot-Strahlung des Körpers, insbesondere die
der menschlichen Stirn. In nur wenigen hunderstel Sekunden
nimmt Visiofocus® eine Reihe von 125 Messungen vor. Ein
hochmoderner Mikroprozessor verstärkt und verarbeitet dann
diese Informationen und zusammen mit der Raumtemperatur, die
mittels einer Thermoelementsonde im inneren des Sensors
ermittelt wird. Die Daten werden mit den, im Speicher
enthaltenen, Parametern verglichen und die Ergebnisse dieser
Verarbeitung ist die angezeigte Temperatur.
Warum ist es so wichtig, dass sich das Thermometer im
richtigen Messabstand befindet?
Das effektive Messfeld in dem ein Infrarot-Sensor
funktioniert, ist kegelförmig. Also je weiter sie weg sind,
desto grösser wird die Basis des Kegels.
Wenn der Abstand zur Stirnmitte also zu gross ist, misst das
Thermometer die Temperatur der Augenbrauen, der Augen oder
der Haare mit. Wird der Abstand noch grösser, misst das
Thermometer das ganze Gesicht. In all diesen Fällen, wäre
die gemessene Temperatur nicht die richtige, da es ein
Durchschnitt aller Bereiche des Gesichts wäre, inklusive des
effektiven Messfeldes.
Wie ist der richtige Messabstand?
Mit Hilfe des patentierten optischen Projektionsstem, zeigt
Visiofocus® sowie Thermofocus® den richtigen Messabstand an.
Wenn das Thermometer zu nah ist, oder zu weit weg von der
Haut oder dem Objekt, wird die Temperatur nicht genau
zwischen den beiden Bögen, respektive beim Thermofocus die
beiden Punkte nicht genau übereinander liegen.
Wenn sich die Temperaturanzeige genau in der Mitte der
beiden Bögen, resp. Die beiden Punkte genau
übereinanderliegen, dann ist der Messabstand korrekt.
In welchem Bereich kann Visiofocus® messen?
In Räumen in denen die Temperatur zwischen 16 und 40°C liegt
kann Visiofous®, betrieben werden. Der Messbereich der
Körpertemperatur auf der Stirnmitte, gemessen mittels
„Gesichts“ Taste, ist zwischen 34 und 42,5°C. Mit der „Home“-Taste
ist der Messbereich zwischen 1 und 55°C.
Mit der „Home“-Taste ist es möglich auch in Räumen zu messen
in denen die Temperatur zwischen 5 und 16°C liegt, obwohl
die Genauigkeit dabei nicht garantiert werden kann.
Was bedeuten die verschiedenen Farben des Displays?
Die 5 Farben des Displays sind abhängig von verschiedenen
Funktionen. Das Display leuchtet in:
1. hellblau, wenn die Messung mit der "Gesicht"-Taste
vorgenommen wird (um die Körpertemperatur zu messen)
2. grün, wenn die Messung mit der "Haus"-Taste vorgenommen
wird (um die Temperatur von Gegenständen und Flüssigkeiten
zu messen oder die Hauttemperatur an anderen Teilen des
Körpers zu messen)
3. violett, wenn die Speicher-Funktion aktiviert ist (wenn
Sie die "Mem"-Taste zweimal drücken oder mehrmals während
das Thermometer im Stand-by Modus ist)
4. orange, wenn die Umgebungstemperatur angezeigt wird (wenn
sich das Thermometer im Stand-by Modus befindet und Sie die
"Mem"-Taste einmal drücken)
5. blau, wenn das MQCS (Manual Quick Calibration System)
aktiviert ist
Was kann passieren, wenn die „roten“ Lichter
unabsichtlich in die Augen gerichtet werden?
Es kann nichts passieren. Visiofocus® und Thermofocus®
funktionieren ohne Laser.
Wie lange muss man nach der ersten Messung warten bevor
man eine weitere Messung machen kann?
Mit Visiofocus® und Thermofocus® können Sie sofort eine
Messung ach der anderen durchführen.
In welchen Situationen sollte man Visiofocus® und
Thermofocus® nicht auf der Stirnmitte anwenden?
Starkes Schwitzen kann die Temperatur auf der Stirn
beeinträchtigen. Bei starkem Schwitzen ist es nicht
ausreichend die Stirn zu trocknen, da die ungenauen
Messwerte nicht von den Schweissperlen abhängen, sondern von
der erhöhten Hauttemperatur die beim Schwitzen auftreten und
die dadurch abgeleitete Wärme.
Bei Patienten, welche eine Sauerstoffmaske verwenden. Da die
Sauerstoffmasken nicht hermetisch dicht sind, kommt es zu
einer Sauerstoffströmung die Stirn kalt werden lassen kann.
Bei älteren Menschen kann es vorkommen, dass die
Gefässversorgung an der Stirn vermindert ist. In all den
genannten Fällen wäre die gemessene Temperatur auf der Stirn
zu niedriger als die tatsächliche Körpertemperatur.
Gibt es Alternativen zur Messung auf der Stirnmitte?
Ja. Wir empfehlen die Temperaturmessung mit der „Gesichts“-Taste
nochmals vorzunehmen und die Messung direkt auf dem
geschlossenen Augenlied durchzuführen. Falls die Augen
während der Messung geöffnet werden ist dies kein Grund zur
Sorge. Die Lichter des Projektionssystems sind absolut
harmlos (kein Laser). Sollte die Messung auf dem Augenlied
nicht möglich sein, gibt es noch eine andere Möglichkeit.
Sie können die Messung auch am Hals durchführen. Halten Sie
das Thermometer in die Nähe der Halsschlagader, ca. 2,5cm
unterhalb eines Erwachsenen Ohres und ca. 1cm unterhalb
eines Kinder Ohres und führen Sie eine Messung auf der
Fläche von ca. 5cm horizontal durch. Die Genauigkeit bei
dieser Messtechnik kann nicht garantiert werden. Die
Messwerte können als ein ungefährer Indikator für die
Körpertemperatur und Fieber herangezogen werden.
Kann die gemessene Temperatur mit dem Visiofocus® und dem
Thermofocus® mit der von anderen Thermometern gemessenen
Temperatur verglichen werden?
Die Temperaturmessung mit Visiofocus® und Thermofocus® ist
normalerweise sehr ähnlich, aber nicht unbedingt gleich der
Temperatur die mit anderen Thermometern gemessen werden.
Wenn die Messung im oralen oder rektalen Modus durchgeführt
worden sind, ist die Temperatur sehr ähnlich der Temperatur
von anderen oralen oder rektalen Thermometern.
Die Software von Visiofocus und Thermofocus nimmt
automatisch einen Korrekturfaktor vor, der die
Wärmeableitung von unbedeckten Teilen des Körpers (wie die
Stirn) berücksichtigt. Darüber hinaus unterscheidet sich die
Temperatur von einem Bereich des Körpers zum anderen
(Achsel, Mund, After Stirn) und diese Unterschiede sind
nicht bei allen Menschen gleich, da jeder Mensch seine
eigene Körpertemperatur hat. Um Fieber exakt zu messen,
müssten Sie die Normaltemperatur Ihrer Familienmitglieder
wissen, wenn sie sich in guten Gesundheitszustand befinden
und auch zu den verschiedenen Zeiten des Tages! Zum Beispiel
hat eine Person mit niedrigerer Normaltemperatur unter guten
gesundheitlichen Bedingungen auch eine niedrigere
Fiebertemperatur, als zum Beispiel ein Mensch mit höherer
Normaltemperatur.
Warum ist die Stirn der Beste Bereich für eine Messung?
Der Kopf ist der erste Teil des Körpers, der die Temperatur
im Fall von steigender und sinkender Temperatur ändert. Die
Stirn wird von den Arterien der Schläfe durchquert und ist
der einzige Teil des Körpers, der in direktem Kontakt mit
dem Gehirn ist und nicht mit Haaren bedeckt ist.
Manchmal ist die gemessene Temperatur zu niedrig. Warum?
1. Die Lichter könnten verschmutzt sein: Das Vorhandensein
von Staub oder Schmutz filtert die Infrarot-Emissionen. Die
Folge daraus ist, dass VisioFocus® oder Thermofocus® eine
geringere Temperatur misst, als die reale Körpertemperatur.
Es ist notwendig, um die Lichter sanft zu reinigen, mit
einem Wattestäbchen, das auch leicht mit Alkohol
angefeuchtet werden kann. Verwenden Sie das Thermometer für
mindestens 30 Minuten nach der Reinigung nicht.
2. Die Stirn kann Anzeichen von Schweiss zeigen oder es wird
eine Sauerstoffmaske verwendet oder es handelt sich um einen
älteren Menschen. In all den genannten Fällen kann es zu
einer niedrigeren gemessenen Temperatur kommen. Sie können
die Temperatur nochmals auf dem Augenlid oder am Hals
messen.
3. Öl oder Make-up könnte sich auf der Stirn befinden. Dies
kann ebenfalls zu einem niedrigen Messergebnis führen. Sie
können die Temperatur nochmals auf dem Augenlid oder am Hals
messen.
Gibt es äussere Faktoren, die die Messung beeinflussen
kann?
In der Regel nicht, vorausgesetzt, dass Sie als eine normale
Situation zum Fiebermessen ein zu Hause, im Bett liegendes
Kind betrachten. Wie auch immer, es kann einige Situationen
geben, in denen äussere Faktoren beeinflussen. Insbesondere
sollte mit VisioFocus® und Thermofocus® nicht auf einer
Person gemessen werden, die direkt der Sonne ausgesetzt
sind, sich um einen Heizkörper oder einen Kamin befinden
oder an der kalten Luft (ausserhalb im Winter oder
Klimaanlage). Auch nicht an einer Person, die gerade Sport
treibt oder gerade damit aufgehört hat.
Wenn ich mehrere aufeinander folgende Messungen vornehme,
zeigt mein VisioFocus® oder Thermofocus® verschiedenen
Temperaturen an (mehr als 0,2°C Differenz). Warum?
1. Wahrscheinlich ist das Thermometer nicht immer an die
exakt gleichen Stelle und demselben Abstand auf die Mitte
der Stirn gerichtet oder es wurde bewegt, bevor die Lichter
blitzten: Stellen Sie sicher, dass das Thermometer zur Mitte
der Stirn und im richtigen Abstand gerichtet ist und halten
Sie es fest, während die Lichter blinken. Die Änderung des
Messpunktes ändert auch die gemessene Temperatur.
2. Das Thermometer wurde in einem anderen Raum gelagert
(oder auch in einer Schublade, Schrank, etc.) bei einer
anderen Temperatur als der Raum, in dem das Thermometer
verwendet wird. Nehmen Sie die MQCS vor oder warten Sie, bis
der Countdown (AQCS) ausgeführt wird oder warten Sei für
10-30 Minuten bevor Sie Messungen vornehmen, damit sich das
Gerät stabilisieren kann.
Wie funktioniert das AQCS (Automatic Quick Calibration
System)?
Wenn das Thermometer für längere Zeit hindurch verwendet
wird oder es eine signifikante Temperaturdifferenz in Bezug
auf die Raumtemperatur gibt, wird ein Countdown auf dem
Display anzeigt, der die automatische Kalibrierung der
Temperatur anzeigt. In diesem Fall warten Sie und berühren
Sie das Thermometer nicht, bis der automatische
Kalibrationsmodus beendet ist. Der Countdown wird nicht
beendet, solange die Temperatur nicht stabil ist oder das
Thermometer bewegt wurde. Sie können eine Messung vornehmen,
bevor der Countdown beendet ist, obwohl in diesem Fall die
Genauigkeit nicht garantiert werden kann, insbesondere dann,
wenn die Temperatur steigt. Wenn der Countdown beendet ist,
kann das Thermometer wieder genaue Messwerte angeben. Wenn
sich das Thermometer im Stand-by-Modus befindet und "AQCS"
auf dem Display erscheint, so bedeutet das dass eine
automatische schnelle Kalibrierung durchgeführt wurde.
Wie kann ich das MQCS (Manual Quick
Calibration System) durchführen?
Als Alternative können Sie unverzüglich die Temperatur des
Thermometers des Raumes anpassen, in dem gemessen werden
soll. Gehen Sie wie folgt vor (die Raumtemperatur muss im
Bereich von 16-40 ° C sein):
1. Mit dem Thermometer im Stand- by-Modus drücken Sie kurz
die "Gesicht-Taste" und die "Home-Taste" gleichzeitig - das
Symbol "CAL" erscheint.
2. Öffnen Sie innerhalb von 10 Sekunden die Kappe und halten
Sie das Thermometer auf eine Innenwand (keine Außenwand!)
bzw. auf einen Schrank mit gleichmäßiger Temperatur, etwa in
der Höhe von 30 bis 60 cm vom Boden. Drücken Sie die "Home
-Taste", bis die Temperatur wird gerade zwischen den beiden
Bögen angezeigt wird.
3. Lassen Sie die Taste los: Die Lichter blinken langsam und
der Display zeigt die Raumtemperatur an. Um eine
zuverlässige Temperaturmessung zu gewährleisten, richten Sie
das Thermometer nicht auf eine Außenwand, ein Fenster, eine
Heiz- oder Kühlquelle (z.B. Heizkörper, Klimaanlage, Lampe,
Computer, Oberfläche die in Kontakt mit dem menschlichen
Körper ist, usw.).
4. Das Thermometer ist wieder messbereit.
Die manuelle Schnell-Kalibrierung (MQCS) kann auch ohne den
Countdown durchgeführt werden, wenn Sie sich zum Beispiel
zwischen Zimmern mit unterschiedlichen Temperaturen bewegen.
Dieses System ermöglicht es dem Thermometer genaue Messwerte
zu liefern. In diesem Fall, wenn sich das Thermometer im
Stand-by-Modus befindet und "MQC" auf dem Display anzeigt
wird, wurde eine manuelle Schnell-Kalibrierung durchgeführt.
Es ist auch möglich das Thermometer in dem Raum zu lassen
und 10 bis 30 Minuten zu warten, abhängig von der Differenz
der Temperatur.
Kann ich die Einstellung von der oralen auf die rektale
und Achsel oder umgekehrt ändern?
Je nach Auslieferung, ist das Thermometer werkseitig so
eingestellt dass entweder die orale, rektale oder die
Temperatur der Achsel angezeigt wird. Diese Einstellung kann
wie folgt geändert werden: Wenn das Thermometer in Stand-by
ist, drücken und halten Sie die Taste "MEM", nach ca. 8
Sekunden wechselt die Anzeige auf dem Display und zeigt die
Einstellungen in dieser Abfolge: ° C - ° F - Achsel - oral -
rektal - "Home ein" - "Home aus". Wenn die gewünschte
Einstellung angezeigt wird, lassen Sie die Taste los. Nach
einigen Sekunden ist das Thermometer bereit eine Messung in
der gewählten Einstellung vorzunehmen. Wenn das Thermometer
in RECTAL Modus eingestellt ist, wird die gemessene
Temperatur 0,6 ° C höher angezeigt als eine orale Messung.
Wenn es sich im oralen Modus befindet, wird die gemessene
Temperatur um 0,2 ° C höher angezeigt als die
Achseltemperatur.
Wird der Batterie Verbrauch erhöht, wenn VisioFocus® oder
Themofocus® die Raumtemperatur anzeigt, während es sich im
Stand-by -Modus befindet?
Wenn das Thermometer 20 Sekunden nicht verwendet wird, geht
es in den Stand-by-Modus und die Raumtemperatur wird für 4
Stunden angezeigt, bevor es sich ausschaltet. Wenn sich
VisioFocus® oder Thermofocus® im Stand-by befindet, auch
wenn die Anzeige weiter die Raumtemperatur anzeigt, ist es
nicht aktiv. Das Gerät ist dafür ausgelegt, dass es mit
neuen Batterien etwa 3 Jahre oder etwa 10.000 Mal damit
gemessen werden kann, je nach Gebrauch.
Kann ich die Einstellung von Celsius auf Fahrenheit und
umgekehrt ändern?
Je nach Auslieferung, ist das Thermometer werkseitig so
eingestellt dass es entweder Celsius (° C) oder Fahrenheit
(° F) anzeigt. Diese Einstellung kann wie folgt geändert
werden: Wenn das Thermometer in Stand-by ist, drücken und
halten Sie die Taste "MEM", nach ca. 8 Sekunden wechselt die
Anzeige auf dem Display und zeigt die Einstellungen in
dieser Abfolge: ° C - ° F - Achsel - oral - rektal - "Home
ein" - "Home aus". Wenn die gewünschte Einstellung angezeigt
wird, lassen Sie die Taste los. Nach einigen Sekunden ist
das Thermometer bereit eine Messung in der gewählten
Einstellung vorzunehmen Nach einigen Sekunden ist das
Thermometer bereit eine Messung in der gewählten Einstellung
vorzunehmen.
Kann ich mein VisioFocus® oder Thermofocus® unmittelbar
nach dem letzten Einsatz ausschalten?
Je nach Auslieferung, ist das Thermometer werkseitig so
eingestellt, dass es entweder das Display ausschaltet und in
den Stand-by-Modus ("Energie Spar-Modus") wechselt oder vor
dem Abschalten für 4 Stunden die Rautemperatur anzeigt.
Diese Einstellungen können wie folgt geändert werden: Wenn
sich das Thermometer im Stand-by-Modus befindet, drücken und
halten Sie die Taste "MEM", nach ca. 8 Sekunden, wechselt
die Anzeige auf dem Display und zeigt die Einstellungen in
dieser Abfolge: ° C - ° F - Achsel - oral - rektal - "Home
ein" - "Home aus". Wenn die gewünschte Einstellung angezeigt
wird, lassen Sie die Taste los. "Home ein" bedeutet, dass
auf dem Display die Raumtemperatur für 4 Stunden vor dem
Abschalten angezeigt wird, "Home aus" bedeutet, dass es
20-Sekunden nach der letzten Messung ausgeschaltet wird.
Falls Sie noch weitere
Fragen zum Visiofocus®, Visiofocus mini® oder zum
Thermofocus® haben, schreiben Sie uns unter: