Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03375.jsonl.gz/2

|Sind TPP-Produkte BSE/TSE-frei?||BSE (Bovine spongiforme Enzephalopathie) gehört zur Krankheitsgruppe der transmissiblen spongiformen Enzephalopathien (TSE). Tierische Proteine könnten z.B. durch ein Coating auf die Produkte gelangen, TPP bietet aber kein entsprechendes Produkt an.

TPP-Produkte sind frei von tierischem Inhalt, mit der Ausnahme dass am Anfang von Plastik das Rohöl steht.
|Warum zeigen meine Zellen ein kreisförmiges Wachstumsmuster?||Vibrationsmuster in der Zellkultur

Bei Auftreten von konzentrischen Wachstumsmustern in der Zellkultur liegt der Verdacht oft nahe, dass es sich um mangelhafte Zellkulturgefässe handelt. Jedoch ist das Auftreiten von symmetrischen Mustern oder Wiederholungen ein Hinweis auf Einwirkungen von Vibrationen (physikalische Krafteinwirkungen). Diese beeinflussen die Zelladhäsion oder können sie sogar verhindern. Ursprung der Vibrationen können zum Beispiel die Lüftung oder der Motor der Lüftung, eine laufende Zentrifuge oder die Klimaanlage in der Nähe sein. Selbst das heftige Zuschlagen der Labortüre oder brüskes Aufstellen eines schweren Gegenstandes auf den Tisch auf welchem der Inkubator steht können Einfluss haben.
Je nach Frequenz der Vibration treten verschiedene Muster auf: konzentrische Kreise, punktförmiges Wachstum, etc.
Um die Vibrationsmuster zu verhindern muss die Quelle der Vibration eliminiert werden.
|Wie kann ich TPP-Produkte re-sterilisieren?||TPP-Produkte sind mit wenigen Ausnahmen (Röhrchen-Gestelle, Kryo-Boxen, "easy read") für den Einmalgebrauch bestimmt und können nicht re-sterilisiert werden.|
|Was passiert wenn Medium mit der Filtermembrane im Schraubdeckel Kontakt hatte?||Die Membrane der Filter-Schraubkappe ist hydrophob. Das bedeutet, sie stösst Flüssigkeit ab und wird nicht durch den Kontakt von z.B. Medium feucht. Daher bleibt die Kontaminationsbarriere intakt und nach dem Kontakt von Medium und Filtermembrane findet weiterhin ein steriler Gasaustausch statt.|
|Mit was ist die Wachstumsfläche der Zellkulturgefässe beschichtet?||Alle Wachstumsflächen der Zellkulturgefässe von TPP werden mit einem von TPP entwickelten Verfahren opto-mechanisch behandlet. Diese Behandlung wirkt sich positiv auf die Zellproliferation aus.|
|Warum wachsen meine Zellen nicht?||Viele Faktoren können die Ursache einer mangelhaften Zelladhäsion und Zellproliferation sein. Nachfolgend eine nicht abschliessende Liste von Möglichkeiten:

Produkthandhabung und Lagerung vor Gebrauch können auch Einfluss haben:
|Warum verstopft der Filter der Vakuumfitration so schnell?||Das filtrierbare Volumen, das heisst, wie viel Lösung filtriert werden kann bevor das Filter verstopft und „zu“ macht, hängt vom Partikel-Gehalt und der Art der Partikel im Filtriergut ab.

Ist die Lösung stark verunreinigt, sind die Poren der Membrane rasch verstopft.
|weiter »|
|Können TPP-Produkte für UV-Messungen verwendet werden?||Licht mit einer Wellenlänge von <330 nm wird grösstenteils von Kunststoff absorbiert. Für verlässliche Messungen mit UV-Licht ist es wichtig, Material zu wählen, das die Wellen nicht absorbiert und so die Messwerte beeinflusst.

TPP-Produkte sind für solche Messungen nicht empfehlenswert.
|Können TPP-Zellkulturtestplatten für ELISA verwendet werden?||Das Ziel der Verwendung von Testplatten für ELISA ist Proteine zu binden. Ziel der Verwendung von TPP Zellkulturtestplatten ist aber, den Zellen so viel wie möglich Proteine zur Verfügung zu stellen. Die Platten besitzen daher eine extrem schwache Bindungskapazität. Wir empfehlen, TPP Zellkulturtestplatten nicht für ELISA zu verwenden.||weiter »|
|Können TPP-Spritzenfilter zur Filtration von DMSO verwendet werden?||TPP-Spritzenfilter besitzen eine hochwertige PES-Membrane welche keine chemische Resistenz zu DMSO besitzt. Zur Filtration von DMSO sind Spritzenfilter mit PTFE oder Nylon besser geeignet.||weiter »|