Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03552.jsonl.gz/1242

Hallo,
das was du suchst ist eine iterative Korrektur auf der Basis von neuen Messdaten. Das kann das alte Harmony nicht.
In einem früheren Posting zu Harmony habe ich mal das geschrieben:
Bevor eine bestehende Kalibrierung geändert wird, sollte man aber evtl. untersuchen, warum geändert werden muss. Wenn Harmony, dann Kodak, dann Thermo-Belichter, dann im Prinzip sehr stabil.
Häufig sind wechselnde Papierqualitäten die Ursache für TWZ-Schwankungen. Das sollte man dann aber über einen längeren Zeitraum beobachten, ob eine Änderung wirklich angemesen ist oder ob nicht andere Einflußgrößen im Prozess angepasst/optimiert werden können/sollten.
Ist der Bedarf nach nachträglichen Anpassungen da und der Leidensdruck mit Harmony so hoch, dann lohnt sich die Investition in eine andere Kalibriersoftware, die iterative Korrekturen beherrscht. Ich habe mich damals für den Calibration-Manager von HDM entschieden, da ich ihn günstig erwerben konnte als Erweiterung zur bestehenden Color-Toolbox. Es gibt aber noch andere Anbieter, einige können sogar direkt Harmony-Kurven exportieren, z.B.: http://www.presssign.com/faq.php
Evtl. ist auch der Nachfolger von Harmony, also Color-Flow, einen Blick wert. Ich habe hier nie den Zugang zu gefunden.
Gruß
als Antwort auf: [#559469]