Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07090.jsonl.gz/707

IMPLANT PENIEN SOUPLE
IMPLANT PENIEN SOUPLE «SANS CABLE»
FONCTIONNEMENT ET INDICATIONS
Les patients présentant un traumatisme ou une maladie de la moelle épinière peuvent présenter une dysfonction érectile secondaire à l’atteinte de circuits neurologiques impliqués dans l’érection.
Une paire d’implants souples ZSI 100 CF insérée dans les corps caverneux, offre une résistance minimale de 500g, qui correspond à la résistance minimale pour la pénétration vaginale.
Après un rapport sexuel le pénis est aisément courbé par le slip et le pantalon.
Après l’ablation d’un implant pénien gonflable sans mise en place immédiate d’un nouvel implant, pour une infection par exemple, une importante fibrose peut se développer dans les corps caverneux. La réimplantation d’un nouvel implant pénien gonflable sera difficile.
L’implant ZSI 100 CF et son revêtement PVP peut être utile pour conserver un espace confortable dans le corps caverneux pendant le traitement antibiotique et la phase de cicatrisation. Il facilitera la remise en place d’un nouvel implant pénien gonflable trois ou six mois plus tard.