Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/02598.jsonl.gz/63

Temos solicitado aos cirurgiões FTM uma retroalimentação dos pacientes relativa às próteses ZSI 100 FTM.
Isto resultou num pedido de uma placa de fixação da prótese ao osso pélvico e num cabo mais rígido do que o utilizado nas próteses maleáveis.
Descobriu-se que a rigidez extra que temos dado ao cabo poderia arrancar a placa fixada ao osso pélvico. O risco de arrancamento aumenta se o paciente usa o cabo sem “assistir à curvatura”.
O cabo da prótese ZSI 100 FTM foi reformulado para permitir a flexibilidade na curvatura (e evitar o risco de arrancamento) e manter a rigidez durante a penetração.
Um protocolo para o paciente foi feito para evitar qualquer risco de arrancamento durante o uso da prótese. Será, portanto, proposto a todos os pacientes que têm uma prótese ZSI FTM 100 de manter uma mão na base da prótese para facilitar a dobragem do cabo.
A ZSI é o único fabricante europeu de esfíncteres urinários artificiais e de próteses penianas maleáveis e hidráulicas como soluções para problemas urológicos masculinos (a incontinência), problemas sexuais (a impotência) e a identidade de gênero (próteses para homens trans e mulheres trans).