Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03631.jsonl.gz/130

Das OMRON RS4 Handgelenk-Blutdruckmessgerät besticht nicht nur durch kompaktes, elegantes Design – mit seinem innovativen Positionierungssensor ermittelt es durch zwei Sensoren die optimale Position für die Blutdruckmessung. So werden Messfehler vermieden und präzise Ergebnisse sichergestellt.
Wische das Gehäuse des Monitors mit einem weichen, trockenen Tuch sauber. Verwende keine scheuernden Reinigungsmittel und tauche den Monitor oder seine Komponenten nicht in Wasser. Die Manschette kann mit einem weichen, feuchten Tuch und einer milden Seife gereinigt werden.
Wenn die Manschette richtig angelegt ist, befindet sich das Klettverschlussmaterial an der Außenseite der Manschettenschlaufe und der Metallring berührt deine Haut nicht. Wenn die Manschette offen ist, führe das Ende der Manschette, das am weitesten vom Schlauch entfernt ist, durch den Metallring, um eine Schlaufe zu bilden. Der glatte Stoff sollte sich auf der Innenseite der Manschettenschlaufe befinden. 1. Entferne eng anliegende Kleidung von deinem Oberarm. 2. Setze dich auf einen Stuhl und stelle deine Füße flach auf den Boden. 3. Stecke deinen linken Arm durch die Manschettenschlaufe. Der untere Teil der Manschette sollte sich etwa 1 - 2 cm oberhalb deines Ellenbogens befinden (Dicke des Zeige- oder Mittelfingers). Lege die Manschette so um deinen Arm, dass der Schlauch in der Mitte deines Arms auf Höhe deines Mittelfingers verläuft (Handfläche geöffnet und nach oben gerichtet). 4. Befestige die Manschette mit dem Stoffverschluss um deinen Arm. Ziehe die Manschette so, dass die obere und untere Kante gleichmäßig um deinen Arm gespannt ist. 5. Die Manschette sollte fest sitzen, aber nicht zu eng sein - gerade so viel, dass es schwierig ist, 2 Finger unter die Manschette zu schieben. Dieser Spielraum ist für eine genaue Messung unerlässlich. Die digitalen Blutdruckmessgeräte von OMRON verwenden die oszillometrische Methode der Blutdruckmessung, die die Bewegung deines Blutes durch die Arteria brachialis erfasst und in einen digitalen Messwert umwandelt. 6. Entspanne deinen Arm und lege deinen Ellbogen so auf den Tisch, dass sich die Manschette auf der Höhe deines Herzens befindet. Drehe deine Handfläche nach oben. 7. Vergewissere dich, dass die Luftschläuche nicht geknickt sind. Achte darauf, dass du deinen Ellenbogen nicht auf dem Luftschlauch abstützt, wenn du den Blutdruck misst. 8. Drücke die Taste "O/I START" oder "START", um die Blutdruckmessung zu starten. 9.
Weitere Informationen findest du in der Gebrauchsanweisung deines Geräts.
Die beiden Begriffe sind nicht dasselbe. Klinisch validiert bedeutet, dass ein Produkt von einer unabhängigen Organisation bewertet und getestet wurde und die strengen Anforderungen zahlreicher internationaler Organisationen wie der British Hypertension Society (BHS), der European Society for Hypertension (ESH) und des International Protocol (IP) erfüllt, um nur einige zu nennen. Ein Gerät, das "klinisch getestet" ist, wurde nicht anhand bestimmter Kriterien getestet oder bewertet, sondern bedeutet lediglich, dass es von Mitarbeitern in einer Klinik verwendet wurde.
Jedes Modell des OMRON Blutdruckmessgeräts verfügt über einige grundlegende Diagnosemöglichkeiten, die in das Gerät integriert sind. Wenn das Gerät ein Problem feststellt, wird dies als E, EE oder Er ## (## = eine zweistellige Zahl) angezeigt. Eine Liste der Fehlercodes und Erklärungen, die für dein Gerät gelten, findest du im Abschnitt Fehlerbehebung und Wartung in deiner Gebrauchsanweisung.
Es gibt verschiedene Gründe, warum deine Messwerte uneinheitlich sein können. Es gibt viele Faktoren, die eine Abweichung der Blutdruckmesswerte verursachen können, zum Beispiel können kürzliche Aktivitäten oder sogar die Tageszeit den Messwert verändern. Außerdem ist die Technik des Benutzers sehr wichtig für zuverlässige Messergebnisse. Nachfolgend sind einige der häufigsten Gründe für uneinheitliche oder ungenaue Messwerte aufgelistet: Manschettengröße Es ist sehr wichtig, dass du die richtige Manschettengröße für deinen Arm verwendest, um genaue Messergebnisse zu erhalten, wenn du dein Blutdruckmessgerät benutzt. Um die richtige Manschettengröße zu bestimmen, musst du den Umfang deines Arms messen. Du solltest deinen Armumfang regelmäßig messen. Das gilt vor allem dann, wenn du einen grenzwertigen Armumfang hast oder wenn du zu- oder abgenommen hast. Es ist wichtig, dass die Manschette, die du mit deinem Blutdruckmessgerät verwendest, die richtige Größe für dich hat. Wenn du die falsche Manschette verwendest, kann das zu ungenauen Messwerten führen und/oder die Manschette wird beschädigt (Luftblase). Um deine Armgröße zu bestimmen, nimm ein Maßband aus Stoff und lege es in der Mitte zwischen Ellbogen und Schulter um den Umfang deines Oberarms. Wickle das Maßband gleichmäßig um deinen Arm. Ziehe das Band nicht zu fest. Notiere das genaue Maß in Zentimetern. Anlegen der Manschette 1. Lege deinen linken Arm durch die Schlaufe der Manschette. Die Unterseite der Manschette sollte sich etwa 1 - 2 cm über deinem Ellenbogen befinden (Dicke deines Zeige- oder Mittelfingers). Lege die Manschette so um deinen Arm, dass der Schlauch in der Mitte deines Arms auf Höhe deines Mittelfingers verläuft. 2. Befestige die Manschette mit dem Stoffverschluss um deinen Arm. Ziehe die Manschette so, dass die obere und untere Kante gleichmäßig um deinen Arm gespannt ist. 3. Ziehe die Manschette fest, aber nicht zu fest an - gerade so fest, dass es schwierig ist, 2 Finger unter die Manschette zu schieben. Dieser Abstand ist für eine genaue Messung unerlässlich, da die digitalen Blutdruckmessgeräte von OMRON die oszillometrische Methode der Blutdruckmessung verwenden, die die Bewegung deines Blutes durch die Arteria brachialis erfasst und in einen digitalen Messwert umwandelt. Vor der Messung Vermeide es, 30 Minuten lang zu essen, Alkohol zu trinken, zu rauchen, Sport zu treiben und zu baden und ruhe dich 15 Minuten lang aus, bevor du mit der Messung beginnst. Vermeide es, die Messung in stressigen Zeiten durchzuführen. Nimm die Messung an einem ruhigen Ort vor. Körperposition Setz dich auf einen Stuhl und stelle deine Füße flach auf den Boden. Lege deinen Arm mit der Handfläche nach oben auf einen Tisch. Die Manschette sollte sich auf Höhe deines Herzens befinden. Sprich während der Messung nicht und bewege dich nicht. Weitere Informationen findest du in der Gebrauchsanweisung deines Geräts.
Ärzte, Arzthelferinnen, Krankenschwestern und andere medizinische Fachkräfte empfehlen die häusliche Blutdrucküberwachung aus verschiedenen Gründen, u. a. um: - einen wichtigen Indikator für deinen allgemeinen Gesundheitszustand ständig im Blick zu haben - deinem Arzt Informationen zu liefern, die ihm helfen, deinen (hohen) Blutdruck besser zu verstehen und zu kontrollieren - zu sehen, wie du auf Medikamente ansprichst Viele Arten von Bluthochdruck können nur durch die häusliche Blutdrucküberwachung erkannt werden, darunter:
Weißkittel-Hypertonie: Der Blutdruck ist in der Arztpraxis hoch, aber zu Hause niedriger - Maskierte Hypertonie: Der Blutdruck ist in der Arztpraxis niedrig, aber zu Hause höher Außerdem können viele Faktoren deinen Blutdruck beeinflussen, z. B. körperliche Anstrengung, emotionale Schwankungen, Medikamente und Stress.
Wenn du deinen Blutdruck zu Hause misst, kannst du dich leichter in einen entspannten Zustand versetzen und hast außerdem die Flexibilität, deine Messungen zu verschiedenen Zeiten am Tag vorzunehmen. Wenn du deine Blutdruckwerte zu Hause aufzeichnest, kannst du deinem Arzt oder deiner Ärztin ein Protokoll über die Blutdruckmessungen im Laufe der Zeit vorlegen, das ihm oder ihr hilft, die Wirksamkeit deiner Behandlung zu beurteilen.
Bei allen Blutdruckmessgeräten von OMRON hängt der empfohlene Zeitraum zwischen den Kalibrierungen von der Verwendung des Produkts ab. Wenn das Gerät zu Hause oder im privaten Umfeld verwendet wird, empfehlen wir, es alle 2 Jahre neu zu kalibrieren. Wird das Gerät in einer klinischen Umgebung, wie z. B. in einer Arztpraxis, verwendet, empfehlen wir eine jährliche Kalibrierung, um die Genauigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
OMRON Blutdruckmessgeräte werden mit einer Garantie von 3 Jahren ab Lieferdatum geliefert. Wenn Sie noch eine Kopie Ihrer Quittung oder Rechnung haben, können wir Ihr Gerät 3 Jahre lang ab Lieferdatum kostenlos warten.
Wenn Sie dies wünschen, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.
Sie müssen Folgendes beifügen:
Eine kurze Notiz, aus der hervorgeht, dass Ihr Gerät gewartet werden muss, sowie eine Erläuterung der Probleme, die Sie mit den Messwerten haben, falls vorhanden.
Angaben zu Ihrer Rücksendeadresse - Die Sendungen werden über einen von uns beauftragten Kurierdienst verschickt, daher muss die Rücksendeadresse so gewählt werden, dass jemand zur Unterschrift bereit ist.
Eine Telefonnummer, unter der Sie tagsüber erreichbar sind.
Eine Kopie Ihres Kaufbelegs oder Ihrer Rechnung (bei einem Kauf innerhalb der letzten 3 Jahre), damit wir die Arbeiten kostenlos durchführen können.
Alternativ können Sie sich auch mit der Seriennummer auf der Rückseite des Monitors an uns wenden, damit wir prüfen können, wann der Monitor hergestellt wurde, da wir die 3-Jahres-Garantie ab dem Herstellungsdatum beginnen können, wenn Sie keine Quittung mehr haben. Wenn Sie Ihren Monitor schon länger als 3 Jahre besitzen, können wir ihn natürlich auch außerhalb der Garantiezeit warten. Hierfür wird eine Standardgebühr von £30 erhoben, die per Scheck an "OMRON Healthcare UK Ltd.
Postanschrift:
Technische Kundenbetreuung
OMRON Healthcare UK Ltd.
Opal Drive
Fox Milne
Milton Keynes
Bucks
MK15 0DG
Wir bemühen uns, Ihnen Ihren Monitor innerhalb von 7 Arbeitstagen zurückzusenden.
Wenn dein Gerät über Bluetooth Smart verfügt, kannst du "OMRON connect" auf deinem Smartphone verwenden. Weitere Informationen findest du unter http://omronconnect.com. Wenn dein Gerät ein USB-Kabel benötigt, kannst du Bi-LINK Health Management verwenden. Einzelheiten dazu findest du unter bi-link.omron.com