Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03235.jsonl.gz/1323

Bei TRMS Messungen von Strom es ist fast an jedem Messgerät ein Problem. Im 10 A Bereich und bei kleinen Strömen ( unter 1 A ) hat das Gerät nicht genug Messspannung auf dem internen Messwiderstand was das Gerät konvertieren kann. Deswegen haben die Geräte auch kleinere Bereiche (mA, uA usw) und es gibt fast immer eine Unsicherheit zwischen den Bereichen ( mehr in ACA weniger in DCA).
Ich habe auch kein UNI-T, und verwende ich wegen die oben genannten Problemen kaum die Strommessungen.