Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03100.jsonl.gz/270

Diese winkelstabilen Platten der nächsten Generation erhöhen mit der polyaxialen Schraubenplatzierung (30° Konus) und der erhöhten Winkelstabilität die Flexibilität während der Operation. Ausgestattet mit der winkelstabilen Schraubentechnologie bietet das MIS-geeignete NCB polyaxiale, winkelstabile Plattensystem Optionen für komplexe Frakturen des proximalen Humerus, des distalen Femurs und der proximalen Tibia. Alle NCB Platten bestehen ausProtasul ®-64 Titanlegierung.
Die Technologie des NCB-Systems erlaubt eine polyaxiale Schraubenplatzierung (30°-Kegel) mit winkelstabiler Verriegelung. Dies wird durch die Verwendung von Klemmschrauben erreicht, die in die Schraubenlöcher eingedreht werden. Dieses winkelstabile System erhöht die Stabilität besonders bei einer schlechten Knochenqualität.
In allen NCB-Platten wird die Winkelstabilität mit den NCB-Klemmschrauben über den NCB-Schrauben erreicht. Im Gegensatz zu herkömmlichen winkelstabilen Platten werden die NCB-Schrauben nicht in die NCB-Platten eingedreht. Dieser andere Winkelstabilitätsmechanismus gibt Chirurgen ein taktiles Feedback zur Knochenqualität, wenn sie dieNCB-Schrauben festziehen.
Vor der Verriegelung können die NCB-Schrauben als Zugschrauben fungieren. Daher können NCB-Schrauben zur Frakturreposition eingesetzt werden und interfragmentäre Kompression ausüben − eine Eigenschaft, die bei konventionellen Verriegelungssystemen nicht verfügbar ist.
Im verriegelten Zustand dient die NCB-Platte als interne Fixierung ohne Knochenkontakt, wodurch das Risiko einer periostalen Durchblutungsstörung reduziert wird. Dieses Konzept des Non-Contact Bridging kann auch durch die Verwendung von 1 mm-, 2 mm- oder 3 mm-Abstandshaltern aufrechterhalten werden, die vor Einbringen der Platte in die Schraubenlöcher eingedreht werden.
Divergierende Schraubenausrichtung für besseren Ausziehwiderstand im diaphysären Bereich, selbst im MIS-Zielimplantat.
Die NCB-Schrauben (fest und durchbohrt) sind mit unterschiedlichen Schraubenkopftypen für den kortikalen Knochen oder die Spongiosa erhältlich. Die Schrauben für kortikalen Knochen haben einen stärkeren Kerndurchmesser und sind mit einem doppelten Gewinde versehen, um das Eindrehen zu beschleunigen. Es sind durchbohrte Schrauben erhältlich, die sich mit hoher Präzision einsetzen lassen – das Vorbohren entfällt, da die Schrauben selbstbohrend und selbstschneidend sind. Es sind Kortikalis- und Spongiosaschrauben mit 4,0 mm bzw. 4,5 mm Durchmesser erhältlich.
Mit der Technik zur perkutanen Implantation von Platten und Schrauben setzt Zimmer seine Erfolgsserie bei der Entwicklung von Minimally Invasive Solutions™ fort. Kleinere Inzisionen reduzieren die Traumatisierung des umliegenden Weichteilgewebes und führen zu einer verbesserten Wundheilung. 1,2,3
Die Produkte aus dem Zimmer® Cable-Ready® Kabelsystem sind mit dem NCB polyaxialen, winkelstabilen Plattensystem kompatibel.
Schrägbohrungen mit einem Durchmesser von 2 mm können für Nähte bei liegender Plattenosteosynthese verwendet werden.
Zwei Versionen der NCB-PT-Platte sind erhältlich: 2-proximale und 3-proximale Löcher. Der Plattenkopf ist um 6˚ nach hinten geneigt, um die laterale Tibiakontur nachzubilden.
Die Polyaxialität des Systems erlaubt eine gewisse Varus/Valgus-Korrektur während des Eingriffs. In der Diaphyse Distanzhalter verwenden, um einen zu engen Kontakt zu vermeiden. Setzen Sie die beiden distalen Schrauben anterior und posterior ein.
Jetzt kann die Fraktur durch Drehung des proximalen Fragments um die Knochenachse und durch die Varus/Valgus-Korrektur des distalen Fragments reduziert werden.