Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01023.jsonl.gz/197

Processo magnetico
Metodo di prova magnetico in conformità con gli standard ISO 2178 e ASTM 7091
Principio funzionale
Un magnete permanente genera un campo magnetico costante avente un'intensità corrispondente allo spessore del rivestimento da misurare o alla distanza tra la sonda di misura e il materiale di base. L'intensità del campo magnetico viene misurata da un sensore apposito tramite la funzione caratteristica di uscita della sonda, cioè la correlazione funzionale tra il segnale di misurazione e lo spessore del rivestimento. Il segnale di misurazione viene convertito nello strumento in un valore di spessore del rivestimento.
Principali campi di applicazione: materiale di rivestimento non magnetizzabile su acciaio o ferro o rivestimento in nichel su materiale di base in metallo non ferroso.
- Rivestimenti elettroplaccati spessi in cromo, zinco, rame, alluminio ecc. su acciaio o ferro
- Rivestimenti spessi in smalto, pittura o plastica su acciaio o ferro
- Rivestimenti in nichel (Ni) a deposizione galvanica su rame o alluminio; indicato anche per rivestimenti in nichel su contatti di circuiti stampati, anche sotto un sottile rivestimento in oro
- Rivestimenti in nichel (Ni) a deposizione chimica, se magnetizzabili, su rame o alluminio