Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06988.jsonl.gz/9

A quelle température et pour combien de temps peut-on utiliser les stérilisateurs à air chaud ?
Les paramètres critiques pour la stérilisation à air sec sont la température et la durée. Les températures inférieures à 160 °C ne permettent pas d’obtenir un résultat satisfaisant. A 160 °C, pour une durée de 2 heures, alternativement 180 °C pour une durée de 30 minutes. A des températures supérieures à 180 °C, les instruments en métal pourront se détériorer au cours du temps.
Peut-on empiler les armoires, en cas de manque de place ?
Les trois modèles les plus petits de la série 9000 sont des modèles de table et peuvent être empilés sansproblème.
Peut-on vérifier les échantillons sans ouvrir la porte ?
Les deux plus grands modèles de la série B 9000 peuvent être dotés d’une porte en verre.
La plupart des armoires de la série TS 9000 peuvent être proposées avec des portes à double vitrage, les armoires des séries B 9000 et KB 8000 avec un triple vitrage.
On peut en outre, utiliser un éclairage interne pour une meilleure vision sur le contenu.
Les armoires peuvent-elles être fournies avec des roues au lieu de pieds réglables ?
Les incubateurs réfrigérés de la série KB 8000 et les diverses armoires climatiques de la série KB 8400 F sont déjà dotés de roues qui peuvent être fixées. Les autres modèles peuvent en option être équipés de roues.