Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03592.jsonl.gz/450

Auswuchten
Eine Unwucht ist ein Zustand, bei dem die geometrische Mittellinie und die Massenmittellinie einer Welle nicht zusammenfallen. Durch korrektes Auswuchten werden Belastungen an Lagern und Dichtungen, Probleme mit Lockerheit und Resonanzen reduziert. Das Auswuchten kann mit unseren Handmessgeräten Leonova Diamond und Leonova Emerald durchgeführt werden.
Auswuchten in einer Ebene
Auswuchten in einer Ebene, 4 Läufe
Diese Methode benötigt einen Messdurchlauf ohne Testgewicht, um die Unwucht (mm/s effektiver Schwingwert) des Rotors zu bestimmen, sowie drei Messdurchläufe mit Testgewicht bei 0°, 120° und 240°, um das Gewicht und die Position der Korrekturmasse zu berechnens.
Auswuchten in einer Ebene, 4 Läufe
Diese Methode verwendet eine Messung ohne Testgewicht, um die Unwucht (mm/s effektiver Schwingwert) des Rotors zu bestimmen, gefolgt von einer Messung mit einem, um das Gewicht und die Position der Korrekturmasse zu berechnen. Dies erfordert eine zeitsynchronisierte Schwingungsmessung (Trigger-Impuls, der von der SPM-Drehzahlsonde oder einem Näherungsschalter geliefert wird), um den relativen Phasenwinkel zwischen den beiden Schwingungsmessungen zu ermitteln.
Auswuchten in zwei Ebenen
Dieselbe Zwei-Läufe-Methode wie beim Auswuchten in einer Ebene, jedoch mit Schwingungsmessung und Gewichtskorrektur in zwei Ebenen. Diese Messungen werden durch Versetzen des Schwingungsaufnehmers bzw. durch Verwendung von zwei Schwingungsaufnehmern gemacht. Beachten Sie, dass das Auswuchten in zwei Ebenen von Leonova Diamond® durchgeführt werden kann.
Für alle Methoden kann ein abschließender Überprüfungsdurchlauf durchgeführt werden, um die Auswuchtgüte zu prüfen und ggf. Messdaten für ein etwaiges Feinwuchten zu erhalten. Leonova speichert dann eine Auswucht-Protokolldatei.
Leonova führt Sie Schritt für Schritt durch den Auswuchtvorgang. Man kann die Drehrichtung ändern und den gemessenen Parameter von Geschwindigkeit auf Beschleunigung oder Weg ändern.
Zusätzlich zum Effektivwert wird ein Spektrum angezeigt, um den Teil der Schwingung zu finden, der auf eine Unwucht zurückzuführen ist. Bei den Methoden mit zwei Durchläufen wird die Anzahl der Samples zum Erhalten eines zeitsynchronen Durchschnitts auf min. 4 eingestellt.
Unwucht korrigieren
Leonova berechnet eine Reihe von Alternativen zur Korrektur der Unwucht:
- Testgewicht: Geben Sie den Rotordurchmesser, das Gewicht und die Drehzahl ein, um ein geeignetes Testgewicht in Gramm zu erhalten.
- Aufteilen der Korrekturmasse: Geben Sie die Anzahl der Rotorpartitionen ein, um die Korrekturmasse auf zwei davon zu verteilen.
- Gewicht entfernen: Bohrlochdurchmesser und -tiefe für verschiedene Materialien berechnen.
- Radial verschieben: Geben Sie die Änderung des radialen Abstands ein, um das Gewicht neu zu berechnen.
- Grad zu Länge: Änderung von Winkel auf Länge, gemessen entlang des Rotorumfangs.
- Testgewicht bleibt: Berechnen Sie die Korrekturmasse mit dem verbleibenden Testgewicht.
- Gewichte zusammenfassen: Alle Korrekturmassen am Rotor durch eine ersetzen.
Erfahren Sie mehr über die Handmessgeräte vom SPM