Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03642.jsonl.gz/868

Berechnen der Schallleistung nach dem Hüllflächenverfahren
NorPower ist ein Programm für die Berechnung von Schallleistung gemäss nationalen und internationalen Normen gemäss dem Hüllflächenverfahren. Messprotokolle werden automatisch normgemäss erzeugt.
Eigenschaften
- Vorgehen nach dem Freifeld- und Hallraumverfahren entsprechend den ISO-Normen mit den unterschiedlichen Genauigkeitsklassen ISO 3741, 3743, 3744, 3745 und 3746.
- Daten können direkt vom Nor131, Nor132, Nor118, Nor140, Nor121 oder von eigenen Datenfiles importiert oder manuell eingegeben werden.
- Die Messpunkte können in beliebiger Reihenfolge vorliegen.
- Rasche Mittelung der Punktpegel und Berechnung der Resultate.
- Ergebnisse in Oktav- oder Terzbandbreite mit frei definierbarem Frequenzbereich.
- Erzeugen von Grafiken und Berichten.
- Das Ergebnis enthält den Schallleistungspegel, den Richtungwirkungsindex, die Impulshaltigkeit, den Arbeitsplatzpegel sowie andere Grössen gemäss den Normen.
- Korrektur des Hintergrundgeräusches.
- Korrektur für den Einfluss der Messumgebung auf Basis der Raumabsorption (Messung der Nachhallzeit) oder einer Referenz-Schallleistungsquelle.