Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06120.jsonl.gz/109

|迪知神测量系统可以安装在电梯内，通过精确的测重来确保电梯的最佳承重和安全。一旦电梯达到额定荷载，该系统即能识别，避免无效停靠。此外，该系统还能确保电梯停靠位置的始终正确，防止电梯出口与地面之间形成落差。||

电梯里的迪知神传感器
|该系统通过对结构形变的测量来间接测量受力，优点是安装简便，不用像传统测量技术那样要在电梯里加装称重装置或相关双层钢架，既减轻重量，又节约开支。数字信号无需转换就能被处理。|

KL66型应变测量仪
|与所有迪知神的传感器一样，本产品使用一个振弦式传感器将受力/荷载转换成电子信号。该专利元件可以输出被电脑直接处理的信号。
该产品用以测量各类结构中的应力，如：桥梁、起重机、机器、槽罐等；为电梯、升降机、机器人、车辆等提供过载保护。

KL66型应变测量仪固定在被测结构上，对其应力变化进行精确和重复性测量。与传统的应变计相比， 迪知神的振弦技术，有着安装更为简单、测量异常精确的优点。它还具有很高的分辨率，任何μm级别的应变都能被监测到。由于KL66的具体测量过程是附属在结构材料上进行的，因此，差热膨胀不会对精度造成不良影响。高耐久稳定性也是迪知神技术的又一大亮点。由于在测量链中不存在有机物质，蠕变和其他影响都被降到最低。仪器输出一个与所测位移成比例的5V TTL频率信号，该频率是位移的平方根函数，在大多数情况下，它是线性的。这个频率信号易于传输，抗干扰，能被任何处理器直接处理。 所有KL66型应变测量仪的安装部件均随货一并运抵。只需简单地将其安装到需要检测的结构上即可。无需特制工具；无需表面处理；无需在无尘条件下让胶水干透；无需维护；只需拧紧螺丝，便可测量。
更多详细数据请参阅我们的技术文件。 KL66_CN-1.pdf