Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07252.jsonl.gz/997

Convertisseur de dioxyde d'azote - Modèle 401
Description
Le convertisseur de NO2 modèle 401 lorsqu'il est utilisé en combinaison avec le modèle 400, permet de mesurer la concentration en NO, en NOx et en NO2 (comme différence entre NOx et NO) dans une plage de mesure de 2 à 2000 ppb.
Le modèle 401 convertisseur de NO2 est muni d'un destructeur interne afin de pouvoir programmer la mise à zéro du moniteur de NO.
Le convertisseur de NO2 est muni d'un convertisseur au Molybdène; ce dernier, chauffé à 325°C permet de réduire le NO2 en NO. La quantité de NO est lu sur le modèle 400.
Les fréquences de commutation entre les mesures du taux de NO et NOx et la fréquence de remise à zéro sont choisis à partir du menu du moniteur de NO.
L'ensemble formé par les deux instruments (400 et 401) peut être configuré pour mesurer uniquement les NO ou uniquement les NOx ou d'alterner entre les mesures de NO et NOx dans un intervalle défini (5 min, 15 min ou 1 heure). La fréquence de remise à zéro n'est pas continue et peut s'effectuer toutes les 30 min, toutes les heures ou toutes les 4 heures. Le choix du menu de NO / NOx et de la mesure des fréquences de zéro peut être adapté à vos besoins.
Spécifications
Ce produit nous est fourni par la société 2 B Technologies.