Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06560.jsonl.gz/3

SSEF除了执行钻石、宝石和珍珠研究的任务外，还追求开发可利用于商业及贸易中的鉴定仪器。 包括用于小钻石检测的ASDI，钻石观测仪，用于珍珠的珍珠扫量仪PearlScan™和便携式紫外 – 可见分光亮度计等。 价格表：仪器和书籍。
SSEF钻石观测仪最初是针对市场上高温高压HPHT处理钻石（即GE POL™，Monarch™，Bellataire™）所面临的威胁而开发。 自2000年推出以来，已有数百组SSEF钻石观测仪出售至世界各地的业者。我们收到许多关于此观测仪简易快捷检测钻石的正面评价，证实此种方法在商贸中的重要性。
请注意，SSEF钻石观测仪必须与SSEF钻石照明器SSEF diamond illuminator™ 结合使用，其为强的短波紫外光源（SWUV）。
SSEF钻石观测仪能区分以下两组钻石：
A组：IaA型，IaAB型和Ib型。 这种无色钻石未经高温高压HPHT脱色处理。
B组：IIa型，IIb型和罕见IaB。 这种钻石可能已HPHT处理过。
ASDI代表-自动光谱钻石检测Automated Spectral Diamond Inspection。 这是一种以相对低的成本分析和鉴定大批量无色小钻的设备。它由SSEF与合作伙伴共同研发，目前由SATT Gems SA销售。 ASDI具备功能有：
-无色圆形小钻鉴定
-分选出钻石仿制品
-分选出高温高压HPHT处理的钻石
-分选出合成品（CVD＆HPHT）
-定制尺寸分类（可选购）
这部仪器将检测出无色人造钻石，包括HPHT和CVD合成的人造钻石，以及HPHT处理的无色钻石。
2007年，SSEF瑞士珠宝研究院和巴塞尔大学电子实验室加入专业领域并启动ASDI研发计划。 经过五年的研究和开发，并结合了OPTEC Industries公司在自动化和尺寸分选方面的专有技术。
2013年，首台ASDI机器在SSEF开始运作，至今筛选超过百万颗无色米粒小钻，从而保护了瑞士钟表和珠宝行业。 因此，四部ASDI现在分别于两家主要的瑞士钻石商和两大瑞士钟表珠宝集团运作。
操作人员需要将这些无色的米粒钻倒入自动振荡的入料皿中，之后ASDI将行全自动的运作：首先，入料皿将准确地把每颗钻推送到旋转的玻璃检测盘上，之后，一系列特别设计的机械臂杆会将每颗钻石调整至台面朝下的位置并将其逐一分隔开来，而在进一步的光谱分析检查开始前，数码相机会先侦测每颗石头的大小，位置和间距。
拉曼探针可识别所有可能为钻石仿制品的同时自动将其 “剔除”。接着，高灵敏度的光谱仪检查每颗钻石的短波紫外线（SWUV）穿透度。如果其穿透度非常高，则该石材将被自动分选，需要进一步检测HPHT处理或人造（HPHT或CVD生长）钻石的可能性。
一系列数码相机可记录每颗检测过的钻石多达15种不同的测量值（直径测量精度：±0.005mm）。自动分拣系统根据其大小，将钻石分配到最多四个不同的分类盒中。加装此功能十分便利，并且不会影响到ASDI的分拣速度。
有关ASDI系统，定价和联系更多信息，请至SATT Gems SA。
与巴塞尔大学科学家们合作开发的手提式光谱仪，是一种功能强大的宝石学工具。它可用于多种彩色宝石的检测，不过此型号非针对于钻石，而是专为解决宝石学方面的问题所设计。这是一种结合了吸收、穿透和发光光谱测定的高性价比方案。它使用简易且移动性强，可为任何笔记本电脑提供USB端口连接。
SSEF便携式亮度计适用于何种宝石分析？
荧光发光光谱模式：