Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01126.jsonl.gz/720

Come funziona
La mobilizzazione delle secrezioni si ottiene grazie a una rapida interazione tra pressione positiva e negativa, che aumenta il flusso di espirazione.
Rivoluzionaria Eliminazione delle Secrezioni Respiratorie
Il Comfort Cough II è il tuo prezioso alleato per una rimozione efficace delle secrezioni broncopolmonari.
Questo dispositivo meccanico, appositamente progettato per stimolare la tosse, si rivolge a pazienti che, per varie ragioni, incontrano difficoltà nel liberare autonomamente le secrezioni.
Con le sue avanzate funzionalità, tra cui vibrazioni oscillanti e percussioni intrapulmonari, il Comfort Cough II offre un'efficace mobilizzazione delle secrezioni, contribuendo significativamente al miglioramento della salute respiratoria.
Ecco alcune delle sue caratteristiche distintive:
Vibrazioni Oscillanti: Contribuendo a rilassare e mobilizzare le secrezioni attraverso rapidi cambi di pressione positiva e negativa, favorisce un elevato flusso espiratorio dai polmoni, agevolando così la rimozione delle secrezioni. La vibrazione può essere attivata in modalità "automatica" o "manuale" durante l'inspirazione e/o l'espirazione. Ciò consente una migliore e più efficiente rimozione delle secrezioni bronchiali e aumenta il valore del PCF (picco di flusso della tosse).
Modalità Percussore: Il Comfort Cough II offre una ventilazione ad alta frequenza mediante percussioni intrapulmonari, con frequenze variabili da 10 a 780 CPM. Questa modalità si dimostra particolarmente efficace nel mobilizzare le secrezioni nelle vie aeree superiori dei pazienti con patologie polmonari restrittive o ostruttive. Quando viene utilizzato tramite maschera, si ottiene una percussione intrapolmonare. Quando viene utilizzato tramite la cintura, le vibrazioni vengono trasmesse esternamente al torace (principio HFCWO). Questa modalità viene utilizzata per la rimozione e la mobilizzazione delle secrezioni.
Vibrazione ad Alta Frequenza della Parete Toracica: Generando impulsi d'aria per far vibrare il Percussion Wrap, il gilet utilizzato per la terapia di Vibrazione ad Alta Frequenza della Parete Toracica, questa funzione delicatamente comprime e rilascia la parete toracica, agevolando il distacco del muco e il suo spostamento verso le vie aeree centrali.
Sincronizzazione della Tosse o Flow Trigger: Il Comfort Cough II si sincronizza con le fasi inspiratorie ed espiratorie del paziente per ottimizzare la terapia.
Massima Portabilità e Controllo Intuitivo
Il Comfort Cough II si distingue per la sua facilità d'uso e portabilità. Compatto, leggero e alimentato da una batteria rimovibile, questo dispositivo è pronto a seguirti ovunque tu vada: a casa, in ospedale o per il trasporto dei pazienti. Il controllo intuitivo tramite tasti consente la personalizzazione dei parametri, mentre il display TFT-LCD da 7 pollici fornisce una chiara visione d'insieme dei dati, presentati sia sotto forma di grafici che barre.
Benefici per Pazienti, Operatori Sanitari e Terapisti Respiratori
L'acquisto del Comfort Cough II offre una serie di vantaggi significativi. Ai pazienti regala una terapia efficace e confortevole per la rimozione delle secrezioni, migliorando notevolmente la qualità della loro vita.
Per operatori sanitari e terapisti respiratori, questo dispositivo fornisce una vasta gamma di modalità preimpostate e un avanzato sistema di gestione dati. Con la possibilità di monitorare e regolare la terapia in modo mirato, il Comfort Cough II si rivela uno strumento imprescindibile nella gestione delle patologie respiratorie.
Tutti i vantaggi
HFCWO con nastro a percussione
Display LCD con indicazione della pressione in barre o grafici
Funzione di preselezione per un massimo di 9 preselezioni
Batteria rimovibile inclusa
Adatto per adulti e bambini
Oscillazione durante l'inspirazione e/o l'espirazione
Con pratico supporto per il tubo di respirazione
Misurazione della SpO2 tramite sensore da dito
Visualizzazione del flusso di picco e del volume corrente
Modalità operative Auto/Manuale: Assistenza manuale, automatica o tosse sincronizzata da -70 a +70cmH2O.
Oscillazione commutabile
Percussione
Con maschera: per la mobilizzazione e il trasporto delle secrezioni o la rimozione verso le vie aeree superiori (percussione intrapolmonare).
Con cintura: Oscillazione della parete toracica ad alta frequenza (HFWCO)
Cintura di percussione in taglia XS-L
Il metodo HFCWO scioglie il secreto mediante oscillazioni ad alta frequenza ("vibrazioni profonde") senza esercitare pressione sul torace. La viscosità del secreto si riduce e il paziente viene aiutato a mobilizzare e a tossire il secreto.
Caratteristiche tecniche
Modalità di funzionamento Automatico/Manuale
Pressione di inalazione (Ip): da 0 a +70cmH2O (in passi di 1cmH2O)
Pressione di espirazione (Ep): da 0 a -70cmH2O (in passi di 1cmH2O)
Tempo di inalazione (Ti): da 0,0 a 5,0 secondi (in incrementi di 0,1 secondi)
Tempo di espirazione (Te): da 0,0 a 5,0 secondi (in incrementi di 0,1 secondi)
Durata della pausa (Tp): da 0,0 a 5,0 secondi (in incrementi di 0,1 secondi ciascuno)
Sensibilità di attivazione (trigger): da 1 (sensibile) a 9 (meno sensibile)
Portata di inalazione: Bassa, Media, Alta Frequenza: da 1 a 20 Hz
Ampiezza: da 1 a 10cmH2O
Modalità operativa a percussione
Pressione di inalazione: da 0 a +70cmH2O (in passi di 1cmH2O ciascuno)
Frequenza: da 10 a 780 CPM (con incrementi di 10 CPM ciascuno)
Rapporto I:E: da 5:1 a 1:5
Dimensioni: 287 x 273 x 218 mm (L x A x P)
Peso: 4,6 kg (senza accessori)
Durata della batteria: min. 4 cicli (ciclo tipico: 36x tosse a ±40cmH20)
Pulsossimetria: da 70% a 100% nell'intervallo +-2% (ossimetro), da 25 a 250 BPM (polso)
Tensione nominale: 100-240V~
Frequenza nominale: 50/60 Hz
Potenza nominale: 120 V
Dimensioni della cintura a percussione XS = 80 x 18 cm S = 100 x 18 cm M = 120 x 18 cm L = 140 x 18 cm
Incluso nella confezione
Comfort Cough II
Batteria
Scheda SD
Tubo Maschera misura 5 (adulto)
Filtro per batteri e virus
Adattatore
Sensore SpO2 a clip da dito
Borsa per il trasporto
Istruzioni per l'uso
Cintura di percussione nella misura selezionata