Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03482.jsonl.gz/1739

Gewöhnliche Instandhaltung
Bearbeitungen an den internen Komponenten des eQuinox-Geräts dürfen nur von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden, der von CAIRE geschult wurde.
Präventive Instandhaltungsmaßnahmen müssen jedes Jahr durchgeführt werden. Wenden Sie sich am Lieferer. Nur der Lieferer oder ein qualifizierter Techniker wird die folgenden Komponenten bei Bedarf überprüfen: Alarme, interner 9V-Akku, Akku, interne Filter und andere interne Komponenten.
Hinweis: Wenn Sie nach dem POST-Test drei hörbare Signale hören, bedeutet das, dass der 9V-Akku fast leer ist. Ist dies der Fall, wenden Sie sich an Ihren Pflegedienst.
Achtsamkeit und Reinigung des Geräts (Benutzer)
Auswechslung der Kanüle: wechseln Sie die Kanüle und den Abgabeschlauch aus, wie vom Lieferer empfohlen. Ihr Arzt oder Pflegedienst werden Informationen zu Reinigung, Desinfektion und Auswechslung geben.
Hinweis: für eine angemessene Nutzung, halten Sie sich an den Kanülenhersteller. Wechseln Sie die Einwegkanüle aus, wie vom Hersteller/Lieferer empfohlen. Der Lieferer kann zusätzliche Ersatzteile ausrüsten.
Lufteinlassfilter: Die Umgebungsluft wird durch den Lufteinlasskanal im oberen hinteren Teil des Geräts in das Gerät gesaugt. Das Reinigen des Lufteinlassfilters ist die wichtigste Wartungsaufgabe, die der Benutzer durchführen muss. Durch das Reinigen des Lufteinlassfilters können Sie den korrekten Betrieb des eQuinox-Geräts erhalten. Überprüfen Sie den Lufteinlassfilter täglich und reinigen Sie ihn mindestens einmal pro Woche mit dem folgenden Verfahren:
- Entfernen Sie den Lufteinlassfilter
- Waschen Sie den Filter in lauwarmem Leitungswasser mit einer milden Flüssigwaschmittel
- Spülen Sie den Filter mit sauberen Leitungswasser aus und entfernen Sie überschüssiges Wasser
- Lassen Sie den Filter an der Luft trocknen
- Setzen Sie den Filter wieder in das Gehäuse ein
Hinweis zur Reinigung: halten Sie einen zweiten sauberen Filter bereit, um den Filter in der Trocknungsphase zu ersetzen.
ACHTUNG: Verwenden Sie den Sauerstoffkonzentrator nicht ohne den Lufteinlassfilter. Wenn ein zweiter Filter verfügbar ist, setzen Sie den "Austauschfilter" ein, bevor Sie den dreckigen reinigen. Reinigen Sie den dreckigen Filter mit einer lauwarmen Lösung von Seife und Wasser und trocknen Sie ihn vor dem Gebrauch gründlich ab.
Hinweis: Der Hersteller empfiehlt keine Sterilisation dieses Geräts.
Der Lufteinlassfilter muss jährlich ausgewechselt werden. Wenn der eQuinox in einer staubigen Umgebung verwendet wird, muss der Filter häufiger ausgewechselt werden. Verwenden Sie den eQuinox nicht länger als 5 Minuten ohne installierten Lufteinlassfilter.
Wechselstromnetzteil, 12V-Gleichstromkabel, Netzkabel und externes Gehäuse: Schalten Sie das eQuinox-Gerät aus und trennen Sie es von der Wechsel- oder Gleichstromversorgung, bevor Sie es reinigen oder desinfizieren. NICHT direkt auf den äußeren Rahmen sprühen. Verwenden Sie einen feuchten Schwamm oder ein Tuch (nicht nass). Sprühen Sie zum Reinigen des Gehäuses und des Netzteils eine milde Reinigungslösung auf das Tuch oder den Schwamm. Befolgen Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers.
Die Liste unerwünschter chemischer Substanzen umfasst unter anderem: Alkohol und Produkte auf Alkoholbasis, konzentrierte Produkte auf Chlorbasis (Ethylenchlorid) und Produkte auf Ölbasis (Pine-Sol®, Lestoil®). Diese Substanzen sollten NICHT zum Reinigen des Kunststoffgehäuses am Sauerstoffkonzentrator verwendet werden, da sie die Kunststoffteile des Geräts beschädigen können.
Optionaler Luftbefeuchter: Wenn er verwendet wird, sollte er täglich gereinigt werden, um die Möglichkeit einer Kontamination zu verringern. Befolgen Sie die Reinigungsempfehlungen der Pflegedienst oder des Herstellers des Luftbefeuchters. Ersetzen Sie den Luftbefeuchter monatlich oder gemäß den Empfehlungen des Herstellers oder des Pflegepersonals (füllen Sie den Luftbefeuchter nicht zu viel auf).
ACHTUNG: NICHT verwenden, bzw. sich bewegen, wenn ein Luftbefeuchter angeschlossen ist. Entfernen Sie den Flakon des Luftbefeuchters, bevor Sie sich bewegen. Breiten Sie den eQuinox NICHT aus, wenn er an einen Luftbefeuchterflakon angeschlossen ist.
eQuinox-Wagen: vor der Reinigung des eQuinox-Wagens, entfernen Sie ihn aus dem Gerät. Zur Reinigung des Wagens verwenden Sie ein feuchtes (nicht nasses) Tuch oder Schwamm und eine milde Reinigungslösung.
Akku: der Akku des eQuinoxes erfordert besondere Sorgfalt, um eine längere Lebensdauer und maximale Leistung zu gewährleisten. Der CAIRE-Akku ist der einzige, der für die Verwendung des eQuinoxes empfohlen wird.
Verwenden Sie einen feuchten (nicht nassen) Schwamm oder ein Tuch, um den Akku zu reinigen. Sprühen Sie zuerst ein mildes Reinigungsmittel auf das Tuch oder den Schwamm, und reinigen Sie dann das Akkufach und die Verriegelung.
CAIRE empfiehlt, der Akku nach 2 Jahren auszuwechseln.
Akkuentsorgung
Der Akku ist aufladbar und kann recycelt werden. Schicken Sie den Akku zur ordnungsgemäßen Entsorgung immer zum Lieferer zurück. Sie können sich auch an die örtlichen Gemeindebüros wenden, um Informationen zur richtigen Akkuentsorgung zu erhalten.
Entsorgung des eQuinox Sauerstoffsystems
Die lokalen Umweltschutzgesetze verbieten möglicherweise die Entsorgung elektrischer und/oder elektronischer Geräte, wie z. B. der eQuinox oder das Wechselstromnetzteil. Wenden Sie sich an die Gemeindeverwaltungen, um die Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung von elektrischen oder elektronischen Geräten zu erhalten. Wechselweise können Sie sich bei CAIRE, Inc. über die Entsorgung informieren.