Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03252.jsonl.gz/1490

Der Durchflusssensor für pulsierende Strömungen, kurz PFS, ist ein kleiner Volumenstromsensor, der auf dem Prinzip eines Druckabfalls über einem Strömungswiderstand im Kanal beruht. Der Vorteil dieses Prinzips ist, dass in Kombination mit schnellen Drucksensoren eine sehr kurze Ansprechzeit im Bereich von 1 Millisekunde erreicht werden kann.
Viskositätskompensation
Der PFS benutzt zusätzlich den Effekt von viskoser Reibung um die Viskosität der Flüssigkeit zu bestimmen. Mit dieser Zusatzinformation kann in der Sensorelektronik ein viskositätsunabhäniger Volumenstrom berechnet werden. Das bedeutet, dass die Flüssigkeitseigenschaften weder bekannt, noch einkalibriert werden müssen um einen korrekten Voumenstrom zu messen.
Der PFS mikro Durchflusssensor misst bisher nur unidirektional. Eine Bidirektionale Version ist aber grundsätzlich möglich. Die schnelle Anslprechzeit prädestiniert den Sensor zum Messen von schnellen Volumenstromänderungen wie zum Beispiel das Schalten eines Ventils.
Anwendugsgebiete
Tropfenmessung
Dieser mikro Durchflusssensor wurde ursprünglich entwickelt um den Durchfluss von Mikroventilen zu messen. Mikroventile werden üblicherweise mit Fluid aus einem Druckbehälter beaufschlagt und durch eine Magnetspule geschaltet. Da diese Ventile oft nur wenige Millisekunden offen gehlaten werden, muss der Durchflusssensor sehr schnell reagieren und hochfrequent messen. Der PFS benutzt eine Messfrequenz von bis zu 20 kHz um Einzeltropfen exakt auflösen zu können.
Weil der PFS für das Messen von stark veränderlichem Durchfluss geeignet ist, kann er auch Pumpenströmungen von pulsierenden Pumpen überwachen. Für Pumpenhersteller kann die Analyse der Pulsform helfen die Pumpe zu optimieren und deren Leistung zu verbessern. In anderen Anwendungen soll einfach nur die gepumpte Menge gemessen werden.
Volumenintegrale
Der PFS mikro Durchflusssensor ist ideal um Durchflüsse im Millisekunden bis Minutenbereich zu messen. Er kann automatisch Volumenintegrale bilden um die dosierte Menge eines Abfüll- oder Probenahmeprozesses aufzuzeichnen.
Das B-drop mini ist ein sehr schnelles und preiswertes Mikro Dosierventil. Es kann bereits ab 3 Volt betrieben werden und erreicht Schaltzeiten unter 0.5 ms im peak-pold Betrieb. Dieses Mikroventil ist für schnelle und zuverlässige Dosieranwendungen optimiert wo Sauberkeit und Kosten eine Rolle spielen. Das Mikroventil kann mit Gammastrahlung Sterilisiert werden. Es wird durch eine Magnetkraft im stomlosen Zustand geschlossen und enthält keine Feder. Für maximale Leistung, kann das Ventil in Öffnungs- und Schliessrichtung aktiv bewegt werden. Dies geschiet duch umpolen der Spannung beim schliessen des Ventils. Wir empfehlen dazu die ReseaTech 4-Kanal Venilsteuerung.
Für spezielle Versionen des B-drop mini, wie normal-geschlossen, bipolar oder dampfsterilisierbar, nehmen sie bitte Kontakt mit uns auf.
Technische Daten:
+ Dimensionen: L 33mm, D 8.5 mm, M5 Gewinde + Düse: 0.2 mm + Werkstoffe mit Medienkontakt: rostfreier Stahl, Silikon, Parylene, Epoxy + Viskositätsbereich: 1-20 mPas + Arbeitsdruck: bis zu 6 bar
Der FoamFighter ist ein Anti-Schaum-System, welches die Schaumbildung mittels eines optischen Sensors detektiert und eine präzise Dosierung von Anti-Schaummittel über eine Spritze ermöglicht. Im Gegensatz zu konventionellen Schaum-Sensoren ist beim FoamFighter sowohl die Detektionsgrenze als auch der Bereich in dem der Schaum detektiert wird frei einstellbar. Somit ist es möglich der Schaumbildung früh entgegenzuwirken und damit die Menge an benötigtem Anti-Schaummittel zu verringern. Des Weiteren kann der FoamFighter in einem bereits laufenden Prozess an den Bioreaktor angebunden werden. Der FoamFighter eignet sich für den Einsatz an allen gängigen autoklavierbaren Glasbioreaktoren und an gerührten single-use-Reaktoren, wie z.B. den Cellready(R) von Merck Millipore. Durch die Datenschnittstellen ist der FoamFighter auch in Regelkreise des Bioreaktorcontrollers einbindbar und kann auch durch ein externes Prozessleitsystem gesteuert werden.
Eigenschaften
+ nicht-invasive Schaumdetektion + in bereits laufende Prozesse integrierbar + präzise Dosierung von anti-Schaummittel mittels Spritze + individuell einstellbare Detektionsgrenze + analoge und digitale Feeback-Signale vorhanden
Extras
+ integrierte Rührereinheit gegen sedimentierung des anti-Schaum Mittels + Individuelle Heizmatten mit Sensorfenster + Individuelle Adapter für ihr Bioreaktorsystem
Danke, dass sie das Spin-off ReseaTech besuchen!
Wir bieten Lösungen für die Mikrodosierung und das Messen von Mikrolitertropfen,
Durchflusssensoren mit extrem kurzen Reaktionszeiten für das Messen von gepulsten Strömungen
und optische Anti-Schaum Systeme für Glas- und Single-use Bioreaktoren.
ReseaTech ist ein Technologiepartner und Hersteller von fluid handling Systemen mit fokus auf die Biotech Forschung. Auf Anfrage entwickelt und baut ReseaTech kundenspezifische Lösungen für das Biotech Labor.