Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01219.jsonl.gz/657

Filtri in vetro colorato e set di calibrazione
I filtri in vetro colorato sono unici nella loro abilità di trasmettere una banda di luce molto ampia. La tipologia passa-alto, spesso usata come filtro "order/wavelength sorting", trasmette le lunghezze d'onda più lunghe ed assorbe quelle più corte. La tipologia banda-passante, utile per aumentare il rapporto segnale/rumore dei sistemi di illuminazione, trasmette un'ampia banda di lunghezze d'onda, mentre blocca le lunghezze d'onda più corte e più lunghe. Come tutti i componenti ottici, i filtri in vetro colorato non dovrebbero essere esposti ad alte temperature o a sbalzi termici.
Andover offre 2 set di filtri per verificare le scale di trasmittanza e di assorbanza di spettrofotometri con assorbimento nel visibile e con larghezze di banda massima di 2.2 nm e 6.5 nm. Fatti di vetro Schott NG-4 e NG-5 non rivestito, i filtri sono levigati su un'area centrale di 5mm x 20mm ad un fronte d'onda trasmesso di 1/4 d'onda o meglio a 633nm e parallelismo di 30 secondi d'arco o meglio. Il valore di trasmissione di ogni filtro viene misurato con uno spettrofotometro calibrato con standard tracciabili NIST (National Institute of Standard and Technology).