Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06906.jsonl.gz/687

Fonctionnement de la caméra acoustique
Une caméra numérique reproduit l'objet qui génère le son. En même temps, un ensemble de microphones (array) calculé avec précision enregistre les ondes sonores émises. Un logiciel spécialement conçu calcule une carte sonore et l'associe à l'image optique de la source sonore. Les niveaux sont inscrits sous forme de code couleur. Les zones bruyantes sont colorées en rouge, les zones silencieuses en bleu. Les sources pertinentes sont ainsi clairement identifiables. La cartographie est réalisée sur la base de la pression acoustique. G+P utilise depuis quelques années une caméra de type Norsonic 848. La caméra peut être utilisée rapidement et facilement et se caractérise par une haute résolution.
Exemple du bâtiment Swissmill à Zurich
Le service de l'environnement et de la santé de la ville de Zurich (UGZ) souhaitait déterminer, pour le traitement des plaintes relatives au bruit, de quelles parties du grand bâtiment de production provenaient les sources de bruit dominantes. Pour répondre à cette question, des enregistrements ont été effectués à différents endroits à l'aide d'une caméra acoustique.
Les enregistrements ont révélé une image en partie surprenante. L'emplacement de la source de bruit dominante changeait en fonction de la position de la prise de vue. La source de bruit principale supposée par UGZ n'était la source de bruit dominante dans aucun des sites étudiés.
Dans les étages supérieurs des immeubles d'habitation situés en face, les nuisances sonores sont dominées par les installations sur le toit.
Dans les étages inférieurs et dans la zone riveraine, les installations sur le toit du bâtiment n'ont pas d'influence significative. Ce sont les sources situées dans la partie sud-est du bâtiment qui dominent :
Expériences de la pratique
L'utilisation de la caméra acoustique dans le traitement des projets de bruit industriel a fait ses preuves dans de nombreux projets. Grâce aux enregistrements réalisés avec la caméra acoustique, il est possible de confirmer ou d'infirmer des hypothèses sur les causes des problèmes de bruit, comme dans l'exemple de Zurich.
Pour la planification des mesures, un modèle de calcul du bruit est souvent établi afin de pouvoir étudier les effets des différentes mesures. Les enregistrements de la caméra acoustique peuvent fournir une multitude d'informations pour la modélisation ou la plausibilisation des modèles. Dans de nombreux projets, nous avons pu améliorer considérablement la précision de notre modèle de calcul grâce aux résultats de la caméra acoustique. Plus le modèle est précis, plus l'étude des mesures est pertinente.
Les caméras acoustiques fournissent des images faciles à comprendre, même pour les non-initiés, qui se prêtent parfaitement à la communication. Malgré tous les avantages de la technologie, il faut toujours garder à l'esprit que la caméra acoustique est un instrument de pointe pour les experts. Pour que les résultats de la caméra acoustique puissent être interprétés correctement, il est nécessaire de disposer de connaissances acoustiques de haut niveau. G+P se fera un plaisir de partager ses connaissances avec vous.