Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03581.jsonl.gz/2498

Beschreibung
Mit der Ultraschall-Spirometrie kann der Luftstrom rasch, direkt und genau bestimmt werden.
Diese Fluss-Messmethode mittels Ultraschall-Laufzeittechnologie (TrueFlowTM) arbeitet mit einer hohen Auflösung von 1000 Messpunkten pro Sekunde. Dies bedeutet, dass keine ergänzenden Fluss-Parameter (z.B. Differenzdruck, Temperatur) nötig sind.
Im Innern des ScoutTubeTM-Sensors empfangen und senden zwei sich diagonal gegenüberliegende Piezo-Elemente abwechselnd Ultraschallwellen. Ohne Luftstrom ist die Laufzeit der Ultraschallwellen in beide Richtungen gleich. Ein Luftstrom im Atemrohr beschleunigt die Wellen in eine Richtung und verlangsamt sie in die andere Richtung. Je grösser der Unterschied zwischen Hin- und Rückweg, desto stärker der Luftstrom. Alle anderen Faktoren (Gaseigenschaften, Luftfeuchtigkeit und Temperatur) sind für beide Richtungen gleich und heben sich dadurch auf.
Funktionen
- Einfaches und rasches Auswechseln des Einweg-Sensors ScoutTubeTM, ohne mehrere Teile zusammensetzen zu müssen.
- Die hohe Auflösung von 1000 Messpunkten pro Sekunde ist eine wesentliche Voraussetzung für die Zuverlässigkeit der Messwerte.
- Keine Messwertschwankungen aufgrund von sich ändernden Umgebungsbedingungen oder Atemfeuchtigkeit.
- Benötigt im laufenden Betrieb keine Kalibration.
- Keine fehlerhaften Messungen aufgrund von falsch oder nicht kalibrierten Sensoren.
- Bestimmung des Flusses und aller abgeleiteten Parameter wie Volumen, sowie Widerstand mittels Bodyplethysmographie.