Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07092.jsonl.gz/1200

ISO 8067 Résistance au Déchirement de Matériaux Polymères Alvéolaires Souples (ISO 8067:1995)
Cette méthode est utilisée pour étudier la résistance au déchirement des matériaux polymères alvéolaires souples ayant une épaisseur donnée. Cet essai permet de déterminer la force maximale et la résistance au déchirement des produits à une vitesse de déplacement donnée.
En principe, l'éprouvette d'essai est serrée dans les mordaches du système d'essai, assurant ainsi que l'éprouvette d'essai est correctement bloquée. Une force est appliquée à une vitesse de déplacement constante, déchirant l'éprouvette jusqu'à la rupture. La force de déchirement est calculée à partir des crêtes de force. Nous recommandons d'utiliser une cadence élevée d'enregistrement des données d'essai. Le débit de transfert vers le PC doit être de 100 Hz ou plus pour recueillir et enregistrer l'ensemble des crêtes et des creux.
Nous avons utilisé des mâchoires pneumatiques équipées de mordaches recouvertes de caoutchouc pour serrer le matériau, que nous avons fixé sur une machine d'essai de traction. Bien que les mâchoires manuelles soient efficaces, un grand nombre de nos utilisateurs préfèrent les mâchoires pneumatiques pour leur facilité d'utilisation, leur productivité et leur meilleure répétabilité. Les mâchoires pneumatiques permettent de régler la pression de serrage, alors que les mâchoires actionnées manuellement dépendent de la force de l’opérateur (qui ne peut pas être aussi répétable). Nous avons constaté que la pression de contact et l’alignement de l’éprouvette étaient très importants pour ces essais. Une pression de contact trop importante peut entraîner des ruptures prématurées, tandis qu’une pression trop faible peut provoquer un glissement de l'éprouvette ou des ruptures au niveau ou à proximité des mordaches. Ces mâchoires sont habituellement fixées à un système ayant un bâti à une colonne ou bicolonne. Un logiciel d’essai, tel que Bluehill® est utilisé pour saisir les caractéristiques de l’éprouvette, définir le contrôle désiré pour l'essai, calculer automatiquement les résultats et les statistiques souhaités, et produire un rapport d’essai, et tout cela en stricte conformité avec la norme.
Nous recommandons de consulter la norme ISO 8067 pour en comprendre les exigences.
Instron® 2712-04x Series Pneumatic grips, packed with features to enhance gripping performance, usability, and operator safety.
- Produits
- 7/8/2009
- 1.1 MB
Screw side-action grips provide a very simple and efficient method for holding test specimens in a wide range of applications. The dual - acting design of 2710-100 series grips means that jaw faces can be adjusted to accommodate different specimen thicknesses. This ensures that the line of tensile force remains concentric with the grip body. They can be equipped with a selection of interchangeable grip jaw faces in various sizes and choice of surfaces including smooth ground, rubber-coated and serrated. Line contact and special coated faces are also available.The unique ‘snap-on’ jaw face attachment makes changing faces extremely quick and simple.
- Produits
- 6/28/2017
- 1.3 MB
5900 Universal Testing Systems are engineered for precision, built for durability, and offer the flexibility for changing requirements. They are designed with standard and optional features that increase testing efficiency and improve the testing experience for the operator. A wide range of models are available for testing capacities from < 100N up to 600kN.
- Produits
- 1/22/2019
- 6.8 MB
Les machines de traction de la Série 3300 ont été mises au point pour les essais normalisés et les essais de routine. Cette machine de traction permet à l’utilisateur de disposer de la qualité Instron au prix le plus économique.
- Produits
- 5/28/2010
- 1.3 MB
Bluehill Universal Software is built from the ground-up for touch interaction and an intuitive user experience. Discover simpler and smarter testing with features such as pre-loaded test methods, QuickTest in seconds, enhanced data exporting: and Instron Connect – a new feature that provides a direct communication link to Service. Users of previous versions of software such as Bluehill 2 and Bluehill 3 can easily upgrade to the newest version of Bluehill.
- Produits
- 2/26/2017
- 2.6 MB