Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06865.jsonl.gz/492

ASTM E23 Essai d'Impact Charpy d'Eprouvette Métallique de Petite Taille
Les normes ASTM E23 et ISO 148-1 décrivent l’essai d’impact d’éprouvettes métalliques entaillées selon la méthode Charpy. La norme ASTM A370 comprend également les exigences de la méthode d'essais de choc Charpy mais uniquement pour les aciers. Ces trois normes détaillent les essais de type Charpy et soulignent les méthodes d’essai permettant de mesurer l’énergie absorbée par une éprouvette rompue par mouton pendule. Un essai Charpy nécessite que l’éprouvette métallique entaillée soit maintenue à ses deux extrémités (dans une configuration horizontale). L'éprouvette est alors heurtée au centre d'un étau par un percuteur localisé sur un pendule à marteau. L'illustration ci dessus illustre la configuration de l’essai Charpy.
Challenge
Pour cet essai de résistance mesurée par choc Charpy, les éprouvettes doivent être préparées en fonction du matériau concerné. Dans certains cas, des limitations dues à la taille du produit devant être testé ne permettront pas de préparer des éprouvettes de taille standardisée. Dans d'autres cas, une éprouvette de taille normalisée peut produire une énergie d'impact supérieure de 80% à la capacité de la machine, et donc ne pas respecter la norme. Dans ces deux scénarios, il devient nécessaire de tester des éprouvettes de taille réduite.
Ces éprouvettes plus petites nécessitent l'utilisation de supports permettant de les relever afin de les maintenir centrées dans les étaux et l'impacteur. Il est aussi nécessaire de vérifier que ces éprouvettes plus petites produisent des énergies supérieures à la plus petite mesure vérifiable lue sur le mouton pendule utilisé pour l'essai.
La solution Instron
Les éprouvettes normalisées ou de taille réduite peuvent être testées sur un mouton pendule SI ou MPX. Ces deux modèles permettent d'adapter des supports optionnels pour des tailles d'éprouvettes normalisées ou réduites. Se référer aux références catalogue suivantes :
- W-3594 pour 2,5 mm x 10 mm
- W-3595 pour 5 mm x 10 mm
- W-3596 pour 7,5 mm et 10 mm
- W-3585 pour 10 mm x 10 mm (taille normalisée)
- Des supports pour d'autres épaisseurs sont également disponibles
L'utilisation du logiciel Fracta avec un encodeur angulaire intégré sur l'un ou l'autre des mouton pendule SI ou MPX est la meilleure solution lorsque les énergies d'impact très faibles sont requises. Le mouton pendule MPX utilise un encodeur haute résolution permettant la mesure d'énergies extrèmement faibles même sur les modèles de plus grande capacité.
Instron® introduces the MPX Series of motorized pendulum impact testers that are ideal for testing metals to Charpy and Izod standards. Available in capacities from 300 to 900 J the MPX is safe, quick, and easy to operate. Fracta™ Software comes standard with the MPX, allowing for simple data acquisition and calculation of energy. The system also allows for easy upgrading to Impulse™ data acquisition software that uses load and velocity transducers to provide data collection, analysis, and reporting results. The MPX System is CE Compliant.
- Produits
- 3/1/2017
- 433.6 KB