Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06207.jsonl.gz/31

Dimetix传感器有一个集成的滤光玻璃，以保持可能的光源的干扰小的影响。这个所谓的带通滤波器的任务是只让激光波长范围内的信号通过(通常是650nm)。
然而，特别是对于具有非常强的光干扰源的应用，额外的滤波器或屏蔽可以显著提高测量性能。
以下措施可有所帮助:
- 在传感器光学前端安装一个额外的带通滤波器。
注意: 不要垂直于激光束安装滤光片，请参阅KB011 通过玻璃测量
带通滤波器: CWL: 650nm, FWHM: ~30…40nm(±15…20nm)
- 使用屏蔽来保护传感器光学不受光干扰源的干扰。例:遮光板、传感器前段加泽遮光筒。
注意: 传感器的激光输出和接收镜头不能被遮挡。