Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01201.jsonl.gz/549

Tutti i dispositivi per inalazione trasformano i farmaci liquidi in nebbie microscopiche che possono essere facilmente inalate attraverso un boccaglio o una maschera. La differenza sta nella tecnica di nebulizzazione del farmaco. L'inalatore a compressore nebulizza il farmaco liquido con l'aiuto dell'aria compressa. L'inalatore a membrana, invece, ha una piastra a membrana con fori microscopici. Quando questa piastra viene fatta vibrare mediante oscillazioni ad alta frequenza, il farmaco viene spinto attraverso i fori e vengono prodotte minuscole goccioline di aerosol. Questa tecnologia rende il dispositivo di inalazione particolarmente maneggevole e quasi silenzioso. Consente una facile gestione anche in viaggio, indipendentemente dal luogo o dal momento in cui il dispositivo è necessario.
Gli aerosolizzatori sono adatti per l'uso con neonati e bambini.
La maggior parte dei farmaci per il trattamento delle malattie delle vie respiratorie superiori, medie e inferiori sono disponibili in forma liquida e possono quindi essere utilizzati con gli inalatori. Gli inalatori consentono inoltre di miscelare diversi farmaci in modo da poterli inalare comodamente nello stesso momento.
Per trovare parti di ricambio o accessori aggiuntivi per l'aerosolizzatore OMRON, contattare il distributore abituale.
L'aerosolizzatore può contenere varie parti:
L'unità principale o compressore
Il kit per aerosol dove si aggiunge il farmaco
Il tubo che collega l'unità principale al kit per aerosol
Il boccaglio per inalare il farmaco attraverso la bocca
La forcella nasale per inalare il farmaco attraverso il naso
Maschera
Filtro dell'aria
Nota: seguire sempre le istruzioni di pulizia riportate nelle istruzioni per l'uso.
Si consiglia di pulire kit per aerosol, boccaglio, forcella nasale e maschera dopo ogni uso (ma è necessario dopo ogni giorno di utilizzo effettivo). Possono essere lavati con acqua calda e detergente delicato. Una volta lavati, sciacquarli bene con acqua corrente calda e pulita e farli asciugare all'aria in un luogo pulito.
La disinfezione deve essere effettuata una volta alla settimana. Per disinfettare le parti è possibile bollirle per circa 10 minuti, tranne le parti in PVC (alcune mascherine e alcuni tubi) che sottoposte a bollitura possono indurirsi e deformarsi. In alternativa, utilizzare un disinfettante disponibile in commercio. Dopo la disinfezione sciacquare bene con acqua pulita; seguire le istruzioni del fornitore del disinfettante.
L'involucro dell'unità principale e il tubo non richiedono una pulizia profonda, ma possono naturalmente essere puliti con un panno morbido inumidito di acqua e detergente delicato. Pulire l'involucro e asciugarlo immediatamente con un panno morbido e pulito.
Il filtro dell'aria non deve essere lavato. Nel caso si fosse inumidito deve essere sostituito per evitare blocchi.
Specialmente per un inalatore a membrana: il cappuccio della membrana deve essere pulito dopo ogni utilizzo:
Riempire il contenitore del farmaco con acqua e poi nebulizzarlo. Nebulizzare l'acqua per 1-2 minuti per evitare che i residui di farmaco si secchino e si attacchino al disco della membrana.
Lavare quindi il cappuccio della membrana con sapone neutro e sciacquarlo con acqua pulita. Lasciare asciugare all'aria in un luogo pulito.