Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03493.jsonl.gz/2089

Diese Website verwendet Cookies, damit wir Ihnen die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in Ihrem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie Ihr Wiedererkennen, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für Sie am interessantesten und nützlichsten sind.
Hintermann Series H3®
Hintermann Series H3® Total-Sprunggelenk-Ersatzsystem
Das Hintermann Series H3® Total-Sprunggelenks-Ersatzsystem (Hintermann Series H3) ist ein von der FDA zugelassenes, mobile bearing Dreikomponenten-Total-Sprunggelenks-Ersatzsystem ohne Einschränkung. Die Hintermann Series H3 ist für die Verwendung als zementfreies Implantat zum Ersatz eines schmerzhaften arthritischen Sprunggelenks aufgrund von:
Das Hintermann Series H3® Total-Sprunggelenks-Ersatzsystem, (auch als H3 bezeichnet, ist für den Ersatz des Sprunggelenks vorgesehen. Das System bietet vier Freiheitsgrade: eine uneingeschränkte tibiale Gelenkfläche und eine semi-constrained talare Gelenkfläche für anteroposteriore Translation, mediolaterale Translation, tibiale Rotation und Dorsal-/Plantarflexionsbewegung. Die Hintermann Series H3 besteht aus einer tibialen Komponente, einer talaren Komponente und einem mobile bearing aus ultrahochmolekularem Polyethylen (PE-Inlay).
Das Tibia-Implantat wird aus Kobalt-Chrom hergestellt und ist als knochensparendes Gerät konzipiert. Es bedeckt die Tibia mit einer grossen flachen Oberfläche, um eine physiologische Lastübertragung und minimale Kontaktbelastung des Knochens zu gewährleisten. Die Tibiakomponente verfügt über einen niedrig profilierten anterioren Schild, der für die Rotationsstabilität der Komponente sorgen und Narbenbildung und Knochenbildung, die die Gelenkbewegung behindern könnten, verhindern soll. Die oberen Spitzen an der Schnittstelle zwischen Implantat und Knochen dienen der Verankerung im subchondralen Knochen, um die Stabilität gegen Translation und Rotation zu unterstützen.
Die Auflagefläche der Hintermann Series H3 Talarkomponente ist anatomisch geformt und weist eine kegelstumpfförmige Oberfläche auf, die eine physiologische Talarbewegung durch Eversion mit Dorsalflexion ermöglicht, um die Belastung der Weichteile, die das Sprunggelenk stützen, zu minimieren. Die medialen und lateralen Ränder helfen, die Bewegung der UHMWPE-Lagereinheit zu führen, während die anterioren Zapfen die sagittale Stabilität und Positionierung des Talarimplantats verbessern. Für Patienten mit geringem Knochenangebot ist eine flach geschnittene talare Option erhältlich.
Das Polyethylen (PE)-Inlay wird aus ultrahochmolekularem Polyethylen hergestellt und weist eine hohe Kongruenz mit den Metalloberflächen sowohl der tibialen als auch der talaren Komponenten auf. Das PE-Inlay ermöglicht ein uneingeschränktes Gleiten (Sagittal- und Frontalebene) auf der flachen Tibiaoberfläche und eine semi-constrained Bewegung in der Sagittalebene auf der anatomischen, kegelstumpfförmigen Talarkomponente. Die PE-Einlage ist so konzipiert, dass bei normaler Gelenkbewegung eine maximale Kontaktfläche mit der Tibia- und Talarkomponente erhalten bleibt, um Kontaktspannungen und Abrieb zu minimieren und eine intrinsische Stabilität gegen Eversions-Inversionskräfte zu gewährleisten. Das PE-Inlay enthält ausserdem Röntgenmarker aus Titan.
Hauptmerkmale und Vorteile
Grösse der Komponente
Tibiakomponente:
Grössen 0 – 6 in rechter oder linker Ausrichtung
Talar-Komponente:
Grössen 0 – 6 in rechter oder linker Ausrichtung
Flach geschnittene Talar-Komponente:
Grössen 1 – 5 in rechter oder linker Ausrichtung
PE-Einlage:
Grössen 0 – 6 in Dicken von 5, 6, 7 und 9 mm