Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07030.jsonl.gz/655

EN12430 – Détermination du comportement sous charge ponctuelle des Isolants Thermiques
Cette norme européenne spécifie les équipements et les procédures permettant de déterminer le comportement de produits soumis à une force localisée sur une petite surface de l'éprouvette à une vitesse donnée. Elle s'applique aux produits isolants utlisés dans la construction.
La norme peut être utilisée pour déterminer si les produits ont une résistance suffisante pour résister aux forces directement appliquées sur eux, soit durant leur installation ou soit durant leur utilisation, principalement causées par le piétinement.
En principe, l'éprouvette est placée dans la machine d'essai sur la plaque fixe de sorte que l'indenteur soit situé au dessus de l'éprouvette. Une force de compression ponctuelle est appliquée à l'éprouvette par l' indenteur circulaire sur une surface de 50 mm2 à une vitesse donnée dans une direction axiale.
Nous suggérons d'utiliser une machine de traction à double colonne avec la fixation d'essai.
Fixation d'essai : indenteur de 50 mm2 avec enclumes carrées de 300mm comme spécifié dans la norme d'essai.
Taille de l'éprouvette : 300mm X 300mm
Démarrez la méthode d'essai en appliquant une précharge de 2,5 N afin d'éliminer tout jeu dans le montage puis compressez la surface de l'éprouvette avec l'indenteur à une vitesse constante de 50 mm/min. L'essai doit être stoppé lorsque le point critique peut être déterminé et/ou lorsque la déformation atteind 20%.
Pour cet essai, il est important d'avoir une fréquence d'échantillonnage des données élevée de 100Hz vers l'ordinateur pour assurer la capture et l'enregistrement des forces de compression et de déformation au point critique.
Nous recommandons d'utiliser le logiciel d'essai Bluehill pour entrer les caractéristiques de l'éprouvette, établir le contrôle de vitesse désiré, calculer automatiquement les résultats et statistiques désirés, et enfin produire le rapport d'essai et l'envoyer dans une base de donnée en réseau.
Nous suggérons de bien consulter la norme EN12430 pour bien en comprendre les exigences en matière de fixation d'essai et de résultats avant de démarrer les essais.
Bluehill Universal Software is built from the ground-up for touch interaction and an intuitive user experience. Discover simpler and smarter testing with features such as pre-loaded test methods, QuickTest in seconds, enhanced data exporting: and Instron Connect – a new feature that provides a direct communication link to Service. Users of previous versions of software such as Bluehill 2 and Bluehill 3 can easily upgrade to the newest version of Bluehill.
- Produits
- 2/26/2017
- 1.4 MB
5900 Universal Testing Systems are engineered for precision, built for durability, and offer the flexibility for changing requirements. They are designed with standard and optional features that increase testing efficiency and improve the testing experience for the operator. A wide range of models are available for testing capacities from < 100N up to 600kN.
- Produits
- 6/1/2017
- 2.8 MB
Les machines de traction de la Série 3300 ont été mises au point pour les essais normalisés et les essais de routine. Cette machine de traction permet à l’utilisateur de disposer de la qualité Instron au prix le plus économique.
- Produits
- 5/28/2010
- 1.3 MB