Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01094.jsonl.gz/488

Prove di taglio del legno
La determinazione delle proprietà di resistenza al taglio in compressione sotto carico delle varie specie di legno e dei loro bordi di legno incollati sono comunemente stabilite eseguendo un gran numero di prove su provini di piccole dimensioni della stessa materia prima.
Gli adesivi sono comunemente usati nell'industria del legno per incollare insieme sottili strati di legno per formare il compensato o come un metodo rapido ed efficiente per saldare insieme le varie parti. Poiché la rottura si verifica spesso nei giunti di legno incollati è opportuno valutare le prestazioni al taglio di questi legami adesivi quando sono sottoposti a carichi di compressione. Alcune delle norme internazionali comuni in materia di prova al taglio del legno e dei bordi incollati di legno includono le ASTM D143, ASTM D905, ISO 6238, JIS K6802, JIS Z2117, BS 373 e JAS 601.
Una configurazione adatta per queste prove comprende una macchina per prove elettromeccaniche serie 3300 configurata con una cella di carico di 50 kN ed il dispositivo di taglio del legno. Come nella norma ASTM D143 l'apparecchio di taglio dovrebbe applicare il carico al provino con un supporto regolabile per assicurare una distribuzione uniforme del carico laterale. Inoltre, gli standard JIS specificano che il provino deve essere tenuto ben fermo in posizione durante la prova.
E' difficile progettare dispositivi che siano in grado di soddisfare i diversi aspetti tecnici previsti dalle varie normative. Per esempio, la norma ASTM D143 afferma che lo strumento di taglio deve avere un offset di 3 mm tra il bordo interno della superficie di appoggio e il piano del lato adiacente al piano di carico, mentre la norma JIS K6802 richiede che questa linea di taglio abbia un offset di 2 mm.
Per soddisfare le diverse esigenze di offset stabiliti da più norme, l'apparecchio dovrebbe essere fornito con offset regolabili lungo la linea di taglio per permettere di cambiarli in base alla norma che si sta testando. Il nostro dispositivo di taglio del legno è progettato in conformità a queste norme.
Si consiglia di utilizzare il nostro Bluehill® 2 o il software per le prove sui materiali Bluehill per la configurazione della prova. Esso consente una facile configurazione dei parametri di prova differenti per soddisfare le norme specifiche e il software fornisce il calcolo dei risultati richiesto dalla maggior parte delle norme di prova.
Si consiglia di riesaminare le norme per comprendere pienamente le loro esigenze.
Bluehill Universal Software is built from the ground-up for touch interaction and an intuitive user experience. Discover simpler and smarter testing with features such as pre-loaded test methods, QuickTest in seconds, enhanced data exporting: and Instron Connect – a new feature that provides a direct communication link to Service. Users of previous versions of software such as Bluehill 2 and Bluehill 3 can easily upgrade to the newest version of Bluehill.
- Prodotti
- 2/26/2017
- 1.4 MB
Le macchine di prova della Serie 3300 offrono la qualità Instron nelle prove statiche monotonali standardizzate e di routine, al prezzo più conveniente
- Prodotti
- 4/19/2017
- 3.3 MB
2820-060 Shear Test Fixture for Wood
- Prodotti
- 12/23/2005
- 148.0 KB