Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03314.jsonl.gz/1802

Generelle Fragen und Antworten über Microlife Ohr-Thermometer.
Das Microlife Ohr-Thermometer misst die Infrarotenergie, die vom Trommelfell und dem umliegenden Gewebe ausgestrahlt wird. Diese Energie wird von der Linse aufgefangen und in den korrekten Temperaturwert umgewandelt.
Die Messsonde ist so konstruiert, das es bei ordnungsgemässer Anwendung nicht zu Verletzungen kommen kann. Der Gehörgang von Babys und Kleinkindern ist schmaler als die Messsonde des Thermometers, so dass sie die empfindlichen Teile des Ohrs nicht erreichen kann. Führen Sie die Messsonde gemäss den Gebrauchsanweisungen vorsichtig in den Gehörgang ein. Sobald Sie einen Widerstand verspüren, halten Sie inne und belassen die Messsonde in dieser Position.
Nein, das Microlife Ohr-Thermometer gibt weder irgendwelche Wellen noch Wärme ab, sondern fungiert lediglich als Wärmeempfänger. Wenn ein Ohr entzündet ist oder eine Infektion aufweist, wird empfohlen, die Messung am anderen Ohr vorzunehmen oder ein herkömmliches digitales Thermometer oral, rektal oder in der Achselhöhle zu verwenden.
Die Messwerte des Microlife Ohr-Thermometers sind mit den oralen Temperaturwerten eines Qualitätsthermometers vergleichbar. Rektale Messwerte sind etwas höher als orale Messwerte. Achselhöhlenmessungen werden durch die Raumtemperatur am meisten beeinflusst, so dass es schwieriger ist, ihre Genauigkeit nachzuprüfen. Die Messwerte sind niedriger als orale Messwerte.
Im allgemeinen gibt es keine wesentlichen Temperaturunterschiede zwischen den beiden Ohren. Wir empfehlen Ihnen, im gesunden Zustand eine Temperaturmessung vorzunehmen, um Ihre normale Körpertemperatur und die Ihrer Familie festzustellen, und danach das Ohr, für das Sie höhere Messwerte erhalten haben, zur Temperaturmessung zu verwenden.
Die Temperatur der beiden Ohren kann aufgrund von vorhandenem Ohrenschmalz oder infolge individueller Unterschiede leicht variieren. Beachten Sie bitte, dass die Position der Spitze der Messsonde während des Messvorgangs die Messergebnisse beeinflussen kann. Es ist für die Messgenauigkeit äusserst wichtig, dass Sie den Gehörgang gerade richten und die Sondenspitze vollständig einführen.
Ja, das Microlife Ohr-Thermometer ist zum Messen der Körpertemperatur von Erwachsenen und Kindern jeden Alters, einschliesslich frühgeborener Säuglinge, bestimmt. Achtung: Bei hohem Fieber von Säuglingen und Kleinkindern ist unverzüglich der Arzt zu verständigen.
Reinigen Sie den Mess-Sensor oder das Gehäuse nach jeder Anwendung. Verwenden Sie einen Alkoholtupfer oder einen mit Alkohol befeuchteten Wattebausch (70% Isopropylalkohol - in der Apotheke erhältlich), um das Thermometergehäuse und die Messsonde zu reinigen. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Thermometers gelangt. Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuermittel, Verdünnungsmittel, Benzin oder Benzol zum Reinigen. Tauchen Sie das Gerät auf keinen Fall in Wasser oder andere Reinigungsflüssigkeiten ein. Achten Sie darauf, die Oberfläche der Anzeige nicht zu zerkratzen.
Geringe Mengen von Ohrenschmalz stellen kein Problem dar, da sie die Wärmestrahlung übertragen, aber grössere Mengen können zu ungenauen Messwerten führen. Sammelt sich Ohrenschmalz auf dem Mess-Sensor, kann dies
zu Ungenauigkeiten bei der Temperaturmessung oder einer Kreuzinfektion zwischen verschiedenen Benutzern führen. Es ist daher unerlässlich, den Mess-Sensor nach jeder Messung zu reinigen.
Infektionen des Gehörs verursachen im allgemeinen Schmerzen. Das Ziehen am Ohr würde zusätzliche Beschwerden hervorrufen. Wir empfehlen daher, die Messung im anderen, nicht betroffenen Ohr oder mit einem geeigneten Gerät an einer anderen Körperstelle vorzunehmen.