Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03571.jsonl.gz/1828

Um eine genaue Solarressourcenbewertung zu gewährleisten, muss die radiometrische Stationen zur Messung globales, weit verbreitetes und Direktstrahlung weit verbreitet sein. Dennoch sind die hohen Investitionskosten der Thermosäule Instrumente, in der Regel in pyranometry verwendet, stellen ein wichtiges Hindernis. Deshalb haben Silizium-Photovoltaik-Sensoren als zugänglicher Alternative als
Standardthermosensoren entwickelt. Allerdings müssen die Temperatur und der spektralen Reaktionen in Betracht, um die Siliziumzellen und Thermo Antworten entsprechen genommen werden. Globale und diffuse Strahlung wurden ab Anfang 1990 bis Ende Michael Kors Satchel Licht Lila
1992 in Almería, Südosten Spaniens mit Hilfe von Thermosäule und Photovoltaik-Sensor gemessen wurde,. Polachse shadowbands wurden eingesetzt, um die diffuse Strahlung zu messen. Diese 10-minütige koinzident Datensätze, die einen vollständigen Bereich von atmosphärischen Bedingungen, wurden verwendet, um ein Korrekturverfahren für die Siliziumdetektormessungen zu entwickeln. Schweren Diskrepanzen wurden, bevor die Korrekturverfahren angewandt wurde festgestellt, insbesondere für die diffuse Strahlung Messungen unter klarem Himmel durchgeführt. Die Ergebnisse der an einen unabhängigen Datensatz angewendet Korrekturverfahren zeigen eine bemerkenswerte Verbesserung. Nach der Korrektur der Vergleich der Siliziumzelle Messungen mit denen, die mit der Thermosäule Pyranometern erhaltenen führt Michael Kors Jet Set Travel Tote Schwarz
zu einer mittlere quadratische Abweichung von etwa 4% bzw. 5% gegenüber dem Mittelwert von Global- und Diffus horizontalen Bestrahlungsdichte auf.