Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03488.jsonl.gz/1892

Für die Verifizierung und Justierung der Fühler und Messgeräte werden Justierstandards verwenden. Bei den SAL-SC Feuchtestandards handelt es sich um übersättigte Salzlösung nach Greenspan (Greenspan Report, 1977). Dabei erzeugt eine solche Salzlösung eine definierte Luftfeuchte im Innern der Dose, welche dann zur Überprüfung oder Justierung des Luftfeuchte-Sensors verwendet werden kann. Das optimierte Design erlaubt es dem Anwender, die Standards mehrfach zu verwenden. Die SAL-SC Dose wir auf den Fühler gesteckt und nach kurzer Zeit stellt sich im Inneren ein Feuchtegleichgewicht ein. Felderfahrungen haben gezeigt, dass die Standards auch bei intensiver Nutzung ohne Problem für 3-5 Jahre eingesetzt werden können, was die Unterhaltskosten massgeblich reduziert.
Downloads :
Die Mehrfachanzeige für Klimaparameter wie z.B. Luftfeuchte, Temperatur, Differenzdruck, Partikel usw. erlaubt ein schnelles Ablesen der im Raum herrschenden Bedingungen. Die Signale werden dabei von externen Umweltsensoren übermittelt. Nebst dem effektiven Messwert, welcher mit entsprechender Bezeichnung, Einheit und Mess-Ort angezeigt wird, verändert sich je nach Status die Hintergrundfarbe. Die Farbe grün steht für einen Wert innerhalb der Grenzwerte und rot sobald der Bereich über- oder unterschritten wird. Das CIC-Touch Anzeigepanel kann einfach und schnell flächenbündig und ohne zu schrauben in Reinraumwände montiert werden.Vorteile:
Downloads :