Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03353.jsonl.gz/640

Dieses Dokument legt die Ausführung, Konstruktion, Typprüfung und die Anforderungen an die Kennzeichnung von HAUPTSTELLENDRUCKREGLERN (wie in 3.5 definiert) und LEITUNGSDRUCKMINDERERN (wie in 3.7 definiert) zur Ver¬wendung in ROHRLEITUNGSSYSTEMEN FÜR MEDIZINISCHE GASE fest. Beispiele für Gase umfassen Sauerstoff, medizinische Luft und Sauerstoff /Distickstoffoxid Gemische. Dieses Dokument gilt für HAUPTSTELLENDRUCKREGLER und LEITUNGSDRUCKMINDERER, die als individuelle Ein-heiten geliefert werden oder für die entsprechenden Bauteile innerhalb einer Baugruppe. HAUPTSTELLENDRUCKREGLER sind für den Anschluss an ein GASFLASCHENANSCHLUSSSYSTEM mit einem NENN-VORDRUCK P1 von bis zu 30 000 kPa (300 bar) vorgesehen. LEITUNGSDRUCKMINDERER sind für den Anschluss hinter dem HAUPTSTELLENDRUCKREGLER mit einem Versorgungsdruck von bis zu 3 000 kPa (30 bar) vorgesehen. Dieses Dokument gilt nicht für DRUCKMINDERER zur Verwendung mit Vakuum Rohrleitungssystemen. ANMERKUNG Anforderungen an DRUCKMINDERER zur Verwendung mit Vakuum Rohrleitungssystemen sind in ISO 10079 3 erfasst.