Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03338.jsonl.gz/96

Die Lebensdauer von pH-Sonden kann je nach Einsatz sehr variabel sein. Hier einige Tipps zur Verlängerung der Lebensdauer oder Verbesserung der Messgenauigkeit.
Elektrolyt
Füllen der Sonden mit Elektrolyt: Wenn der Elektrolytstand in der Elektrode zu niedrig ist, muss dieser mit einer Spritze nachgefüllt werden. Wenn es verunreinigt ist, ist es besser, es mit einer Spritze und einer Nadel zu entfernen, bevor Sie den neuen Elektrolyten hinzufügen.
Diaphragma
Am häufigsten entstehen die Probleme durch eine Verunreinigung des Diaphragmas.
Lipidverunreinigung: Verwenden Sie Reinigungsmittel, Lösungsmittel wie Ethanol, Aceton, Diethylether, nur für kurze Zeit. Anschließend die Elektrode mit destilliertem Wasser waschen.
Kontamination durch Carbonate und Metallhydroxide: Den unteren Teil der Sonde in 10 % HCl schütteln und mit Wasser waschen.
Kontamination durch Carbonate und Metallhydroxide: Den unteren Teil der Sonde in 10 % HCl schütteln und mit Wasser waschen.
Proteinkontamination: Die Sonde mehrere Stunden in 0,1 M HCl mit 10 mg Pepsin / ml belassen und mit Wasser waschen. Wenn nichts hilft, können Sie versuchen, 10 Minuten lang mit Sulfochromsäure zu reinigen und mit destilliertem Wasser mit KCl-Zusatz zu waschen. Sulfochromsäure ist sehr gefährlich!
Hinweise
Längerer Kontakt mit destilliertem Wasser sollte vermieden werden. Die für die Signalerzeugung notwendigen Ionenaustauschzonen im Glas können gestört werden.