Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07239.jsonl.gz/801

Essai de traction de cheveux
Un système pouvant tester différents échantillons de cheveux nous a été demandé. Dans ce cas particulier, le fabricant souhaitait mener des essais sur des cheveux humains non traités. L'équipement serait plus tard utilisé pour tester les cheveux avant et après qu'ils aient reçu les différents produits pour cheveux de l'entreprise afin de déterminer une quelconque modification de la résistance.
Le cheveu peut être testé en utilisant un seul cheveu ou une mèche. Pour les essais sur une mèche, nous recommandons de préparer les éprouvettes de manière à ce que tous les cheveux soient collés les uns aux autres. Des adhésifs, de la cire et autres matériaux peuvent être utilisés pour préparer les éprouvettes.
Nous avons effectué les essais sur un seul cheveu. La configuration d'essai déterminée s'est révélée parfaitement adaptée. Des mâchoires pneumatiques à action latérale de 250 N ont été utilisées avec des mordaches recouvertes de caoutchouc de 25x25 mm, nécessaires pour éviter une rupture de l'éprouvette au niveau des mordaches. Des morceaux de bande de masquage d'environ 50 mm de long ont été pliés et fixés à chaque extrémité des éprouvettes pour servir de languettes (ces languettes ont facilité la manipulation des éprouvettes et leur insertion dans les mâchoires). Les languettes ont également permis de réduire les ruptures des éprouvettes au niveau des mordaches en offrant un amorti supplémentaire. Les éprouvettes ont été testées à 25 mm/min et la vitesse de capture des données était de 100 Hz.
Nos machines d'essai électromécaniques 3300 ou 5900 sont adaptés aux essais sur cheveux. Le panneau de commande peut être utilisé avec un système d'essai série 3300 lorsque les mesures souhaitées concernent la charge ou l'allongement aux points maximal et minimal, ou si la charge et l'allongement sont mesurés à la rupture de l'éprouvette. Lorsque le panneau de commande est utilisé, un PC n'est pas nécessaire. Le logiciel Bluehill® peut également être utilisé à la place du panneau de commande. Ce logiciel d'essai de matériaux peut également être utilisé avec des systèmes d'essai série 3300 ou 5900.
5900 Universal Testing Systems are engineered for precision, built for durability, and offer the flexibility for changing requirements. They are designed with standard and optional features that increase testing efficiency and improve the testing experience for the operator. A wide range of models are available for testing capacities from < 100N up to 600kN.
- Produits
- 6/1/2017
- 2.8 MB
Les machines de traction de la Série 3300 ont été mises au point pour les essais normalisés et les essais de routine. Cette machine de traction permet à l’utilisateur de disposer de la qualité Instron au prix le plus économique.
- Produits
- 5/28/2010
- 1.3 MB
Bluehill Universal Software is built from the ground-up for touch interaction and an intuitive user experience. Discover simpler and smarter testing with features such as pre-loaded test methods, QuickTest in seconds, enhanced data exporting: and Instron Connect – a new feature that provides a direct communication link to Service. Users of previous versions of software such as Bluehill 2 and Bluehill 3 can easily upgrade to the newest version of Bluehill.
- Produits
- 2/26/2017
- 1.4 MB
The BioPuls submersible pneumatic side action grips and temperature-controlled bath with pneumatic lifting and lowering mechanism is the ideal testing solution for a wide variety of biomedical testing applications.
- Produits
- 11/9/2017
- 323.0 KB