Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01243.jsonl.gz/84

La Norma ISO 7886-1 stabilisce le condizioni di prova per la verifica dell’aspirazione e dell’iniezione di fluidi mediante siringhe ipodermiche sterili per uso singolo. L’Allegato G riporta le condizioni per determinare la forza richiesta per spingere il pistoncino.
Per questa prova, abbiamo utilizzato l’attrezzatura per siringhe, conforme alla Norma ISO 7886-1, che consiste di supporto inferiore per il pistoncino ed un porta siringa superiore, un ripiano con serbatoio ed un’apparecchiatura di prova universale. Si incomincia con l’aspirazione di acqua dal serbatoio, che fa parte dell’attrezzatura di prova per siringhe, poi il movimento dell’apparecchiatura si arresta, poi si inverte la direzione dello stesso, applicando una forza di compressione alla siringa, il che provoca l’espulsione del liquido verso il serbatoio. Tra i calcoli più comuni ottenuti da questa prova citiamo: la forza richiesta per iniziare il movimento, la forza media per il ritorno del pistoncino, nonché la forza minima e quella massima durante il ritorno del pistoncino.
Le diverse dimensioni fisiche delle siringhe, le disposizioni e le forme geometriche dei pistoncini impongono un elevato grado di adattabilità della nostra attrezzatura, così da poter accogliere siringhe con diametro variabile da 5 a 35 mm. Raccomandiamo il ricorso al Software Bluehill®, provvisto del modulo con modelli di prove, per condurre la prova in modo preciso, eseguire i calcoli necessari e generare un rapporto conforme alla Norma ISO7886-1.
Raccomandiamo di leggere e studiare la Norma ISO 7886-1 per comprenderne a fondo le prescrizioni prima di accingersi ad eseguire una prova qualsiasi.