Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07013.jsonl.gz/641

|un simulateur solaire peut être utilisé pour deux différentes applications:

a) Mesure I-V.
b) Exposition à l’éclairement.
L’équipement est utilisé pour simuler l’éclairement et le spectre solaires. Les simulateurs sont constitués généralement de trois composants principaux: (1) sources(s) lumineuses et l’alimentation associée; (2) toute l’optique et les filtres nécessaires pour modifier le rayonnement de sortie de façon à satisfaire aux exigences de classification; et (3) les commandes nécessaires au fonctionnement du simulateur. Les simulateurs solaires doivent être repérés par leur mode de fonctionnement durant un cycle d’essai. Il y a des essais à éclairement permanent, à impulsions simples, et à multi-impulsions.
NOTE 1 Deux types de simulateurs solaires sont couramment utilisés pour déterminer les caractéristiques I-V: En continu et à impulsions. Les simulateurs solaires à impulsions peuvent être de plus subdivisés en systèmes à longues impulsions acquérant la caractéristique I-V totale durant un flash et en systèmes à courtes impulsions acquérant un point de données I-V par flash.
NOTE 2 En plus de la source lumineuse, l’alimentation de la lampe et l’optique, ainsi que l’acquisition de données I-V, la charge électronique et le logiciel de fonctionnement peuvent faire partie intégrante du simulateur solaire. Les exigences pour la technique de mesure associée sont incluses dans les autres parties de la série CEI 60904.