Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06968.jsonl.gz/20

Le process de certification
Au travers de différent test tels que : l’étanchéité, la norme chronomètre en tête de montre additionné d’une phase dynamique au porter, … l’Observatoire Chronométrique+ certifie des garde-temps d’une rare précision.
La certification peut être realisée in situ chez le déposant.
Les critères d'acceptation
Pour obtenir un bulletin de marche, un chronomètre doit satisfaire à certaines conditions, différentes pour chaque catégorie.
Les trois critères principaux qui servent à juger de la valeur d’un chronomètre sont :
- L’écart moyen de la marche diurne
- L’écart moyen de période à période ou l’écart moyen de changement de position.
- L’erreur de compensation pour un degré centigrade
1. Écart moyen de la marche diurne
Elle correspond à la moyenne arithmétique des marches diurnes des 10 premiers jours d'essais.
2. Écart moyen de période à période
On obtient cette différence en soustrayant de la moyenne des marches en poisition 6H les 1er et 2ème jours, la moyenne des marches en position CH (cadran haut) les 9ème et 10 jours.
3. Erreur de compensation pour un degré centigrade
On obtient cette variation en soustrayant de la marche à 38°C celle à 8°C, le tout divisé par l'intervalle de température, exprimé en degré celcius.