Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03300.jsonl.gz/3501

Unser Schallschutz und Abgasschutz für die Anwohner
Massive Schallisolationen aus der Luftfahrt und Akustik ermöglichen folgende Schalldruckwerte.
Gemessen mit einem kalibrierten Schallpegelmesser von Brüel & Kjaer G4 Type 2250
Lärmquelle:
Motorsäge STIHL MS 170 110 dbA
Prüfraum:
Innen Abstand zur Lärmquelle 1.5 m
Ø 90.1 LAeq
Werkstatt:
Abstand zur Lärmquelle 2.5 m
Ø 60.1 LAeq
Innenhof Hauptstrasse 35:
Abstand zur Lärmquelle 2.5 m
Ø 54.6 LAeq
Strassenverkehrslärm bei wenig Verkehr an der Hauptstrasse 35
Abstand zur Lärmquelle 2.5 m
Ø 71.5 LAeq
LAeq, der als konstanter Schallpegel mit demselben Energieinhalt wie das gemessene schwankende Schallsignal berechnet wird. Der Buchstabe ‘A’ steht für A-Bewertung, während ‘eq’ bedeutet, dass ein (energie-) äquivalenter Pegel berechnet wurde. Damit ist LAeq der A-bewertete äquivalente Dauerschallpegel.
Ein Schallpegelmesser (SPM) ist ein Gerät, mit dem Schallpegel auf eine standardisierte Art und Weise gemessen werden. Der Schallpegelmesser besteht aus einem Mikrofon, einem Vorverstärker, einem Hauptprozessor und einer Ableseeinrichtung. Das Mikrofon wandelt das Schallsignal in ein äquivalentes elektrisches Signal um. Da das vom Mikrofon erzeugte elektrische Signal sehr schwach ist, wird es mit Hilfe eines Vorverstärkers verstärkt, bevor es vom Hauptprozessor verarbeitet wird. Die Verarbeitung umfasst Frequenz- und Zeitbewertung des Signals gemäß internationalen Normen wie IEC 61672–1, die der Analysator erfüllt. Die Frequenzbewertung bestimmt, wie der Schallpegelmesser auf unterschiedliche Schallfrequenzen reagiert. Dies ist notwendig, weil die Empfindlichkeit des menschlichen Ohrs je nach Schallfrequenz verschieden ist. Die am meisten verwendete Frequenzbewertung ist die ABewertung. Sie passt das Signal auf eine Weise an, die am besten der Empfindung des menschlichen Ohrs auf Pegel im mittleren Bereich entspricht. Diese Bewertung wird für fast alle Schallmessungen im Umwelt- und Arbeitsschutz gefordert und ist in internationalen und nationalen Normen und Richtlinien definiert. Auf alle Messparameter des Analysators wird A oder B-Bewertung angewendet, sowie entweder C- oder Z-Bewertung, mit Ausnahme der Messung von Spitzenwerten, bei der nur eine Bewertung (üblicherweise Frequenzbewertung ‘C’) angewendet wird. In diesem Fall bewirkt die C-Bewertung, dass der Energieinhalt bei den tiefen Frequenzen berücksichtigt wird, auch wenn diese nicht besonders lästig wirken.
Die nicht zu Vermeidenden, sehr geringen Abgase (Verwendung von STIHL MotoMix) werden durch eine Leistungsfähige Luftreinigungsanlage mit Fein und Aktivkohlefilter ausgeschieden und der fachgerechten Entsorgung zugeführt. Der Luftstrom wird separat nach der Reinigung expandiert so das ein weitertragen der Lärmemissionen mit dem Luftstrom nicht möglich ist.