Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03411.jsonl.gz/2886

JUMO tecLine H2O2 und PAA – Sensor für Wasserstoffperoxid und Peressigsäure (202636)
Eigenschaften
- Erfassung von Peressigsäure- bzw. Wasserstoffperoxid-Konzentration im mg-Bereich
- 2-Elektrodenprinzip
- Einfache Kalibrierung
- Integrierte Temperaturkompensation
- Bewährtes Messsystem
- Chemikalien- und tensidunempfindliche Membran
- analoge und digitale Ausführung
Beschreibung
Diese membranbedeckten, amperometrischen Sensoren werden für die Messung der Konzentration von Wasserstoffperoxid bzw. Peressigsäure in wässerigen Lösungen eingesetzt.
Typische Einsatzgebiete sind Galvanisieranlagen, der Pharmabereich, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Molkereien, der Schwimmbadbereich und die chemische Industrie.
Die Sensoren sind nicht geeignet, die Abwesenheit von Wasserstoffperoxid bzw. Peressigsäure zu prüfen.
Die integrierte Elektronik der Sensoren stellt ein temperaturkompensiertes Stromsignal 4 bis 20 mA zur Verfügung. Die Kalibrierung erfolgt in einem nachgeschalteten Gerät (Anzeiger, Regler, Schreiber, SPS, usw.).
Die Sensoren können direkt an ein geeignetes Anzeige- und Regelgerät angeschlossen werden.
Das Anzeige- / Regelgerät JUMO dTRANS AS 02 (Typenblatt 202553) bzw. JUMO AQUIS 500 AS (Typenblatt 202568) eignet sich besonders zur Kombination mit den Sensoren. Es stellt die
für die Versorgung des Sensors notwendige Spannung zur Verfügung und erlaubt die einfache Kalibrierung des Messsystems.