Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03140.jsonl.gz/68

UNIVERSALTIMER
OC7171A-T ist ein 6-stelliger Timer mit der Wahl vom Messmodus oder Generiermodus.
Als Zeit-Messgerät kann die Funktionen als Periodendauer Timer, Fenster Timer oder Start-Stopp Timer gewählt werden um die Zeit oder die Periode eines Messsignals oder Start und Stopp Signals zu erfassen und anzuzeigen.
Beim Periodendauer-Timer wird die Anzeige mit der ersten steigenden Flanke des zu messenden Signals zuerst auf Null gesetzt. Gleichzeitig wird die Zeitmessung gestartet. Die Zeit wird mit der nächsten steigenden Flanke gestoppt. Eine weitere steigende Flanke setzt die Anzeige auf Null und startet erneut die Zeitmessung.
Beim Fenster-Timer wird die Anzeige mit jeder steigenden Flanke des zu messenden Signals auf Null gesetzt. Gleichzeitig wird die Messung gestartet. Die Zeit wird solange gemessen wie lange das Eingangssignal auf dem log. 1 Pegel ist. Der Vorgang wird mit dem nächsten Fenstersignal wiederholt.
Beim Start-Stopp Timer sind drei Signaleingänge aktiv: START, STOP und RESET. Das Start-Signal initialisiert die Messung, das Stopp-Signal beendet sie.