Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03139.jsonl.gz/133

Zur Schub- und Zugfestigkeitsprüfung von Strukturklebstoffen werden zwei Rohre miteinander verklebt (Doppelrohrprobe) und am Prüfstand eingespannt. Die Klebeschichten zwischen den Rohren sind nur wenige zehntel Millimeter dick und werden dann durch Tension und/oder Torsion belastet, woraus minimale Bewegungen der Proben resultieren. Um diese minimalen Verschiebungen zu messen, ist ein äußerst präzises und stabiles Messsystem erforderlich. Der Versuchsaufbau beinhaltet daher drei kapazitive Sensoren von Micro-Epsilon, welche über einen kapazitiven Controller der Reihe capaNCDT 6500 mit zugehörigem Demodulator-Modul DL6530 angeschlossen sind. Die Sensoren werden mit einer speziellen Halterung direkt an den Rohrfügeteilen der Doppelrohrprobe befestigt. Zwei Flachsensoren mit 2 mm Messbereich messen die Verschiebung in axialer Richtung und ein zylindrischer Sensor misst die Verschiebung durch Torsion.