Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07114.jsonl.gz/1178

Veuillez trouver une liste de termes techniques utilisés à la fois dans l’application ONEOF Accuracy et dans l’industrie horlogère.
La fréquence est le nombre d’oscillations que le balancier effectue dans le temps. L’application ONEOF exprime la fréquence en Hertz [Hz], c’est-à-dire le nombre d’oscillations par seconde. Les horlogers utilisent aussi couramment le nombre de battements, ou vibrations, par heure [b/h].
L’application ONEOF détecte automatiquement les fréquences de battement les plus courantes, de 2Hz (14’400b/h) à 10Hz (72’000b/h).
L’amplitude d’un balancier, exprimée en degrés [deg], est l’angle formé depuis son état d’équilibre jusqu’à la rotation maximale.
Lorsque le mouvement est complètement remonté, les valeurs d’amplitude se situent généralement entre 260° et 310°, en fonction de la gravité, de la fréquence, du vieillissement des huiles, etc.
Le calcul de l’amplitude reste toujours une estimation et le résultat doit être utilisé avec précaution. En effet, pour calculer l’amplitude, on mesure le temps entre la première et la troisième impulsion du signal de battement. Entre ces deux impulsions, le balancier tourne d’un certain angle : l’angle de levée qui est déterminé par la construction du mouvement.
L’erreur de battement est la différence de temps entre les « tics » et les « tacs » et s’exprime en millisecondes [ms]. Il indique une asymétrie dans les vibrations du balancier. L’erreur de battement doit rester comprise entre 0,0 et 0,8 ms. Au-delà, il peut réduire l’amplitude, dégrader la précision et augmenter le temps nécessaire au départ d’un mouvement de montre.
La fréquence est le nombre d’oscillations que le balancier effectue dans le temps. L’application ONEOF exprime la fréquence en Hertz [Hz], c’est-à-dire le nombre d’oscillations par seconde. Les horlogers utilisent aussi couramment le nombre de battements, ou vibrations, par heure [b/h].
L’application ONEOF détecte automatiquement les fréquences de battement les plus courantes, de 2Hz (14’400b/h) à 10Hz (72’000b/h).
En raison de phénomènes liés à la physique acoustique, la précision du taux doit être moyennée sur une période appelée temps d’intégration, exprimée en secondes [s].
Les différentes valeurs de temps d’intégration sont : 2s, 10s, 20s, 30s ou 60s.
Plus le temps d’intégration est faible, moins la mesure est stable. Cependant, un faible temps d’intégration permet à la mesure de montrer des fluctuations plus détaillées.
En principe, vous utiliserez un temps d’intégration long (30 ou 60s) pour les montres anciennes imprécises ou si vous utilisez le ONEOF Accuracy2 dans un environnement bruyant.
Si la montre est stable, précise, et que vous effectuez la mesure dans un environnement calme, vous pouvez utiliser un temps d’intégration plus faible.
Le temps d’intégration peut être modifié dans les paramètres de l’application en mode expert uniquement, avant ou pendant une mesure.
L’angle de levage est l’angle en degrés [deg] couvert par le balancier entre le premier et le troisième pic du signal de l’échappement.
Il s’agit d’une caractéristique géométrique, déterminée par construction et donnée par le fabricant.
Dans l’industrie horlogère, l’angle de levage est connu pour être imprécis : entre 2 mouvements de même production, une variation de +/- 3° de l’angle de levée n’est pas rare. Comme une variation de 1° équivaut à environ 7° de variation de la valeur de l’amplitude, c’est la raison pour laquelle la mesure acoustique de l’amplitude reste une estimation (les fabricants utilisent toujours une mesure laser plus précise).
Pour la plupart des mouvements de montres standard, l’angle de levage est d’environ 51°.
La précision de la marche est une indication instantanée de la déviation de la fréquence de battement du balancier et s’exprime en secondes par jour [s/d].
Une montre peut tourner plus ou moins vite et sa précision évolue dans le temps sous l’effet d’une grande variété de perturbations : imperfections internes du train d’engrenages, vieillissement des huiles, gravité et vibrations, variations de température, magnétisation, etc.
Une montre est « précise » lorsque sa variation quotidienne se situe dans la fourchette déterminée par la marque. Par exemple :
- Rolex : -2…+2 s/d
- Omega, certification Master Chronometer : 0…+5 s/d
- Mouvement certifié COSC : -4…+6 s/d\
- Ou toute autre gamme : -10…+10 s/d, -15…15 s/d, etc.
Veuillez noter que la précision de la montre change constamment au fil du temps, la précision de la fréquence instantanée peut être en dehors des spécifications, tandis que la fréquence quotidienne moyenne reste dans la fourchette de la marque.