Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/07008.jsonl.gz/141

Description
La spirométrie ultrasonique est une méthode de mesure rapide permettant d'assurer la détermination du débit directement et avec précision.
Cette méthode permettant de mesurer le temps de transit des ondes ultrasonores (TrueFlowTM) s'appuie sur une haute résolution de 1000 points de mesure par seconde, de sorte qu'aucun paramètre de substitution de débit n'est nécessaire (par ex. pression différentielle, température, etc.).
Deux piézo-éléments, situés à l'intérieur du tube respiratoire ScoutTubeTM et diagonalement opposés l'un à l'autre, envoient et reçoivent les ondes ultrasonores en alternance. Sans aucun débit, le temps de transit des ondes ultrasonores est le même dans les deux directions. Tout débit d'air à l'intérieur du tube fait en sorte d'accélérer les ondes dans une direction et de les ralentir dans l'autre. Plus la différence entre les vitesses des ondes est élevée, plus le débit est élevé. Tous les autres facteurs (propriétés du gaz, humidité et température) sont les mêmes pour les deux directions et s'annulent mutuellement.
Caractéristiques
- Le tube respiratoire à usage unique ScoutTubeTM peut être changé facilement et rapidement, sans l'utilisation d'autres pièces.
- La haute résolution de 1000 points de mesure par seconde constitue un important facteur de fiablité.
- Aucune fluctuation des valeurs de mesure pouvant être due au changement des conditions ambiantes ou du taux d'humidité des respirations.
- Calibration non nécessaire en cours de fonctionnement
- Aucune mesure erronée pouvant être due à un pneumotachographe non calibré ou mal calibré.
- Détermination du débit et de tous les paramètres dérivés tels que le volume ou la résistance lors de la mesure du la pléthysmographie corporelle.