Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03549.jsonl.gz/2816

Lesen Sie mehrShow less
Achtung: Der RPS II-Akku verfügt über einen Wahlschalter für die Ausgangsspannung auf der Rückseite, mit dem die Ausgangsspannung von 24 V auf 26 V geändert wird. Alle S9-, Airsense / Aircurve 10- und VPAP-Geräte erfordern die Verwendung von 24 V, sowohl mit dem Luftbefeuchter als auch ohne.
So versorgen Sie ein ResMed-Gerät dank Power Station II mit Strom:
- Wählen Sie die korrekte Ausgangsspannung dank des Wahlschalters an der Rückseite der Power Station II
- Entfernen Sie den Schutz am Gleichstromkabelanschluss
- Schließen Sie die Power Station II mit dem richtigen Gleichstromkabel an das ResMed-Gerät an. Ein Ende des Kabels muss in die gleiche Buchse gesteckt werden, die normalerweise den CPAP mit Wechselstrom versorgt
- Schalten Sie die Power Station II ein
- Schalten Sie das CPAP-Gerät wie gewohnt ein
Der ResMed Power Adapter (PSU) -Adapter für S9 und Airsense 10 sollte nicht zum Betrieb des RPS II verwendet werden. Während des Betriebs muss das richtige Gleichstromkabel den RPS II direkt an das S9- oder Airsense 10-Gerät anschließen.
Die Gleichstromkabel-Serie S9 und die Gleichstromkabel-Serie Airsense 10 sind spezifisch für die Geräte, auf die sie sich beziehen, und sind nicht mit anderen Geräten kompatibel.
So laden Sie die ResMed Power Station II auf:
- Schließen Sie den Adapter für das Netzteil an den Power Station II-Akku an
- Schließen Sie die externe 90-W-Stromversorgung für S9 oder die externe 90-W-Stromversorgung für Airsense 10 an den Netzteiladapter an
- Schließen Sie das externe 90-W-Netzteil an die Steckdose an
- Das Aufladen wird durch das Einschalten der Ladeanzeige signalisiert. Warten Sie, bis sich das Gerät ausschaltet
- Wenn der Akku nicht verwendet wird, MUSS er dennoch jede 3 Monate aufgeladen werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
Zum Aufladen des RPS II ist eine externe Stromversorgung von 90 W erforderlich. Die Auswahl der Stromversorgung hängt von dem Gerät ab, das dann gespeist werden muss.
Externe Netzteile für S9 und Airsense 10 sind in der Verpackung der jeweiligen Geräte enthalten. Externe Netzteile werden niemals mit dem RPS II-Akku geliefert.
Gemäß den Anweisungen des Herstellers muss der RPS II-Akku mindestens jede 3 Monate vollständig aufgeladen werden. Andernfalls könnte der Akku vollständig entladen und beschädigt werden, wodurch die Fähigkeit zum Aufladen verloren geht.