Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03618.jsonl.gz/63

Diese interessante und relativ neue Technologie überwacht die Bewegung fluoreszenzmarkierter Moleküle in einem durch einen IR-Laser erzeugten mikroskalierbaren Temperaturgradienten. Die Wanderung der Moleküle wird dabei von Grösse, Ladung und der Hydrathülle bestimmt, weshalb diese Technik sehr empfindlich Bindungs- und Konformationsänderungen detektieren kann. Für die Analyse selbst werden nur sehr geringe Mengen an Probenmaterial benötigt (~ 20 ul einer niedrig nM fluoreszenzmarkierten Probe für jede Titration). Die relativ robuste Technik ist für die Analyse komplizierter biologischer Lösungen (wie Zelllysate) geeignet, da die Fluoreszenzmessungen in isolierten Glaskapillaren durchgeführt werden.
Am Ende dieser Seite finden Sie Unterlagen zur Einführung in die Technologie und deren Anwendungsmöglichkeiten sowie eine Abbildung, die die Anregungs- und Emissionsparameter der vorhandenen Filter-Sets zeigt.