Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03123.jsonl.gz/1246

Wie funktionieren die Keto-Mojo Keton Teststreifen?
Die Keto-Mojo Keton Teststreifen sind dünne Streifen, die ein chemisches Reagenzsystem besitzen. Mit Hilfe des Keto-Mojo GKI Blutzucker & Keton Messgerätes lässt sich der β- Keton Level aus dem frischen Kapillarblut messen. Dabei trägt man das Blut auf die Endspitze der Keto-Mojo Keton Teststreifen auf, wodurch das Blut in die Reaktionszelle aufgenommen wird. Hier findet die Reaktion statt, denn es wird ein vorübergehender elektrischer Strom gebildet, welcher vom Messgerät erfasst wird. Aus diesem Strom wird die Ketonkörper- Konzentration im Blut berechnet und das Ergebnis erscheint auf dem Display des Keto-Mojo GKI Blutzucker & Keton Messgerätes. Das Testprinzip des β- Ketons basiert auf dem amperometrischen Nachweis von β- Hydroxybutyrat (auch bekannt als 3- Hydroxybutyrat) im Vollblut. β- Hydroxybutyrat wird durch das Enzym β- Hydroxybutyrat- Dehydrogenase in Acetoacetat umgewandelt. Die Größe des aus der Reaktion resultierenden elektrischen Stroms ist proportional zur Menge an β- Hydroxybutyrat, die in der Probe vorhanden ist.
Verwendung der Keto-Mojo Keton Teststreifen
- Bevor du die Keton Teststreifen benutzt, wasch dir die Hände mit Seife und trockne sie gründlich mit einem Handtuch ab um das Ergebnis nicht zu verfälschen
- Bereite die Stechhilfe vor
- Stelle sicher, dass die Teststreifen nicht abgelaufen sind
- Lege die Teststreifen in das Keto-Mojo GKI Blutzucker & Keton Messgerät. Dabei schaltet sich das Messgerät ein und ist für die Messung bereit
- Steche an der Stanzstelle ein, um einen runden Bluttropfen zu erhalten. Trage aber kein Blut auf die Oberseite des Teststreifens auf
- Berühre die Teststreifenspitze mit dem Bluttropfen, bis das Gerät piept
- Nachdem das Messgerät von 9 auf 1 heruntergezählt hat, erscheint das Ergebnis des Blut-β-Keton-Tests
Handhabung
Verwende die Keto-Mojo Keton Teststreifen bei mindestens 5° Celsius und am besten nicht in feuchter Umgebung.
Benutze die Keton Teststreifen einmal direkt nach der Öffnung der Schutzfolie und vermeide eine weitere Benutzung der Streifen.
Achte auf das Ablaufdatum und verwende die Keton Teststreifen nicht, wenn diese verbogen, zerrissen oder beschädigt sind.
Ein wiederholtes Entfernen und Einführen des Teststreifens kann zu Ablesefehler führen.
Lagerung
Vor Licht, Hitze und Feuchtigkeit geschützt lagern.
Wusstest du schon, dass du mit dem Keto-Mojo GKI Blutzucker & Keton Messgerät auch die Glukosemenge in deinem Blut auf die gleiche Art und Weise messen kannst? Dabei helfen dir die Keto-Mojo Glukose Teststreifen für ein sekundenschnelles Ergebnis.