Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06114.jsonl.gz/71

D系列
Dimetix D系列的激光距离传感器，是我们不断发展和创新的最新一代产品。 即使在严苛的作业环境下，也能以高精度和可靠的速度，进行长距离的测量。D系列可以测量较暗的物体表面，甚至可以在有日照辐射的室外应用中稳定地测量。 Dimetix D系列产品通过其新颖的现代设计，以及1 kHz的数据刷新频率，在全球工业市场得到广泛的应用。
Highlights
- 测量范围0至500 米
- 测量频率高达250 Hz
- 测量精度1毫米
- 串行接口输出
- 高精度模拟量输出（0.1％）
- 两个可编程数字量输出
- 数字信号输入
- 错误信号输出
- Profibus总线（可选）
- PROFINET，EtherNet / IP和EtherCAT 通讯接口（可选）
- 防护等级IP65
- 作业温度范围 -40 ... + 60°C
-
Product type Produkttyp Product type 产品类型 DPE-10-500 DPE-30-500 DEN-10-500 DEH-30-500 DAN-10-150 DAN-30-150 DAE-10-050 DBN-50-050 Part No. Artikel-Nr. Part No. 订货号 500630 500636 500637 500638 500632 500634 500633 500635 500630 500636 500637 500638 500632 500634 500633 500635 Specifications Spezifikation Specifications 规格 Measuring range on reflective foil Messbereich auf Reflexionsfolie Measuring range on reflective foil 反射板量程 ~0.5...500 m ~0.5...500 m ~0.5...500 m ~0.5...500 m ~40...150 m ~40...150 m - - ~0.5...500 m ~40...150 m - Measuring range on natural surfaces Messbereich auf natürliche Oberflächen Measuring range on natural surfaces 自然表面量程 0.05...~100 m 0.05...~100 m 0.05...~100 m 0.05...~100 m 0.05...~100 m 0.05...~100 m 0.05...~50 m 0.05...~50 m 0.05...~100 m 0.05...~50 m Typical accuracy @ 2σ Typische Genauigkeit @ 2σ Typical accuracy @ 2σ 典型精度 @ 2s ± 1 mm ± 3 mm ± 1 mm ± 3 mm ± 1 mm ± 3 mm ± 1 mm ± 5 mm ± 1 mm ± 3 mm ± 1 mm ± 3 mm ± 1 mm ± 3 mm ± 1 mm ± 5 mm Repeatability typ. Typische Wiederholungsgenauigkeit Repeatability typ. 重复精度 @ 2s ± 0.3 mm ± 0.7 mm ± 0.3 mm ± 0.7 mm ± 0.3 mm ± 0.7 mm ± 0.3 mm ± 1.8 mm ± 0.3 mm ± 0.7 mm ± 0.3 mm ± 0.7 mm ± 0.3 mm ± 0.7 mm ± 0.3 mm ± 1.8 mm Max measuring rate Max. Messrate Max measuring rate 最大测量频率 250 Hz 250 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 10 Hz 250 Hz 50 Hz 10 Hz Operating temperature Betriebstemperatur Operating temperature 工作温度范围 -40...+60 °C -40...+60 °C -10...+50 °C -10...+60 °C -10...+50 °C -10...+50 °C -40...+60 °C -10...+50 °C -40...+60 °C -10...+50 °C -10...+60 °C -10...+50 °C -40...+60 °C -10...+50 °C Degree of Protection Schutzart Housing 防护等级 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 Power supply Versorgungsspannung Power supply 工作电压范围 12...30 VDC 12...30 VDC 12...30 VDC 12...30 VDC 12...30 VDC 12...30 VDC 12...30 VDC 12...30 VDC 12...30 VDC Laser red, visible Laser rot, sichtbar Laser red, visible 激光，红色可见光 Diameter laser dot at 10m Durchmesser Laserpunkt bei 10m Diameter laser dot at 10m 激光光斑大小@10 m 7x3 mm 7x3 mm 7x3 mm 7x3 mm 7x3 mm 7x3 mm 7x3 mm 7x3 mm 7x3 mm Diameter laser dot at 50m Durchmesser Laserpunkt bei 50m Diameter laser dot at 50m 激光光斑大小@ 50 m 28x13 mm 28x13 mm 28x13 mm 28x13 mm 28x13 mm 28x13 mm 28x13 mm 28x13 mm 28x13 mm Diameter laser dot at 100m Durchmesser Laserpunkt bei 100m Diameter laser dot at 100m 激光光斑大小@100m 55x30 mm 55x30 mm 55x30 mm 55x30 mm 55x30 mm 55x30 mm 55x30 mm 55x30 mm 55x30 mm Dimensions (l x w x h) Abmessungen (l x b x h) Dimensions (l x w x h) 尺寸(L × W × H) 140x78x48 mm 140x78x48 mm 140x78x48 mm 140x78x48 mm 140x78x48 mm 140x78x48 mm 140x78x48 mm 140x78x48 mm 140x78x48 mm Weight Gewicht Weight 重量 350 g 350 g 350 g 350 g 350 g 350 g 350 g 350 g 350 g Interfaces Schnittstellen Interfaces 接口 Analog output, programmable, 0/4...20 mA Analogausgang, programmierbar, 0/4...20 mA Analog output, programmable, 0/4...20 mA 模拟量输出，可编程, 0/4...20 mA Max error analog output Max. Fehler des Analaogausganges Max error analog output 模拟量精度 ± 0.1 % ± 0.1 % ± 0.1 % ± 0.1 % ± 0.1 % ± 0.1 % ± 0.2 % ± 0.1 % ± 0.1 % ± 0.2 % 2 digital outputs, programmable 2 digitale Ausgänge, programmierbar 2 digital outputs, programmable 2 数字量输出，可编程 1 digital output, error display 1 digitaler Ausgang für die Fehleranzeige 1 digital output, error display 1 数字量输出，可编程/错误显示 1 digital input, programmable (instead of DO1) 1 digitaler Eingang, programmierbar (anstelle DO1) 1 digital input, programmable (instead of DO1) 1 数字输入类型，可编程 (而不是 DO1) RS-232 RS-232 RS-232 RS-232 RS-422 with programmable ID RS-422 mit programmierbarer ID RS-422 with programmable ID RS-422 可编程 ID SSI SSI SSI SSI PROFINET (option) PROFINET (option) PROFINET (option) PROFINET (选购) EtherNetIP (option) EtherNetIP (option) EtherNetIP (option) EtherNetIP (选购) EtherCAT (option) EtherCAT (option) EtherCAT (option) EtherCAT (选购) PROFIBUS (extern) PROFIBUS (extern) PROFIBUS (extern) PROFIBUS (外设) Connection Anschlussart Connection 连接方式 Internal screw terminal Interne Anschlussklemmen Internal screw terminal 接线端子 Features Funktionen Features 特点 Auto start Auto Start Auto start 自动模式下独立工作 Direct connectivity of an external remote display Direktes Anschliessen einer externen Anzeige Direct connectivity of an external remote display 直接连接外部显示器 External trigger for measurements Externe Auslösung von Messungen External trigger for measurements 触发功能
-
AE0104 防洪闸门方位监测Dimetix激光测距传感器可用来监测水闸。这意味着在任何时候都能知道水的流量。传感器以毫米级的精度测量水闸的确切位置，并且绝对无接触。
AE0112 切割行业的应用在金属工业中，经常使用长度分割的设备。然而，目前市场上的许多标准解决方案对某些公司来说并不是最佳选择。针对这类应用，Dimetix激光测距传感器，提供了一种并不昂贵的特殊型号。
AE0202 隧道挖掘的横截面检测在一个河流上游压力隧道中使用了一个自动监测系统，来测量注入期间喷管的被动偏差。一旦超过极限值，警报灯就会亮起，这样就可以停止注入。
AE0203 轨道基础设施的监测准确的距离测量在铁路建设中是必不可少的——无论是新路的建设还是为了旧路的维护。最新一代高速列车的最高速度超过300 km / h。为了保护列车在这样高负担的状态下运行，精确的毫米级测量是至关重要的。
AE0205 监控铁路上方的岩层Dimetix传感器监测碎石流活动。这些石块会导致山涧的堆积，从而导致铁路轨道被淹没。此外，另外两台激光测距传感器监测一块向山下移动的大石块，并向处于危险中的区域发出警告。
AE0207 移动大型结构移动大型结构，如桥梁和建筑物，PolyDist系统是最佳的解决方案。通过多达4个Dimetix传感器，移动的过程被持续监测，从而使这些大型结构可以被精确地移动和重新定位。
AE0305 历史建筑的监测对于历史建筑，结构往往会损坏。借助于包括Dimetix传感器在内的测量方案，历史建筑的演变得以被监测和检查。
AE0401 卡车定位及货物检查在交通日益繁忙，任务日益繁重，时间至关重要的时代，我们开发了一个系统来加快对HGV车辆的海关检查。这个设备大大有助于减少检查车辆的时间消耗，因为卡车的定位可以通过传感器来完成。海关使用移动X射线扫描仪来检查卡车和集装箱的内容，而在扫描过程中，扫描仪的移动距离必须精确确定。
AE0502 玻璃面板的位置测量为了运输玻璃板，它们在生产后被传送带上定位运送到一个托盘上。为了防止玻璃破损，我们开发了一套DIMETIX传感器系统来精确监控定位。
AE0503 筒仓内料位高度的测量使用Dimetix激光测距传感器，可以在任何时候精确测量筒仓内物料的水平高度。Dimetix传感器可以在不同的表面进行测量，如石头、沙子、谷物或黑暗的表面。
AE0505 如何对产品的直径和宽度进行自动测量在对纸卷进行定位和测量时，准确的测量是极其重要的。安装在纸卷两侧的Dimetix激光测距传感器，可以测量纸卷的宽度。
AE0506 监测转运车的位置在一个钢铁生产设施中，由大型转运车运输发光的钢板。由于微动开关的故障，汽车在传输线的末端发生了碰撞。在两台集成保护性外壳中的Dimetix激光器的帮助下，运输线可以恢复平稳运行。
AE0507 锯齿定位用于切割不同材料的大型锯片经常发生偏移，导致切割角度错误、不必要的返工和原料浪费。我们的免维护激光测距传感器锯片对准系统提供了一个可靠的、可重复的和经济的手段，提高生产质量，消除不必要的浪费。
AE0508 水闸高度测量对于水力发电和操控水库泄洪闸的工作人员来说，能否在偏远且通行不易的地方，可靠而准确地监测水闸的高度仍然是一个挑战。Dimetix激光测距传感器可用于远程监控水闸的位置。传感器在水闸表面进行距离。
AE0509 激光控制的切割方案日益增长的运营需求、多种多样的维护要求以及对效率的日益重视，几乎是所有行业发展的关键因素。这更与金属生产有关，对于处于制造业和金属加工中心的中小型公司来说尤其如此。激光测量技术为减少生产延误和提高质量提供了一种经济的方法。我们经济实惠的技术优势帮助您提高效率。
AE0510 桥梁架构监测2010年，Dimetix创造了历史——与Applied Geomechanics公司合作开发了一套系统，用于监测新奥尔良密西西比河上的Huey P. Long大桥的钢桥桁架部分的提升和放置。该项目包括用河上的驳船运输、吊装和放置预先组装好的桥梁桁架，以减少对桥梁的压力，并尽量减少对交通的干扰。10个DLS-C激光测距仪被吊装在2,700吨的桁架上，与专门制作的目标和开发的软件一起使用，以便在一天的吊装过程中监测桥梁的偏移。
AE0511 结构健康监测在现代城市环境中，重型建筑的挖掘和建设，经常紧邻正常运作的建筑物进行。 传统的测量技术的精度为+/-5毫米，但Dimetix激光测距传感器可以在500米的距离内进行亚毫米级精度的测量，以检测结构的任何移动或位移。
AE0601 采矿设备升降作业时的位置监测在采矿业的应用中，Dimetix激光测距传感器被用来确保采矿设备上层结构的精确提升和下降。在移动出现偏差的情况时，信号被发送到液压系统，从而可以进行修正。
AE0701 木材粘合时的长度定位数十年来，我们的一位顾客以严谨的作风和专业的能力，用他们的设备生产云杉木材，一种不能自由交换的产品。因为在质量上最大的区别在于数不清的细节，这些细节都是经年累月逐步完善的。我们的顾客在切割方面的生产有着最现代化的专业知识，应用于很广的范围，比如木板铺装、木材建筑、屋顶建筑、托板生产等。这些应用日常使用到Dimetix激光传感器，包括用于定位和提高工作效率的桁架长度。
AE1102 钢铁灌装及浇注的控制Dimetix传感器被安装在铸造厂中，以监测液态钢铁的成型情况。在传感器的帮助下，铸造厂可以测量液位并避免其溢出。
AE1601 岩石监测及海啸预警在挪威，有一个使用三个Dimetix传感器开发的早期预警系统，这些传感器定期测量海湾上方岩石的日常移动。因此，一旦发生潜在的山体滑坡，就可以触发警告。
AN2001 数值数字显示
本应用说明展示了如何从标准的外部数字显示器中读取测量的距离值。包括接线和传感器配置的描述，并展示了两个样本。
AN2002 SSI接口的使用
SSI是一个广泛使用的串行接口标准，用于主站（如控制器）和从站（如激光测距传感器）之间的工业应用。在SSI通信通道上，主站产生一个时钟，而从站发送与收到的时钟信号相对应的数据。使用SSI接口只能进行点对点的通信。RS-422标准定义了SSI接口的电信号水平。
AN2003 RS-422 连接至 RS-485本文介绍了如何将激光测距传感器的RS-422接口连接到RS485双线接口。本应用说明需要特殊技巧，因此必须通过电子邮件向Dimetix提出改装请求。 e-mail
AN2004 EXCEL实例本应用说明介绍了如何通过VBA（Visual Basic for Application）控制连接到串行接口的Dimetix测距传感器。VBA程序被整合到一个EXCEL工作表中。
AN2005 S7 Profibus连接示例本应用说明描述了DIMS Profibus转换器与S7 PLC和Dimetix激光测距传感器的连接。S7样本项目也可以在我们的网站上下载。 参见: 500214 DIMS Profibus external Interface
AN2006 定时测量特性示例激光测距传感器可进行固定时间测量的配置。本应用说明给出了一些配置实例，并描述了定时测量特性的特别之处。
AN2007 附加测量过滤器–距离跳跃变化D系列激光测距传感器提供了很多的配置选择。本文介绍了如何配置距离跳跃变化检测功能。这个功能的作用类似于对测量距离的准确性检查。在典型的应用中，案例提供了定位应用（例如，在物流中）。
AN2010 S7 连接至 RS422本应用说明介绍了如何将激光测距传感器连接到西门子S7 PLC的CP340接口。这里主要描述了配置和布线。除了这个应用说明外，我们的网站上还有另一个关于S7的例子。
AN2018 使用RS-422的移动目标特性移动目标特性是为针对连续移动的目标，进行快速位置测量而创建的。本文件介绍了激光测距传感器在移动目标特性方面的必要设置，以及RS-422接口的配置。
AN2019 使用SSI的移动目标特性移动目标特性是为针对连续移动的目标，进行快速位置测量而创建的。本文件介绍了激光测距传感器在移动目标特性方面的必要设置，以及SSI和模拟接口的配置。
AN2020 SEW驱动定位本文件介绍了如何将FLS-C传感器与SEW伺服驱动器一起使用在定位应用中。文中描述了FLS-C的必要配置和SEW变频器的配置。此外，还对接线进行了记录。
AN2040 开始使用PROFINET这是一个关于如何开始使用Dimetix D系列激光距离传感器的PROFINET®接口的简单例子。文中包括了理解这个使用实例和在西门子SIMATIC S7 PLC上运行的所有必要信息和说明。
AN2041 开始使用EtherNetIP这是一个简单的例子，说明如何开始使用Dimetix D系列激光距离传感器的EtherNet/IP™接口。关于理解这个使用例子和在Allen Bradley CompactLogix PLC上运行这个实例所必需的所有信息和说明，都在文中讲述了。
AN2042 开始使用EtherCAT这是一个简单的例子，说明如何开始使用Dimetix D系列激光距离传感器的EtherCAT®接口。所有的信息和说明都可帮助理解这个使用例子，以及在Beckhoff EtherCAT®主站PLC上运行的必要条件。
-
500308 D系列安装支架在两个轴中进行 +/-4° 调整 ；适合测量距离300米以内目标 ；钢、镀锌 ；适用于 D 系列 ；原产地：瑞士
500309 D系列安装支架防护罩简易型短期户外应用;仅对激光传感器提供遮阳遮雨保护 ；无 IP 保护类 ；只能与"500308 D系列安装支架"一起使用 ；原产地：瑞士
500700 D系列Profinet 的通讯接口可更换通讯后盖 ；原产地：瑞士
500701 D系列EtherNet/IP通讯接口可更换通讯后盖 ；原产地：瑞士
500702 D系列EtherCAT通讯接口可更换型通讯后盖 ；原产地：瑞士
500303 常规通讯接口的D系列风冷罩这种风冷罩可用于配备标准接口的所有Dimetix D系列激光传感器 。传感器扩展 PROFINET、EtherNet/IP 和EtherCAT不能与此风冷罩配合使用。
500306 工业以太网通讯接口的D系列风冷罩这种风冷罩保护激光传感器，并用空气冷却它。它可以和DIMETIX D 系列传感器配套的工业以太网的通讯接口一起使用，包括PROFINET、EtherNet/IP 和EtherCAT。配备标准接口的Dimetix D系列激光传感器需要不同的风冷罩。
500595 D系列激光传感器基本附件USB-cabel 2m ；电源 ；U盘（包含使用手册及相关软件）原产地：瑞士
500001 校准证书用于新出厂设备（必须与设备一起订购）
500002 重新校准证书对激光传感器进行二次校准
500113 反射板 210 x 297 毫米铝合金底板反光膜提高了反射信号强度。D 系列使用这种改进的信号强度来测量远距离范围。请 检查设备规格 ，以确保适用的最小距离的测量。
500114 反光膜 600 x 1200 毫米反光膜提高了反射信号强度。D 系列使用这种改进的信号强度来测量远距离范围。请 检查设备规格 ，以确保适用最小距离的测量。
500215 数显表6 位数字显示 ；字符高度 14mm ； LED 红色 ；RS-232/485；通讯距离： 1...5米
500301 无孔洞的可更换后盖装配件可更换后盖 ；原产地：瑞士
500300 系列备件套装包括 10 个配件： - 电缆连接器 M16x1.5， 黑色， 塑料 - 六角螺母黄铜 M16x1.5 – 电缆连接端子1 - 电缆连接端子2 - 传感器固定螺丝 M4x4 - 传感器后盖固定螺丝 M2.5x18.5mm; 原产地：瑞士
500205 电源线 ，A-Coded，5芯，5米，母头通过M12 5芯航空插头与仪器连接，防护等级IP65，原产地：意大利
500206 通讯电缆，2x D-Coded，4芯，5米，公头两侧均配有M12 4芯 公头航空插头，IP65，电缆颜色：绿色，用于工业以太网通讯。 原产地：台湾
500207 通讯电缆，D-Coded-RJ45，5米一端为 M12 4芯公头航空插头，另一端为 RJ45插头， 电缆颜色： 绿色， 用于工业以太网通讯；原产地： 台湾
-
-
01 产品参数
03 产品操作手册
04 工业以太网及现场总线技术文件
06 宣传手册
07 3D文件