Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/06143.jsonl.gz/13

在检查之前需要特别的表面处理吗?
Scientific Visual的扫描技术的优势就在于不需要您来劈开人造胚晶或者做任何特殊的表面处理。质量检查可以在任意切割的或者任意生长的表面进行,尤其是HEM胚晶。未经切片的胡萝卜状胚晶除外。这类Verneuil生长的胚晶表面布满了一层极其粗糙的结构,使光线在其中不能顺利传播。
缺陷被检测到时会发生什么?
缺陷会在3D模型中显示出来,操作员可以用YieldTM软件打开该模型。操作员可以打印一份带有完整缺陷清单的检查报告。它还可以在考虑到这些缺陷的情况下,计算出最佳的晶圆加工或切割计划。
我们用宝宝油和裸眼来检查蓝宝石。 SapphiroScanTM的评级与我们肉眼评判的结果可以吻合得多好呢?
Scientific Visual的自动评级是客观的,而且远好于人眼检查的效果。取决于您视觉检查的专业程度,通常两者的吻合度在90%到97%之间。
两者的差别来源于人眼评级的主观性。人眼评级的精确程度取决于专家的心情以及疲劳程度等等。
我们假设蓝宝石晶体评级分类为以下两种:标准和不合格。人眼评级可能会出现一些既可以判为标准又可以判为不合格的边界情况,这完全取决的检查者的个人意见。这个灰度地带通常占一个被检批次的5%到10%。也就是说人眼检查会有5%-10%的边缘误差,而ScientificVisual的技术则可以将这个误差消除。
由于SapphiroScanTM评级系统是客观的,不同评级之间是一条清晰的界线而不是一块灰色地带。这就是为什么人眼评级和机器评级之间不会百分之百吻合的原因。
SapphiroScanTM可以调整标准和不合格之间的界线的位置,以适应不同的检查敏感度和精确度。
因此,人眼评级和SapphiroScanTM评级结果的吻合度取决于人眼检查的边界窗又的宽度以及所设定的SapphiroScanTM参数。两者的吻合度通常在90%到97%之间。
哪些材料可以被检测?
- 蓝宝石
- 红宝石
- 锗酸盐和铝酸盐玻璃
- 矿物质和有机玻璃
- 尖晶石和尖晶石型陶瓷
- 钇铝石榴石
- 石英
- LT/LN
能够检测到烟雾状缺陷吗?
根据观察到的缺陷自动做出 "标准/不合格 "的决定是一项挑战。您能否介绍一下您所使用的算法,以及在不久 的将来,在解决自动质量分级的技术改进方面有什么期望?
对非抛光材料进行自动净度分级是一项挑战,特别是直到现在蓝宝石都是由人眼进行分级的。Scientific Visual正在不断努力改进其决策算法。
一般来说,做出”合格/不合格 “的决定基于以下因素:
- 缺陷大小
- 缺陷形状和形态
- 缺陷的可见度(相对于清澈材料)
- 缺陷在蓝宝石前体中的位置
- 蓝宝石前体中的缺陷数量
每一个因素对于不同的客户/应用都有不同的重要性,因此“接受阈值”是定制的。
SapphiroScan™ 工作站可以根据上述测试标准进行全自动分类。各个因素的灵敏度可由操作者进行微调。
目前, SapphiroScope™ 工作站依赖于操作员的决策。今后,LED锭的净度分级将更加自动化,只需要操作员尽可能少的协助。正在设计中的自动学习算法与SapphiroScopeTM缺陷检测技术结合使用将使该过程变得客观和自动化。
蓝宝石业界和Scientific Visual公司正在努力建立 全行业的蓝宝石质量等级系统。这将使自动净度分级更加普遍,并允许行业人士使用“通用语言”就蓝宝石质量进行交流。这意味着铸锭买家将确切地知道他们即将购买的蓝宝石的质量等级和特征。
我想购买你们的浸泡液样品。
Scientific Visual既不销售现成的浸泡液,也不提供测试用的浸泡液样品。但我们非常愿意帮助您,所以如果您想评估我们的技术,请 联系我们 来安排一个使用您自己的材料的定制测试。我们将检查您的样品,并将结果以图像或其内部的3D模型的形式发送给您。
多大尺寸的样本可以被检测?
SapphiroScanTM: 圆盘形(抛光或未抛光),直径24-50毫米,厚度1.5-5毫米
SapphiroScopeTM: 圆柱状或方块状(抛光或未抛光),直径1英寸到12英寸,高度1-32厘米,或按照您的需求。
为人造胚晶的SapphiroScopeTM:按照需求。
Scientific Visual 可以检测哪些种类的水晶?
蓝宝石,红宝石,尖晶石,硒化锌,氮化镓,LT/LN,有色玻璃,透明碳化硅。
哪些种类的缺陷可以被检测到(形态,尺寸)?
气泡,结构性缺陷,微隙,凹陷,错位,以及其他结晶缺陷。
你们的设备可以用于检测透明的碳化硅铸块吗?
可以。
你们的设备可以用于检测透明碳化硅晶圆吗?
不可以。我们的设备是为完整水晶或者铸块(而非晶圆)而设计的,因为早期质量控制能带来更多价值。我们的系统早在铸块阶段就可以确定哪些晶圆会有缺陷。扫描仪可以检测到的未抛光水晶的最小厚度是4毫米。
Scientific Visual 的扫描仪可以用于哪个生产阶段?
扫描仪在原晶未经处理之前,例如切片和制成晶圆阶段之前进行检测。