Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03246.jsonl.gz/1415

Das Quantum Thermal Transfusion Set - Blood von LifeWarmer ist ein revolutionäres IV-Schlauch-Set, das eine sichere, schnelle Erwärmung von Blut, Blutprodukten oder IV-Flüssigkeiten ermöglicht, ohne den normalen IV-Setup-Prozess um zusätzliche Schritte zu erweitern. Die vertraute Konfiguration ist den Standard-Blutinfusionsschläuchen nachempfunden und ermöglicht eine einfache Anwendung. Die hochentwickelte Intelligenz und die firmeneigene Erwärmungstechnologie sind in das Schlauchsystem integriert, um die Handhabung zu vereinfachen und zusätzliche Geräte und Verfahrensschritte zu reduzieren. Da er ungefähr die gleiche Größe und das gleiche Gewicht wie ein herkömmlicher Blutschlauch hat, fällt fast keine zusätzliche Ausrüstung an.
Der Quantum IV-Verabreichungsschlauch ist doppelt extrudiert, um eine Konfiguration zu erhalten, die sowohl eine innere als auch eine äußere Schlauchschicht aufweist. Zwischen den beiden Schichten befindet sich ein leitfähiges Heizelement, das jedoch nicht mit dem Flüssigkeitspfad in Berührung kommt oder den laminaren Fluss unterbricht. Die äußere Schlauchschicht wirkt als Isolator, während die innere Schlauchschicht die Wärme vom Heizelement an den Flüssigkeitskanal weiterleitet. In den Schläuchen befindliche Thermistoren messen kontinuierlich die Temperatur und geben diese Daten an den Quantum Controller weiter. Durch die Überwachung und die unabhängige Zufuhr von Energie (Wärme) entlang des Flüssigkeitsweges kann der Quantum auf unterschiedliche Temperatureingaben von der Flüssigkeitsquelle bis nahe an die Eintrittsstelle des Patienten reagieren, um sicherzustellen, dass die Flüssigkeitstemperatur bei der Abgabe die richtige ist.
Der voll aufgeladene Quantum Life Warmer kann bis zu 2 Einheiten (900 mL +/- 100 mL) kalter (4 ºC) Blutprodukte oder IV-Lösungen auf eine voreingestellte Temperatur von 100,4 °F (38° +/- 2°C) bei einer Durchflussrate von 100 mL/min (abhängig von der Umgebungstemperatur) erwärmen und halten. Oder ca. 1700 ml einer 20 °C warmen Infusionslösung auf einen Sollwert von 38 °C +/- 2 °C bei einer Durchflussrate von 200 ml/min. Die effektiven Durchflussraten für die Erwärmung liegen zwischen 2 und 200 ml/Minute, je nach Temperatur der Eingangsflüssigkeit und den Umgebungsbedingungen.
Spezifikationen:
- Kompatibel mit Blut, Blutprodukten und Standard-IV-Flüssigkeiten
- Ähnliche Größe und Gewicht wie herkömmliche IV-Schläuche
- Intelligente Sensor- und Heizelemente von LifeWarmer, die in die Wände des Schlauchsets integriert sind
- Keine Unterbrechung des Flüssigkeitswegs oder der laminaren Strömung der Flüssigkeit
- Einfacher bidirektionaler Anschluss an den Quantum Life Warmer Controller
- Dual Spike mit Entlüftung
- 200 Mikron gefilterte Tropfkammer
- Luer-aktivierte Injektionsstellen (2)
- Männlicher Luer-Lock-Adapter
- Schlauchlänge: 80 in.
- Ansaugvolumen: 22mL
- Nur zum einmaligen Gebrauch, steril geliefert über Ethylenoxid
- Tropfrate: 20 gt/ml
Abmessungen:
- TTS-B-Paket (pro Stück): 6.5 in. x 11 in.
- Schlauchlänge: 80 Zoll.
- TTS-B Gewicht (pro Stück): 2,6 Unzen
- Packungsgewicht (2 TTS-B & Schachtel): 11 oz
Vorsicht! Zur Verabreichung von Blut, Blutkomponenten oder Lösungen mit dem Quantum Blood and IV Fluid Warming System. Der Flüssigkeitsweg und die Bereiche unter den schützenden Endkappen sind steril. NICHT auf ein steriles Feld legen. Nicht verwenden, wenn die Endkappen nicht aufgesetzt sind. Ersetzen Sie die Schläuche gemäß den CDC-Richtlinien und/oder institutionellen Protokollen.