Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03297.jsonl.gz/1926

FLOWOX™
Ist eine Intermittierende Unterdrucktherapie
FlowOx™
ist ein Medizinprodukt für die Behandlung von Beschwerden, die im Zusammenhang mit einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (PAVK) auftreten.
Zum Beispiel:
- Schmerzen im Unterschenkel
- Verringerte Gehfähigkeit (kürzere Gehstrecken)
- Claudicatio intermittens („Schaufensterkrankheit“)
- Chronische Wunden
- Patienten mit Amputationsrisiko aufgrund einer PAVK
- Patienten vor anstehenden Gefäßeingriffen oder Amputationen
Die Anwendung von FlowOx™ ist angenehm und einfach:
Das System erzeugt einen intermittierenden Unterdruck (-40 mmHg) und stimuliert die Durchblutung der Unterschenkel und Füße, wodurch sich Blutfluss und Sauerstoffversorgung verbessern.
FlowOx™
Vorteile
FlowOx™ ist ein medizinisches Gerät der Klasse IIa, das den Blutfluss zu den Beinen der Patienten durch die Anwendung eines negativen oszillierenden Drucks verbessert.
FlowOx™ ist angenehm und kann verwendet werden, wenn die Patienten sich im Ruhezustand befinden.
FlowOx™ erhöht den Blutfluss in den unteren Extremitäten vorübergehend um rund 60% in den kleinen Arterien und um mehr als 100% in den Kapillaren.
FlowOx™ ist ein nicht-invasives Gerät, mit dem sich Patienten in der häuslichen Umgebung selbstständig behandeln können.
FlowOx™
Anwendungen
Für eine optimale therapeutische Wirkung empfiehlt sich täglich eine 2-stündige Anwendung des Gerätes, welche sich leicht in den Alltag integrieren lässt (z. B. eine Stunde morgens, eine Stunde abends).
Wird FlowOx™ wie empfohlen angewendet, können die Patienten innerhalb von 2–3 Wochen mit einer Verringerung der Schmerzen und ggf. optischen Verbesserungen der Wunde rechnen.
Darüber hinaus zeigen sich bei der Mehrheit der Patienten positive Langzeiteffekte, z.B. eine dauerhafte Schmerzreduktion, längere Gehstrecken, eine verbesserte Durchblutung und eine potenziell vollständige Wundheilung.
Um die Therapietreue sicherzustellen, ist es wichtig, die Anwendung von FlowOx™ auf den Alltag des jeweiligen Patienten abzustimmen.
FlowOx™
Technische Daten
Steuereinheit (SE)
4,232 KG
Verpackte SE
5 kg (inklusive Netzteil)
Maße der verpackten SE
38 x 35 x 56cm
Druckkammer (DK)
2,537 KG
Verpackte DK
4 kg (inklusive Montageteile)
Maße der verpackten DK
57 x 31 x 48cm