Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03424.jsonl.gz/2379

Der Zweck des 'SPM Spektrums' ist, die Quelle der hohen Stoßimpulse zu überprüfen. Stöße, die durch beschädigte Lager verursacht werden, haben normalerweise ein Muster, das mit der Schadenspassierfrequenz übereinstimmt. Stöße von z.B. beschädigten Zahnrädern haben andere Muster, während zufällig auftretende Stöße von einer Störquelle kein Muster aufweisen.
Signal und Messwert
Das Ergebnis der dBm/dBc-Messung ist der Lagerzustand, bewertet in grün - gelb - rot. Eine zweite Messung liefert ein Zeitsignal, das einer Fast Fourier Transformation (FFT) unterzogen wird. Das resultierende Spektrum wird vor allem zur Mustererkennung eingesetzt. Die Amplituden der Spektrallinien sind von zu vielen Faktoren beeinflusst, um den Zustand zuverlässig anzuzeigen, sodass die ganze Auswertung auf den dBm oder die HR-Werte basiert.
Eine Maßeinheit für die Amplitude eines SPM Spektrums ist SD (Shock Distribution Unit), wobei jedes Spektrum so skaliert ist, dass der gesamte Effektivwert aller Linien 100 SD entspricht = der Effektivwert des Zeitsignals. Die Alternative ist SL (Shock Level Unit), der Effektivwert der Frequenz-Komponente in Dezibel. Alarmgrenzen werden manuell für jedes Symptom manuell eingegeben, um eine Auswertung in grün-gelb rot zu zeigen. Verschiedene Arten von Spektren können erzeugt werden. Die empfohlene Einstellung ist ein Spektrum mit einer Auflösung von mindestens 0,25 Hz, z.B. 3200 Linien über 500 Hz, nur Spitzen speichern.
Eingabedaten
Zur Mustererkennung benötigt man die genauen Lagerdaten und die exakte Drehzahl. Die Drehzahl sollte gemessen werden, nicht vorgegeben. Die Faktoren, die die Lagerfrequenzen definieren, erhält man aus dem Lagerkatalog in Condmaster, indem man die ISO Lagernummer eingibt.
Auswertung
Die Frequenzmuster der Lager sind in Condmaster voreingestellt. Wird das Symptom 'Lager' mit dem Messpunkt verknüpft, wird das entsprechende "Lager-Muster" im Spektrum markiert, indem man es anklickt. Weitere Symptome können, falls gewünscht, hinzugefügt werden (z.B. für Zahneingriffsfrequenzen). Findet man eine klare Übereinstimmung eines Lagers im Spektrum ist dies der Beweis, dass das gemessene Signal vom Lager herrührt.