Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03337.jsonl.gz/2160

Klassisches Venturirohr
Das klassische Venturirohr vereinigt alle Vorteile von Wirkdruckgebern auf sich.
Ein klassisches Venturirohr besteht aus Einlaufzylinder, Einlaufkonus, Halsteil und Diffusor.
Die besondere Form der Anströmseite (Konus 21°), bewirkt eine Gleichrichtung des Strömungsprofiles. Da kleine Venturirohre fast ausschliesslich mit Mehrfachentnahmen auf beiden ( +/- ) Druckentnahmestellen und Ringkammern ausgerüstet sind, begünstigt auch das, die Länge der geraden erforderlichen Ein- und Auslaufstrecken.
Bedingt durch die Bauart wird es dort eingesetzt, wo nur geringe Druckverluste erlaubt sind und wo im Gegensatz zur Düse keine ausreichenden geraden Einlaufstrecken vorhanden sind. Das klassische Venturirohr eignet sich für Durchflussmessungen mit hoher Genauigkeit, da der Durchflusskoeffizient C über den gesamten Messbereich konstant ist.
Ein wichtiger Anwendungsbereich ist vor allem die Flussmessung von Rauchgasen. Die Druckentnahme erfolgt durch mehrere, über den Umfang gleichmäßig verteilte Entnahmestellen, die in eine Ringkammer/Ringleitung münden. Das klassische Venturirohr eignet sich sehr gut für bidirektionale Messungen (in beide Richtungen messen).