Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03510.jsonl.gz/276

Ampèremeter Voltmeter
AM10 0...10A AC/DC
AM15 0...15A AC/DC
VM60 0...60V AC/DC
Die Messung des Fernspeisestromes mit einem Digitalmultimeter oder Drehspulinstrument ist meist mit einem Messfehler in der Grössenordnung von ca. 30 % behaftet. Da der Fernspeisestrom nicht sinusförmig verläuft, können genaue Messungen nur mit einem RMS- Digitalmultimeter mit einem Crestfaktor von grösser 4 oder mit einem Weicheiseninstrument erfolgen.
Die AM 10 und AM 15 sind Weicheiseninstrumente der Klasse 2,5 mit Nullpunktkorrektur und können an den "fabatec"- Geräten FSNT2 und FSNT3 an den roten Messbuchsen eingesteckt werden.
(Unterbruchsfrei: Erst Amperemeter einstecken, dann Kurzschlussbügel herausziehen, Messung ablesen, Kurzschlussbügel wieder einstecken, Amperemeter entfernen.) Messen des Fernspeisestromes an Fremdfabrikaten ist meist nicht unterbruchsfrei möglich.
Das VM60 ist ein niederohmiges Weicheisen-Voltmeter. Fehlmessungen, wie bei hochohmigen Digitalvoltmetern, die über die Kapazität des Unterbruches trotzdem eine Spannung anzeigen, werden dadurch vermieden.
VORSICHT, GEFÄHRLICHE SPANNUNG 60V AC!