Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03179.jsonl.gz/659

ASTM D3039, ISO 527 Bestimmung der Zugeigenschaften von Verbundwerkstoff-Laminaten in einer Temperierkammer mit hydraulischem Spannzeug
Die genaue und wiederholbare Bestimmung der Kennwerte von Verbundwerkstoffen für die Luftfahrt erfordert einen Präzisionskraftaufnehmer und wiederholbare Prüfbedingungen. Um die Variabilität der Ergebnisse zu minimieren und optimale Resultate bei diesen steifen Proben zu erzielen, ist es wichtig, dass die Prüfmaschine über eine präzise Führung verfügt und in allen Richtungen möglichst steif ist. Außerdem wird ein Spannzeug benötigt, das eine gleichbleibende Einspannung der Probe bei jeder Prüfung gewährleistet. Dies gilt insbesondere für Prüfungen entsprechend NADCAP, Airbus, GE oder sonstigen Ausrichtspezifikationen. Aktuelle Standards, bei denen diese Aspekte eine Rolle spielen können, sind ASTM D3039, D5083, D5766, EN 2561, EN 2597, prEN 6035, ISO 527-4, ISO 527-5 und AITM 1-0007.
Häufig müssen diese Zugprüfungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen durchgeführt werden. In diesen Fällen ist eine Klimakammer erforderlich. Die Summe der Anforderungen im Hinblick auf Steifigkeit, Ausrichtung, Wiederholbarkeit und die Prüfung bei hohen oder niedrigen Temperaturen führt normalerweise zu einer Systemkonfiguration wie der im Foto gezeigten: Ein Hochleistungsprüfrahmen in Standausführung (Nennkraft 100 kN oder 250 kN) mit einem speziellen hydraulischen Spannzeug. Bei dieser Anordnung bleibt die Hydraulik des Spannzeugs außerhalb der Klimakammer, während der Teil, der für die Klemmung der Probe zuständig ist, innerhalb der Klimakammer sitzt. Damit ist sichergestellt, dass die gesamte Probenlänge die Prüftemperatur erreicht, und Temperaturunterschiede über die Messlänge werden minimiert.
Eine präzise Ausrichtung des Spannzeugs wird durch das System AlignPro gewährleistet. Dieses System ermöglicht eine genaue Ausrichtung von Winkel und Konzentrizität des Spannzeugs mit und ohne Last. Die Kontrolle der Ausrichtung erfolgt mit Hilfe einer DMS-applizierten Ausrichtvorrichtung (für die Prüfung nach unterschiedlichen Standards stehen unterschiedliche Vorrichtungen zur Verfügung z.B. für die Prüfung nach NACAP AC7101 oder AC7122/1).
Mit dieser Konfiguration können Prüfungen bei Temperaturen in einem Temperaturbereich von -70° C bis +350° C durchgeführt werden.
Die Messung der Dehnung kann mit einem Ansetz-Dehnungsaufnehmer (über den spezifizierten Temperaturbereich), mit Hilfe von aufgeklebten Dehnungsmessstreifen (mit Erfassung der Dehnung über die Dehnungskanäle der Prüfmaschine) oder mit einem Video-Dehnungsaufnehmer durch das Sichtfenster auf der Vorderseite der Klimakammer hindurch erfolgen.
5900 Universal Testing Systems are engineered for precision, built for durability, and offer the flexibility for changing requirements. They are designed with standard and optional features that increase testing efficiency and improve the testing experience for the operator. A wide range of models are available for testing capacities from < 100N up to 600kN.
- Produkte
- 6/1/2017
- 2.8 MB
Bluehill Universal Software is built from the ground-up for touch interaction and an intuitive user experience. Discover simpler and smarter testing with features such as pre-loaded test methods, QuickTest in seconds, enhanced data exporting: and Instron Connect – a new feature that provides a direct communication link to Service. Users of previous versions of software such as Bluehill 2 and Bluehill 3 can easily upgrade to the newest version of Bluehill.
- Produkte
- 2/26/2017
- 1.4 MB