Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03324.jsonl.gz/2370

Praktische Tipps zum korrekten Einsetzen
Die Regel des letzten Millimeters
Die hohe Primärstabilität, die mit dem AnyRidge-Implantat erreicht werden kann, kann es manchmal schwierig machen, die Befestigung vollständig in den Knochensitz einzusetzen. Besonders auf der Ebene des Unterkieferkortikalknochens. Um diese Situation zu beheben, empfehlen wir Ihnen, die letzte Millimeter-Regel anzuwenden.
- Wenn durch das Einsetzen des Implantats mit dem Motor die Befestigung etwa 1 Millimeter von der krestalen Kante (40 Ncm) entfernt anhält, können Sie das manuelle Einsetzen mit der Ratsche und dem Monteur fortsetzen und das Implantat problemlos 0,5 bis 1,0 Millimeter tiefervertiefen vom Grat selbst
- Wenn Sie das Implantat mit dem Motor einsetzen, bleibt die Vorrichtung mehr als 1 Millimeter von der Scheitelkante entfernt (40 Ncm). Es wird nicht empfohlen, das manuelle Einsetzen mit der Ratsche und dem Montierer fortzusetzen. Die Entfernung muss vielmehr durch Abschrauben des Implantats und Revision der Operationsstelle mit einem speziellen chirurgischen Bohrer erfolgen, der im chirurgischen Kit enthalten ist. Die Vertiefung des krestalen Bohrers hängt von den klinischen Bedingungen ab, d. H. Der Dicke und Dichte der Knochenrinde selbst