Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/05291.jsonl.gz/18

El FUNDAMIX® es una tecnología de mezcla bien establecida para productos que requieren mezcla con bajo cizallamiento, que suele ser el caso en el entorno biotecnológico. Si bien las prácticas de cGMP tienen la intención de controlar los procesos de producción para garantizar la calidad de los productos, esto significa que la calidad de la mezcla de un recipiente agitado necesita ser monitoreada para asegurar el cumplimiento.
La acción vibratoria en una placa de mezcla produce un flujo vertical del fluido. El volumen desplazado es básicamente una función de frecuencia de la oscilación x su amplitud. Cuando la unidad de accionamiento se conecta directamente a la fuente de alimentación, la frecuencia de oscilación es igual al doble de la frecuencia de la red, es decir, 2x50Hz = 100Hz o 2x60Hz = 120Hz. En caso de que se aplique un convertidor de frecuencia, su frecuencia se puede monitorear en el dispositivo y es un valor fijo.
Pero medir la amplitud, sin embargo, es un problema diferente. Depende de muchos otros factores, como el peso del dispositivo de mezcla, la densidad y la viscosidad del fluido o el tamaño y la forma de la placa de mezcla. Esto no deja otra alternativa que medir el desplazamiento físico real de la placa de mezcla.
Por eso hemos desarrollado un monitor de amplitud para el FUNDAMIX® que mide la distancia a una placa oscilante fijada en el eje del mezclador cada 1,5 ms.