Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01171.jsonl.gz/80

Istruzioni per il lavaggio delle padelle
Ecco come gestire correttamente le padelle
Nelle macchine di lavaggio e disinfezione, gli utensili per settore sanitario vengono svuotati, puliti, disinfettati con vapore e resi nuovamente disponibili in modo igienicamente sicuro, ma solo in caso di uso corretto e di un processo di trattamento ben ideato.
Il processo di trattamento delle padelle non è stato ancora definito, ma insieme alla Dott.ssa Eva Fritz, biologa presso il Deutsches Beratungszentrum für Hygiene (BZH - Centro tedesco di consulenza per l'igiene), abbiamo sviluppato un possibile schema di sequenza per le singole fasi di lavoro.
Le singoli fasi potrebbero assomigliare alle seguenti:
In questi video mostriamo passo per passo come maneggiare una padella dopo l'uso da parte di un paziente e dove siano presenti delle possibili fonti di errore. Da guardare subito:
Cosa fare
- Miglior spazio di appoggio: un carrello laterale, il pavimento con tappetino, eventualmente il cestino (se il sostegno è sicuro)
- Se la padella è sporca: pulire e disinfettare successivamente l'area di appoggio.
- Dopo la cura del paziente, cambiare i guanti monouso o disinfettare le mani.
Cosa non fare
- Non appoggiare la padella in modo tale che qualcuno possa inciamparvi.
- Non disperdere del contenuto nel letto del paziente, sul comodino o sulla sedia.
Cosa fare
- Trasportare preferibilmente usando una mano con un guanto
- Lasciando la stanza del paziente, toccare la maniglia della porta solo con l'altra mano pulita.
Questo perché la maniglia fa parte dell'ambiente del paziente ed è un importante vettore da toccare solo con mani disinfettate o guanti puliti.
Cosa non fare
- Cambiare mano (pulita, sporca).
- Interrompere il trasporto, da effettuarsi in fasi rapide e in sicurezza.
Cosa fare
- Aprire anche la porta del locale deposito e sanificazione solo con la mano pulita.
- L'igiene può aumentare ulteriormente in caso porte apribili con comando a pedale.
Cosa fare
- Solo con la mano pulita, poiché lo sportello viene nuovamente toccato durante la rimozione degli utensili per settore sanitario disinfettati. Questo è l'unico modo per impedire la catena di contaminazione.
- L'igiene può aumentare ulteriormente in caso di lavapadelle con apertura automatica della porta azionabile con comando a pedale o tenendo una mano davanti al sensore.
Cosa fare
- Posizionare correttamente gli utensili per settore sanitario e il loro contenuto con i guanti nella macchina di lavaggio e disinfezione – ovvero, secondo le istruzioni (l'adesivo con le illustrazioni deve essere applicato vicino al dispositivo) o l'illustrazione nelle istruzioni d'uso.
- Inserire separatamente il coperchio della padella nella posizione prevista.
- La procedura di svuotamento viene eseguita dal dispositivo a sportello chiuso.
Cosa non fare
- Non entrare in contatto con il contenuto.
- Non svuotare mai prima la padella e il pappagallo manualmente. Né nella macchina, né in una toilette o in un vuotatoio separato. Questo perché gli schizzi e gli aerosol rilasciati aumentano il pericolo di contaminazione.
- Riempire solo con gli utensili, per i quali è previsto il dispositivo (non pannolini, assorbenti igienici, vasi di fiori, vassoi e simili).
Cosa fare
- La mano pulita chiude la macchina di lavaggio e disinfezione.
- Il programma viene selezionato in base agli utensili da lavare e allo sporco.
- La mano pulita aziona anche il pulsante di avvio.
- Il guanto contaminato può essere rimosso e smaltito in modo corretto.
- Un obbligo assoluto è la disinfezione delle mani alla fine.
Cautela particolare! Nei pazienti con infezione da Clostridium difficile (ora Clostridioides difficile), la semplice disinfezione delle mani non è sufficiente. Dato che le spore possono essere rimosse quasi solo meccanicamente, prima della disinfezione delle mani è obbligatorio il lavaggio delle mani!
Cosa fare
- Dopo il processo di pulizia, aprire lo sportello, rimuovere gli utensili per settore sanitario puliti e disinfettati, richiudere lo sportello – sempre con la mano pulita.
- L'igiene può aumentare ulteriormente in caso di lavapadelle con apertura automatica della porta azionabile con comando a pedale o tenendo una mano davanti al sensore.
Gli utensili per settore sanitario possono ora essere toccati e riutilizzati senza esitazione.
Il corretto funzionamento dei dispositivi e il corretto funzionamento non solo migliorano la prevenzione delle infezioni, ma contribuiscono anche a una maggiore durata delle macchine. Se qualcosa non è chiaro o avete delle domande, non esitate a contattare MEIKO.
E cosa succede agli ausili per la cura come scarpe per sala operatoria o ciotole di lavaggio? Questi non corrispondono alla definizione del Regolamento Dispositivi Medici (MDR). Tuttavia, dovrebbero essere puliti, disinfettati e in alcuni casi anche applicati in condizioni sterili – da un lato per motivi di salute e sicurezza sul lavoro, dall'altro anche per motivi di sicurezza del paziente. A questo scopo è stata creata TopClean 60 di MEIKO! Grazie alla selezione tra termodisinfezione o disinfezione termochimica è possibile lavare igienicamente anche strumenti di lavoro termolabili, come le scarpe per sala operatoria.