Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03615.jsonl.gz/2882

Konfokale Mikroskopie
Eigenschaften
Die Genauigkeit dieses Verfahrens beträgt einige 10 nm in vertikaler Richtung, in lateraler Richtung ist die Auflösung durch das Auflösungsvermögen des Mikroskopobjektivs und / oder die Anzahl der Bildpunkte der Kamera begrenzt. Sie liegt typisch oberhalb eines Mikrometers.
Eine weitere Begrenzung liegt in der Flankensteilheit der zu messenden Oberfläche. Die größte Begrenzung des Verfahrens liegt in der Flankensteilheit der aufgenommenen Oberfläche. Sie ist durch die numerische Apertur (NA) des Objektivs gegeben. Je kleiner die NA eines Objektivs ist, aus umso kleineren Winkeln kann das Licht vom Objektiv gesammelt werden. Bei zu großer Flankensteilheit gelangt somit nicht mehr ausreichend Licht in das Objektiv und man erhält kein Messergebnis mehr. Das bedeutet, dass steilere Flanken mit Objektiven großer NA und somit in der Regel nur mit hoher Vergrößerung gemessen werden können. Dies geht auf Kosten der Größe der Messfläche, die dann weniger als 0,3 x 0,3 mm2 betragen kann.