Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03335.jsonl.gz/879

Dieser Leitfaden hilft Ihnen beim Anschluss von Sensoren, Lüftern und Displays an unsere TEC Controller.
Peltier-Elemente, Sensoren, Lüfter, Stromversorgungen - weitere Informationen über den Designprozess und die Systemkomponenten finden Sie in unserer Anleitung zum Systemdesign.
Inhaltsverzeichnis
- Wie werden Temperatursensoren angeschlossen
- Wie wird ein Lüfter angeschlossen
- Wie wird eine TEC Status-Display angeschlossen
- Peltier-Elemente parallel oder in Serie
- Wie kann bestellt werden
Wie werden Temperatursensoren angeschlossen
Sie können zwei Temperatursensoren an den TEC Controller anschließen. Der erste ist der Objekttemperatursensor und der zweite ist der optionale Kühlkörpertemperatursensor. Der Kühlkörpertemperatursensor ist immer ein NTC-Sensor. Der Objekttemperatursensor kann entweder ein Pt100-, Pt1000-, NTC- oder Spannungssensor sein, je nach Ihren Anwendungsanforderungen.
Pt100- und Pt1000-Sensoren ermöglichen eine höhere Präzision, daher wird die 4-Draht-Messtechnik verwendet. Aus diesem Grund werden diese Sensoren oft als 4-Draht-Sensoren bezeichnet. Für Messungen mit NTC-Sensoren wird die 2-Leiter-Messtechnik verwendet. Der TEC Controller wird daher für eine bestimmte Konfiguration (2-Draht oder 4-Draht) konfiguriert.
Fall Pt100/1000-Sensor: 4-Draht-Konfiguration
Vier-Draht-Abtastung bedeutet, dass vier Drähte verwendet werden, um den Sensor mit den vier Pins des TEC Controllers zu verbinden. (Das bedeutet nicht, dass der Sensor selbst vier Pins hat, sondern nur zwei).
Fall NTC-Sensor: 2-Draht-Konfiguration
2-Draht-Sensor bedeutet, dass nur zwei Drähte zum Anschluss des Sensors verwendet werden. Nur zwei Pins des TEC Controllers werden für den Anschluss des Sensors verwendet.
Wir empfehlen Ihnen, unsere konfektionierten, vorkonfektionierten Kabel für Ihre Sensoren zu verwenden. Der Sensor muss nach dem in den unten aufgeführten Kabelspezifikationen angegebenen Schema gelötet werden.
- TEC-1089 und TEC-1090: CAB-6154 Spezifikationen (PDF)
- TEC-1122 und TEC-1123: CAB-6155 Spezifikationen (PDF)
- Siehe Download-Bereich für eine Liste der Temperatursensoren
Wenn Sie Ihr eigenes Kabel z.B. zum Anschluss eines NTC-Sensors verwenden, stellen Sie sicher, dass die Drähte verdreht sind.
Da der TEC-1091 und der TEC-1092 in Kombination mit dem EVL-1093 über Schraubanschlüsse verfügen, können Temperatursensoren direkt angeschlossen werden, und es wird kein Kabel mitgeliefert.
Wie wird ein Lüfter angeschlossen
Wenn der Lüfter die gleiche Versorgungsspannung wie der TEC hat, wird empfohlen, den Lüfter GND direkt mit dem TEC GND und den Lüfter VCC direkt mit der TEC VIN zu verbinden. Das PWM-Eingangssignal des Lüfters muss an GPIO3 oder GPIO4 angeschlossen werden, da nur diese beiden TEC-Ausgänge ein PWM-Signal erzeugen können. Das Frequenzausgangssignal des Lüfters kann an einen der anderen GPIOs angeschlossen werden. Bitte stellen Sie die richtigen Funktionen für die PBC-Signale ein. (FAN PWM und FAN Tacho. Siehe TEC-Familie Benutzerhandbuch Kapitel 6.1 (PDF))
Wie wird eine TEC Status-Display angeschlossen
Sie müssen die OLED-Statusanzeige an den X11-Anzeigeport der TEC Controller anschließen. Für den TEC-1091 wird der Steckverbinder X4 verwendet.
Einstellungen in der Service-Software sind im Register Advanced > Display verfügbar. Mögliche Einstellungen finden Sie in der TEC-Familie Benutzerhandbuch Kapitel 6.2 (PDF).
Peltier-Elemente parallel oder in Serie
Es ist möglich, Peltier-Elemente thermisch parallel und elektrisch parallel oder in Serie zu verwenden. Je nach Ihrem Setup müssen Sie die Parameter in der Service-Software richtig einstellen.
Es gelten folgende Formeln, wobei Y die Anzahl der parallel geschalteten Peltier-Elemente ist.
Imax = ImaxPeltier * Y
dTmax = dTmaxPeltier
Beispiele:
2 Peltier-Elemente elektrisch parallel: Y = 2
2 Peltier-Elemente elektrisch in Serie: Y = 1
Zwei mal 2 Peltier-Elemente elektrisch in Serie und diese Schaltkreise parallel: Y = 2
Die elektrische Serieschaltung der Peltier-Elemente wird bevorzugt, um Unterschiede der Ströme in den parallelen Zweigen zu vermeiden.
Wie kann bestellt werden
Bitte beachten Sie die TEC Controller Produktseite für eine Übersicht der verfügbaren Produkte für Ihre Temperieranwendung.
Sie können in unserem Webshop oder per E-Mail bestellen. Um Ihre Bestellung so schnell wie möglich zu bearbeiten, geben Sie bitte die folgenden Informationen an.
Konfiguration:
- Konfiguration der Temperaturmessungn [NTC, Pt100, PT1000, VIN1]
- Verbindungstyp [SCREW, PIN] (nur bei TEC-1091 & TEC-1161)
Spediteur:
Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung Ihren bevorzugten Spediteur wie FedEx, UPS, TNT oder DHL und Ihre Kontonummer an. Andernfalls versenden wir die Waren per FedEx.
Das Hinzufügen der VAT-Nummer (UID-Nummer), falls vorhanden, zu Ihrer Bestellung beschleunigt die Zollabfertigung.
Für größere Mengen bitte kontaktieren Sie uns mit dem Produktanfrageformular, um ein Angebot anzufordern.
Alle für den Bestellvorgang notwendigen Informationen sind in einem entsprechenden Dokument (PDF).