Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/01186.jsonl.gz/123

Anche le api a volte si incazzano2014-09-09 15:03:31 2 119
Da domenica pomeriggio l'arnia si trova a Mergoscia ed è popolata. Il trasferimento è avvenuto senza particolari problemi anche se il popolo si è dimostrato abbastanza aggressivo (forse proprio a causa dello stress da trasloco).
La connessione ad internet, sebbene un po' lenta funziona bene, il primo record è stato salvato alle ore 13:13. Le sonde di temperatura sono piazzate nel modo seguente: contando i telai da destra a sinistra T1 si trova tra il telai 6 e 5, T2 tra 4 e 3, T3 tra 2 e 1.
Dai primi dati forniti dalle sonde di temperatura, sembrerebbe che il popolo si sia installato nei telai monitorati da T2. Durante la notte tra domenica e lunedì, mentre T3 segnava meno di 13 gradi, T2 non è mai scesa al di sotto di 20.
Incubee2014-09-09 15:03:54 2 119
Durante questa settimana ho lasciato l'arnia all'aperto per testarne il funzionamento in condizioni ambientali simili a quelle in cui dovrà funzionare.
Al primo abbassamento di temperatura ho scoperto che il segnale delle sonde di temperatura conteneva dei picchi casuali (vedi segnali t1 e t2).
Provando a raffreddare le sonde in acqua e ghiaccio ho verificato che i disturbi erano presenti solo a temperature inferiori a circa 10°C (probabilmente a causa della bassa tensione di uscita delle LM35 in rapporto al rumore).
Aggiungendo dei filtri magnetici sui cavi dei sensori la situazione è migliorata notevolmente. Inoltre ho scoperto che l'ampiezza del rumore presente nel segnale delle sonde è influenzata dalla frequenza di campionamento della porta di ingresso dell'electricimp. Non avendo il tempo di aggiungere amplificatori e filtri al circuito ho cercato di ovviare (almeno provvisoriamente) al problema diminuendo il rumore presente nel segnale.
Ora, pur non essendo completamente privi di disturbi, i segnali delle sonde di temperatura sono migliorati anche a temperature "relativamente basse". Considerando che le temperature all'interno dell'arnia non dovrebbero (speriamo) mai scendere al di sotto dei 15°C, le LM35 dovrebbero fare il loro lavoro in modo accettabile...
I bee smart - a bee monitor2014-09-09 15:03:43 2 491
Stuzzicato da un amico apicoltore, sto costruendo un sistema per controllare lo stato di un'arnia e per individuare il momento della sciamatura. Intendo realizzare un data-logger per monitorare in remoto il peso dell'arnia, la temperatura al suo interno e i suoni emesso dallo sciame...
Per misurare il peso dell'arnia utilizzo piattaforma munita di una cella di carico:
La temperatura viene misurata tramite 4 sensori LM35 che possono essere spostati tra i telai:
La cella di carico e le sonde di temperatura sono collegate ad un Electricimp:
I dati raccolti vengono inviati (tramite connessione WiFi) ad un servizio di data logging online (cosm):
Link:
- Mio canale su COSM (dati di test, l'arnia non contiene ancora api)
Qualche foto:
Bee monitor - primi test2014-09-09 15:04:04 2 93
Per realizzare i primi prototipi ho utilizzato 4 celle di carico provenienti da una bilancia da bagno cannibalizzata: