Document ID: /fineweb-2-swissfilter-quality_10-filterrobots/filtered/03624.jsonl.gz/2203

Überprüfen Sie den Batteriezustand des Lasersenders - wurde der Akku kürzlich geladen?
LÖSUNG: Akku laden.
Ist der Laserstrahl tatsächlich auf das Zentrum des GEPARD-Empfängers ausgerichtet?
LÖSUNG: Senderstrahl exakt ausrichten.
Sind die angezeigten X-/Y-Messwerte im gültigen Messbereich (GEPARD 5: ±2 mm, GEPARD 15: ±7,5 mm)? Werden die Messwerte (numerische Anzeige) rot angezeigt?
LÖSUNG: Senderstrahl exakt ausrichten.
Überprüfen Sie mittels WIN-GEPARD Messmodul „Position" die Anzeigewerte des GEPARD-Empfängers, indem Sie die Messung aktivieren (Messmethode „Justieren") und den Laserstrahl über den gesamten Bereich des Empfängers bewegen. Sie sollten dann in X- und Y-Richtung jeweils ±4mm in der Anzeige sehen und die Messpunkte sollten sich entlang der Grafikachse bewegen. Kann die Bewegung des Lasers auf dem Sensor sichtbar gemacht werden und die Leistung ist dabei immer deutlich unter 60% so ist entweder der Batteriezustand sehr schlecht oder die Laserquelle nähert sich ihrem Lebensende (muss dann durch RAYTEC ausgetauscht und das Gerät neu kalibriert werden).
Lösung: Gerät einschicken.
Bleibt bei der Bewegung des Laserstrahls über den Sensor eine (oder beide) Achse immer auf dem selben Messwert stehen, so ist der Empfänger defekt und das System muss zur Reparatur an RAYTEC eingeschickt werden.
Lösung: Gerät einschicken.