stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
气相色谱法
仪器 > 检测器

气相色谱法中可以使用的检测器有很多种，最常用的有火焰电离检测器（FID）与热导检测器（TCD）。这两种检测器都对很多种分析成分有灵敏的响应，同时可以测定一个很大的范围内的浓度。TCD从本质上来说是通用性的，可以用于检测除了载气之外的任何物质（只要它们的热导性能在检测器检测的温度下与载气不同），而FID则主要对烃类响应灵敏。FID对烃类的检测比TCD更灵敏，但却不能用来检测水。两种检测器都很强大。由于TCD的检测是非破坏性的，它可以与破坏性的FID串联使用（连接在FID之前），从而对同一分析物给出两个相互补充的分析信息。
其它的检测器要么只能检测出个别的被测物，要么可以测定的浓度范围很窄。
常见的检测器包括：
放电离子化检测器（DID），它通过高压放电来产生离子。
电子俘获检测器，它使用β放射线源（电子流）来测量样品对电子的俘获能力。
火焰光度检测器（FPD）
火焰电离检测器（FID）
霍尔电导检测器（ElCD）
氦离子化检测器（HID）
氮磷检测器（NPD）
质谱检测器（MSD）
光离子化检测器（PID）
脉冲放电检测器（PDD）
热能（热导）分析器/检测器（TEA/TCD）
有一些气相色谱仪与质谱仪相连接而以质谱仪作为它的检测器，这种组合的仪器称为气相色谱法-质谱联用（GC-MS，简称气质联用），有一些气质联用仪还与核磁共振波谱仪相连接，后者作为辅助的检测器，这种仪器称为气相色谱-质谱-核磁共振联用（GC-MS-NMR）。有一些GC-MS-NMR仪器还与红外光谱仪相连接，后者作为辅助的检测器，这种组合叫做气相色谱-质谱-核磁共振-红外联用（GC-MS-NMR-IR）。但是必须指出，这种情况是很少见的，大部分的分析物用单纯的气质联用仪就可以解决问题。
分析方法

分析方法实际上是在某一特定的气相色谱分析中使用的一系列条件。建立分析方法实际上是确定对于某一分析的最佳条件的过程。
为了满足某一特定的分析的要求，可以改变的条件包括进样口温度，检测器温度，色谱柱温度及其控温程序，载气种类及载气流速，固定相，柱径，柱长，进样口类型及进样口流速，样品量，进样方式等。检测器还可能有其它可供调节的参数，这取决于所使用的检测器类型。有一些气相色谱仪还有可以控制样品与载气流向的阀门，这些阀门开启与关闭的时间也可能对分析的效果有重要影响。
右图为GeoStrata Technologies生产的Eclipse气相色谱仪。它以三分钟为周期持续运转。该仪器有两个阀门，用来控制载气进入定量管。当定量管充满样品气后，切换阀门，载气就会通过定量管。载气的压强会将样品带入到色谱柱中进行分离。
此分析方法可用於分離具有熱穩定性、高揮發性、低分子量等特徵之化合物。
分析方法 > 载气选择与载气流速

典型的载气包括氦气、氮气、氩气、氢气和空气。通常，选用何种载气取决于检测器的类型。例如，放电离子化检测器（DID）需要氦气作为载气。不过，当对气体样品进行分析的时候，载气有时是根据样品的母体选择的，例如，当对氩气中的混合物进行分析时，最好用氩气作载气，因为这样做可以避免色谱图中出现氩的峰。安全性与可获得性也会影响载气的选择，比如说，氢气可燃，而高纯度的氦气某些地区难以获得。（参见：氦气——分布与生产）
很多时候，检测器不仅仅决定了载气的种类，还决定了载气的纯度（虽然对灵敏度的要求也在很大程度上影响载气纯度的要求）。通常来说，气相色谱中所用的载气，纯度应该在99.995%以上。用于标识纯度的典型商品名包括“零点气级”，“高纯度（UHP）级”，“4.5级”和“5.0级”。
载气流速对分析的影响在方式上与温度类似（见下文）。载气流速越高，分析速度越快，但是分离度越差。因此，最佳载气流速的选择与柱温的选择一样，都需要在分析速度与分离度之间取得平衡。
二十世纪九十年代之前生产的气相色谱仪的载气流速往往通过载气入口的压力（柱前压）进行控制，实际的载气流速则在柱的出口端通过电子流量计或皂膜流量计进行测定。这样的一个过程常常很复杂，很耗时间，而且往往令人沮丧。在整个运行过程中，柱前压不能再改变，气流必须稳定。气体流速与柱前压的关系可以通过可压缩流体的泊肃叶定律来计算。
不过，很多现代的气相色谱仪已经能用电路自动测定气体流速，并通过自动控制柱前压来控制流速。因此，载气压强与流速可以在运行过程中调整。柱前压/气流控制程序（与温度控制程序类似）随之出现。
分析方法 > 进样口类型与流速

进样口类型和进样技术通常与样品存在的形态（液态、气态、被吸附、固态）以及是否存在需要气化的溶剂有关。如果样品分散良好，并且性质已知，那么它就可以通过冷柱头进样口直接进样；如果需要蒸发除去部分溶剂，就使用分流/不分流进样口（通常用注射器进样）；气体样品（如来自气缸）通常用气体阀进样器进样。被吸附的样品（如在吸附管上）可以通过外部的（在线或离线）脫附装置（如捕集-吹扫系统）或者在分流/不分流进样器中脫附（使用固相微萃取技术）。
分析方法 > 样品量与进样技术 > 进样技术

真正的气相色谱分析过程从样品进入色谱柱开始。毛细管气相色谱法的发展使得进样技术面临着很多实践中的问题。柱上进样技术多用于填充柱而不适用于毛细管柱。在毛细管气相色谱仪中的进样技术应该满足以下两个条件：
进样量不得超过柱的容量；
与展开过程引起的样品展宽相比，进样后的塞式流宽度应该很小。如果不能满足这一要求，色谱柱的分离能力将会下降。一个普遍的规则是，注入的体积，Vinj，和检测器的体积，Vdet，应该只有样品中包含被分析物的部分出柱时的体积的十分之一。
以下是一些优秀进样技术应当满足的一般要求：
应该能使色谱柱达到它的最佳分离效率；
对于小量的有代表性的（典型）样品，进样应具有准确性和可重现性；
不能改变样品组成（对于具有不同的沸点、极性、浓度与热力学稳定性的物质，进样过程中不应有所差异）；
应该既适用于痕量分析，也适用于浓度相对较大的样品。
但是，也有一些问题存在于当前的进样技术中，即使这并不是破坏性问题。
即便最好的进样口注射器声称其有3%的精度，但是在非专业人士的操作中仍然会产生较大的误差。
射针（Needle）在射出样品的时候也许会从隔膜上切下小块的胶（rubber）。这也许会堵住射针并且导致下一次使用时注射器填充出现问题。这可能不是一个能被明显发现的问题。
部分的样品可能在从注射器的连续射出后困在隔膜中。这会导致后来的色谱图中产生鬼峰（Ghost Peak）。
射针的末端可能使一些易挥发的样品组分蒸发，产生选择性的样品损失。
分析方法 > 色谱柱的选择

色谱柱的选择取决于样品以及测定。在选择色谱柱时，混合物的极性是一项主要的化学属性因素，但是其官能团的作用也会影响到色谱柱的选择。样品的极性必须与色谱柱固定相的极性非常匹配，来增加分辨率和分离度，同时减少了运行时间。固定相的膜厚，色谱柱的长度和直径也都会影响分离度和运行时间。
分析方法 > 柱温与温度控制程序

气相色谱仪中的色谱柱放置于温度由电子电路精确控制的恒温箱内。（当分析者说“柱温”时，他实际上指的是恒温箱的温度。不过这种区别并不重要，因此在下文中对这两者并不作区分。）
样品通过色谱柱的速率与温度正相关。柱温越高，样品越快通过色谱柱。但是，样品越快通过色谱柱，它与固定相之间的相互作用就越少，因此分离效果越差。
通常来说，柱温的选择是综合考虑分离时间与分离度的结果。
柱温在整个分析过程中不变的方法称为恒温方法。不过，在大部分的分析方法中，柱温随着分析过程的进行逐渐上升。初温，升温速率（温度“斜率”）与末温统称为控温程序。
控温程序使得较早被洗脱的被分析物能够得到充分的分离，同时又缩短了较晚被洗脱的被分析物通过色谱柱的时间。
数据整理与分析

在大多数现代的气相色谱法-质谱联用系统之中，计算机软件可以绘画色谱图，积分峰面积，并自动将质谱图与文献标准图进行比对。
应用

通常来说，那些在300°C左右以下气化并在该气化温度以下保持稳定的物质，都可以定量地测定。这些样品还应该是无盐的，即不包含离子。气相色谱可以对很小量的物质进行分析，但常常要求有一份待测定物质的纯样作为参比。
有很多种控温程序可以使读数更有意义，如区分在气相色谱分析过程中行为相似的两种物质。
专业人士利用气相色谱法来分析化学产品中某些物质的含量（如确定化工产品的质量），测定土壤，空气和水中的有毒物质。如果运用得当，气相色谱可以测定含量为pmol/mL级的液体样品或浓度在ppb数量级的气体样品。
在高等院校的实践课程之中，学生有时是通过研究薰衣草油的成分或者通过测定本氏烟植物的叶子提取物中的乙烯含量来了解气相色谱的。这些都是对烃类（从两个碳到四十多个碳不等）的气相色谱分析。一个典型的实验是，学生用填充柱分出较轻的气体并用热导检测器（TCD）进行检测，而烃类则通过毛细管柱进行分离，用火焰离子化检测器（FID）进行检测。在对较轻的气体的分析过程中，氢气与氦气（最常用也是最灵敏的惰性载气）几乎有着相同的热导性质，这使得分析变得复杂化。（TCD是根据气体热导率的改变引起惠斯通电桥中两根热丝导电性质的改变而检测被洗脱的物质的）。因此，这些气相色谱仪常采用双道TCD检测器，它有一个专门用于分析氢气的通道，该通道以氮气为载气。气相化学反应（如费脱合成Fischer-Tropsch合成）经常用氩气作为载气。这样做的好处是可以使用单一载气而不必使用两种。这种做法降低了分析的灵敏度，换来的是气源的简化。
通俗文化中的气相色谱

电影，书籍与电视节目经常歪曲气相色谱法的能力以及运用气相色谱法完成的工作。
例如，在美国的电视节目《鉴证行动组》中，人们用气相色谱来快速地识别未知样品。分析员在取得样品之后十五分钟之后就会说：“这是在过去两个星期中在雪佛龙公司（Chevron）的油站里购买的汽油。”
事实上，一个典型的气相色谱分析所用的时间要长得多。有时依照选定的程序，一个样品就要进行一个多小时的分析。对色谱柱进行“清理”以便接受下一个样品还需要额外的时间。同时，为了验证一个结论，分析员往往需要进行多次平行的分析，因为单次分析的结果很可能具有偶然性（参见显著性差异）。
同时，气相色谱并不能识别大部分的样品，而且并非样品中的所有物质都可以通过气相色谱检测出来。气相色谱真正能告诉分析者的，只是在某个时间有一种物质从色谱柱中被洗脱出来，而且检测器对它有响应。为了使结果变得更有意义，分析人员需要知道样品中可能含有什么成分，以及它们可能有怎么样的浓度。还有，一些低含量的物质可能因为与另一种高含量的物质同时被洗脱而无法在色谱图中表现出来。最后，分析人员还经常需要将未知样品的气相色谱结果与可能存在的物质的标准样品的分析结果进行比较。
气相色谱法-质谱联用仪可以很好地改善这种混淆不清的状况，因为质谱仪可以识别出各组分的相对分子质量。不过，要很好地完成这些工作，同样需要时间与技巧。
类似地，绝大部分的气相色谱分析并不是简单的按键操作。你不能简单地将样品瓶放在自动采样器的托盘上，然后按一个按钮，让计算机告诉你关于样品的所有信息。根据被分析的物质，分析人员需要小心选择一套合适的操作程序。
不过也要承认，在对相似样品的大量重复性分析之中，简单的按键操作是存在的。这包括化工生产中的分析，也包括为了确定样品中被测物的平均含量而对同一实验获得的20个样品的分析等等。不过，那些书籍，电影与电视节目中的研究性工作绝对不属于这种情况。
气相色谱仪结构简图

气相色谱中的十分之一原则
一个已经拆开以显示出内部毛细管柱的气相色谱仪恒温箱
罐垭乡

| 罐垭乡 |
| --- | --- |
乡
坐标：31°13′25″N 105°42′12″E﻿ / ﻿31.2235°N 105.70347°E﻿ / 31.2235; 105.70347
国家:  中华人民共和国
上级行政区: 西充县
村级区划单位数:  12 0社区 12行政村 
时区: 北京时间（UTC+8）
行政区划代码: 51 13 25 232
电话区号: +86 
罐垭乡，是中华人民共和国四川省南充市西充县下辖的一个乡镇级行政单位。
行政区划

罐垭乡下辖以下地区：
金鱼桥村、​峨童山村、​川井坝村、​杨山岭村、​杜家沟村、​文昌宫村、​堰坎上村、​陈家坪村、​文昌岭村、​何家岩村、​羊角湾村和元山宫村。
参考资料

↑  . 中华人民共和国国家统计局. 2023-06-30 （中文（中国大陆））.
↑  . 中华人民共和国国家统计局. 2023-06-30 （中文（中国大陆））.
萬千星輝頒獎典禮最受歡迎電視拍檔

| 萬千星輝頒獎典禮 最受歡迎電視拍檔 |
| --- | --- |
国家／地区: 香港
主办单位: 電視廣播有限公司
首次颁发: 1997-2004,2016-2022
應屆得主: 周嘉洛、陳瀅、JW王灝兒、朱敏瀚、張頴康《痞子殿下》 (2022)
官方网站: https://www.tvb.com/
萬千星輝頒獎典禮最受歡迎電視拍檔每年由電視廣播有限公司頒發。
1997年开始頒發此獎直至2004年。2016年恢复頒發此獎至今。
此獎曾沿用多个名稱，包括最佳感人恋情奖（1997）／最佳惹笑冤家奖（1997）／最佳拍档大奖（1998）／本年度我最喜爱的拍档（戏剧组）（1999-2004）／最受欢迎剧集搭档(2016) 与最受歡迎電視拍檔(2017至2022)。
得獎及提名名單

| --- | --- |
   獎項提名後入圍最後三強:    得奬
得獎及提名名單 > 1997年 ：最佳感人恋情奖／最佳惹笑冤家奖

| 年度 | 演員 | 代表劇集 | 獎項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1997年 第1屆  | 林家棟、周海媚  | 《大闹广昌隆》 大隻廣、小芙蓉 | 最佳感人恋情奖 |
| 1997年 第1屆  | 歐陽震華、關詠荷 | 《醉打金枝》 郭曖、昇平 | 最佳惹笑冤家奖 |
得獎及提名名單 > 1998年： 最佳拍擋大獎

| 年度 | 演員 | 代表劇集 |
| --- | --- | --- |
| 1998年 第2屆 | 吳啟華、蔡少芬 | 《妙手仁心》   程至美、唐姿禮 |
得獎及提名名單 > 1999年 - 2004年： 本年度我最喜愛的拍擋（戲劇組）

| 年度 | 演員 | 代表劇集 |
| --- | --- | --- |
| 1999年 第3屆  | 羅嘉良、陳慧珊 | 《先生貴性》 鄧炳權、方思晴 |
| 2000年 第4屆   | 佘詩曼、張智霖 | 《十月初五的月光》 文初、祝君好 |
| 2001年 第5屆   | 蔡少芬、吳啟華 | 《妙手仁心II》 唐姿禮、程至美 |
| 2002年 第6屆   | 林漪娸、梅小惠、 趙學而、陳彥行 | 《皆大歡喜》 雲影姬、石　美、 林玉露、金　日 |
| 2003年 第7屆   | 郭晉安、宣　萱 | 《戇夫成龍》 李繼宗／丁常旺、凌彩鳳 |
| 2004年 第8屆   | 黃子華、蔡少芬 | 《棟篤神探》 莫作棟、李慧慧 |
得獎及提名名單 > 1999年 - 2004年： 本年度我最喜愛的拍擋（非戲劇組）

| 年度 | 演員 | 代表作品 |
| --- | --- | --- |
| 1999年 第3屆   | 曾志偉、錢嘉樂、林曉峰 | 《公益開心百萬Show》 |
| 2000年 第4屆   | 沈殿霞、洪天明、吳家樂 | 《天下無敵獎門人》 |
| 2001年 第5屆   | 曾志偉、錢嘉樂、林曉峰 | 《宇宙無敵獎門人》 |
| 2002年 第6屆   | 黃子華 | 《一觸即發》 |
| 2003年 第7屆   | 黎諾懿、李逸朗、 李雨陽、陳宇琛 | 《當四葉草碰上劍尖時》 |
| 2004年 第8屆   | 曾志偉、錢嘉樂、林曉峰 | 《繼續無敵獎門人》 |
得獎及提名名單 > 2016年-：最受歡迎劇集搭檔(2016年)/最受歡迎電視拍檔(2017年至2022年)

| 年度 | 演員 | 代表劇集/節目 |
| --- | --- | --- |
| 2016年 | 王浩信、朱千雪 | 《EU超時任務》 關鼎名、凌晨風   |
| 2017年 | 蕭正楠、曹永廉、何廣沛 | 《超時空男臣》 袁崇煥／雲大軍、 左光斗／馮一波、 李進忠／魏忠賢／李小冬   |
| 2018年 | 蕭正楠、曹永廉 | 《兄弟大茶飯》   |
| 2019年 | 李施嬅、陳山聰 | 《金宵大廈》 蕭偉明／劉旭輝、 章瑋／楊玉華   |
| 2020年 | 王浩信、張振朗、朱敏瀚 | 《反黑路人甲》 蔣世龍、高　彬、陸　秋   |
| 2021年 | 林淑敏、許家傑 | 《愛·回家之開心速遞》 龍力蓮、宋瑞輝 |
| 2022年 | 周嘉洛、陳瀅、JW王灝兒、朱敏瀚、張頴康 | 《痞子殿下》 紀威、納克溫柔、霍小妹、裘千刀/千尋、范壯龍 |
維托山

85°44′S 131°30′W﻿ / ﻿85.733°S 131.500°W﻿ / -85.733; -131.500
維托山（英語：）是南極洲的山峰，位於瑪麗伯德地，處於弗朗茲山東北面3.7公里，屬於威斯康辛山脈的一部分，海拔高度1,810米，美國地質調查局根據測量和美國海軍拍攝的空中照片繪入地圖，現時由南極條約體系管理。
參考資料

本条目引用的公有领域材料来自美国地质调查局的文档 《維托山》 （資料來自地名信息系统）。
索塞斯

| 索塞斯 Soses |
| --- | --- |
市镇
索塞斯在西班牙的位置
坐标：41°32′06″N 0°29′16″E﻿ / ﻿41.535°N 0.48777777777778°E﻿ / 41.535; 0.48777777777778
国家: 西班牙
自治区: 加泰罗尼亚
省: 莱里达省
面积
 • 总计: 30 平方公里（10 平方英里）
人口（2001）
 • 總計: 1,466人
 • 密度: 48.9人/平方公里（127人/平方英里）
时区: CET（UTC+1）
 • 夏时制: CEST（UTC+2）
索塞斯（西班牙语：），是西班牙加泰罗尼亚莱里达省的一个市镇。 总面积30平方公里，总人口1466人（2001年），人口密度49人/平方公里。
索夫利特酱

西班牙料理中的索夫利特酱
索夫利特酱（西班牙語：），是西班牙、意大利、葡萄牙与拉丁美洲料理中的一种底酱。不同地方制法各异，不过一般都含有切成小块的芳香食材，用食用油快炒或烧煮而成。
在西班牙料理中，索夫利特酱包含大蒜、洋葱、辣椒粉、番茄酱等食材，以橄榄油烹饪而成，常被称为西班牙番茄酱。而在讲葡萄牙语的国家中这种酱汁称为refogado或estrugido，其中洋葱与橄榄油必不可少，此外大蒜与月桂叶也是常见的食材。
東京辰巳國際游泳場

| --- | --- |
主泳池
建築
全名: 東京辰巳国際水泳場
地址: 日本江東區
容納人數: 3,635
興建: 1990年12月（破土動工）
啓用: 1993年8月
泳池
深: 1.4—3.0（4英尺7英寸—9英尺10英寸） (可調整的)
泳: 8 (長道),16 (短道)
東京辰巳國際游泳場（日语：／ Tōkyō Tatsumi Kokusai Suieijō */?）是位於日本江東區的游泳館。幾屆的日本游泳錦標賽於此舉辦。
歷史

游泳場由東京建築事務所環境設計研究所設計。場館結構由結構計劃研究所執行。游泳場於1993年8月完工啟用。
2020年夏季奧林匹克運動會水球比賽於此舉行。
在此打破的世界紀錄 > 長道

200公尺蛙式：2:07.51 北島康介；2008年6月8日
200公尺蛙式：2:06.67 渡邊一平；2017年1月29日
在此打破的世界紀錄 > 短道

200公尺蝶式：2:03.12 中西悠子；2008年2月23日
參考資料

1 2  . Mitsuru Man Senda and Environment Design Institute.   [22 June 2017]. （原始内容存档于1 January 2006）.
↑  . Kozo Keikaku Engineering Inc.   [28 December 2018]. （原始内容存档于2019-04-06）.
↑  . 2008-06-08  [2008-06-08]. （原始内容存档于2008-06-11）.
↑  . Swim Swam. 2017-01-29  [2017-10-01]. （原始内容存档于2020-02-15）.
↑  . 2008-02-23  [2008-02-23]. （原始内容存档于2008-02-26）.
外部連結

官方網站
35°38′52″N 139°49′08″E﻿ / ﻿35.647668°N 139.818944°E﻿ / 35.647668; 139.818944
索县黄堇

| 索县黄堇 |
| --- | --- |

科学分类 
界：: 植物界 Plantae
演化支：:  Tracheophyta
演化支：: 被子植物 Angiosperms
演化支：: 真双子叶植物 Eudicots
目：: 毛茛目 Ranunculales
科：: 罂粟科 Papaveraceae
属：: 紫堇屬 Corydalis
种：: 索县黄堇 C. stramineoides
二名法
Corydalis stramineoides C. Y. Wu & Z. Y. Su

索县黄堇（学名：）为罂粟科紫堇属下的一个种。
扩展阅读

維基物種上的相關：索县黄堇
沙叶新

沙叶新（1939年7月13日—2018年7月26日），回族，江苏南京人，后移居上海，中国大陆作家，曾经化名“少十斤”。
生平

1957年从南京市第五中学毕业后考入华东师范大学中文系。1961年大学毕业后，保送进入上海戏剧学院戏剧创作研究班学习。1963年在上海人民艺术剧院担任编剧。1985年任上海人民艺术剧院院长，1993年为打破终身制主动弃职。
著名言论

“挨批，得奖；再批，再得奖。” （总结自己得奖的规律）
“我，沙叶新。上海人民艺术剧院院长——暂时的；剧作家——永久的；某某理事、某某教授、其某顾问、某某副主席——都是掛名的。”（沙叶新名片上的头衔）
“一年三百六十五天，一日三餐，都由妻子将我精心饲养。结婚前，我毛重105市斤，如今重达150多市斤，一身肉都是我妻子精心饲养的成绩。俗话说，饮水思源，我是见肉思妻啊！”
“沙叶新，曾化名少十斤。少十斤为沙叶新(簡化字)的右半，可见此人不左：砍去一半，也不过十斤，又足见他无足轻重，一共只有20斤。沙叶新于1939年出品，因是回族，曾信奉伊斯兰，且又姓沙，可能原产地为沙特阿拉伯，后组装于中国南京。体形矮胖，属于三等残废，但他身残志不残，立志写作，一回生，二回熟，百折不回；箪食瓢饮，回也不改其乐，终于成为回族作家。沙叶新1957年侥幸地考入华东师大中文系，1961年又意外地被送到上海戏剧学院研究生班深造。 1985年身不由己担任上海人民艺术剧院院长，1991年又己不由身地挂名为上海戏剧家协会副主席。作品以戏剧为主，多有争议，得过奖，也挨过批。编剧以前叫作剧，指九天以为证，他绝不是恶作剧。”
“对上海男人印象很多是误解！上海男人绝对不是像中央电视台小品里演的，像巩汉林表演的那种上海男人形像，那么畏缩和猥琐。说话嗲嗲的，戴着眼镜的，瘦瘦的、娘娘腔的，好像是同性恋似的。不是那么回事。问题是两种价值观，问题是侬从什么角度去看上海男人。我认为上海男人很可爱。”
“沉默可以不可以？不撒谎，不表态，保持沉默可以不可以？最重要的把脑袋长在自己的脖子上。” （回答学生的问题——“大学生如何对待谎言？”）
头衔

一级编剧
中国电视家协会会员
中国戏剧家协会常务理事
中国戏剧家协会创作委员会副主任
中国作家协会会员
上海戏剧家协会副主席
上海作家协会理事
上海市文学艺术界联合会委员
作品和奖项 > 话剧

《假如我是真的》
《陈毅市长》（获1980—1981年“全国优秀剧本创作奖”、“全国少数民族文学创作奖”）
《马克思“秘史”》
《寻找男子汉》（获第三届“上海艺术节创作演出奖”）
《耶稣·孔子·披头士列侬》
《太阳·雪·人》
《东京的月亮》
《边疆新苗：六场话剧》1977
《尊严》1998
《江青與她的丈夫們》
作品和奖项 > 喜剧

《一分钱》
《约会》（获“上海优秀创作奖”）
作品和奖项 > 电影

《寻找男子汉》（1988年12月获首届振兴广西文艺创作铜鼓奖“作品奖”）
作品和奖项 > 电视剧

《陈毅与刺客》（获电视剧第三届“金鹰奖”二等奖）
《围城》
《百老汇100号》
《绿卡族》
作品和奖项 > 随笔、杂文及其他文集

《阅世戏言：沙叶新幽默作品50篇》1995
《阅世戏言：沙叶新幽默作品精选》2001
《沙叶新谐趣美文》 1999
《精神家园》 1995
《自由的笑声》
《沙叶新的鼻子：人生与艺术》1993
《耶稣.孔子.披头士列浓》1989
《沙叶新剧作选》1986
《中国动物各阶级分析》
《“书生”与“梁效”刍议》
《沙叶新买菜记》
《为东南大学百年校庆所作的演讲 》
《“检讨”文化》
《“表态” 文化》
《“宣传”文化》
《腐败文化》
《粪土当年郭沫若？》
《精神与使命——我的心路历程》
《“阅世戏言”谐亦庄》
《兰陵王胡雪桦：孤独的家园》
《男儿当自强》
《第一桶金》
《少年岂识情滋味》
作品和奖项 > 奖项

1988年12月曾获第一届“振兴话剧奖”优秀编剧奖。
社会职务

中国戏剧家协会常务理事
中国戏剧家协会创作委员会副主任
中国作家协会会员
上海戏剧家协会副主席
上海作家协会理事
上海市文学艺术界联合会委员
林均濠

| No>  22 – 臺灣銀行 |
| --- | --- |
位置: 前鋒
聯盟: 超級籃球聯賽
個人資料
出生:  (1998-01-19) 1998年1月19日（26歲）  中華民國新北市
登錄身高: 1.93（6英尺4英寸）
登錄體重: 88（194英磅）
職業資料
高中: 泰山高中
大學: 國立臺灣藝術大學
PLG選秀: 2021年 / 輪次：1 / 總順位：5
被高雄鋼鐵人選中
職業生涯: 2021–至今
生涯歷史
2021–2023: 高雄鋼鐵人 / 高雄17直播鋼鐵人
2023–至今: 臺灣銀行
 

林均濠（1998年1月19日—）為臺灣男子籃球運動員，主打前鋒位置，現效力於超級籃球聯賽臺灣銀行。在2021年P. LEAGUE+新人選秀會上被高雄鋼鐵人以第一輪第5順位選中。
籃球經歷

林均濠國中就讀新北市忠孝國中，雖有接觸籃球但並非正規籃球訓練。高中就讀泰山高中，在2016 FIBA 3x3 台北資格賽與姜廣謙、陳亭硯組隊參加獲得U18男子組冠軍。大學時就讀台藝大，主打大前鋒，也因為其出色的身體條件也會幫忙扛中鋒。在大四即將畢業時，選擇留在UBA多磨練一年，並投入2021年P. LEAGUE+新人選秀會，在第一輪第5順位被高雄鋼鐵人選中。8月16日，林均濠與高雄鋼鐵人完成簽約。
2023年7月31日，林均濠與鋼鐵人的合約期滿，鋼鐵人不執行球隊選擇權而成為自由球員。隨後轉戰超級籃球聯賽臺灣銀行。
參考資料

↑  . P. LEAGUE+.   [2024-08-25]. （原始内容存档于2023-09-26）.
↑  . www.ltsports.com.tw. 2015-10-18  [2021-07-22]. （原始内容存档于2021-07-22） （中文（繁體））.
↑  杜奕君. . ETtoday運動雲. 2016-06-14  [2021-07-22]. （原始内容存档于2021-07-22） （中文（繁體））.
↑  underrated. . 運動視界 Sports Vision.   [2021-07-22]. （原始内容存档于2021-07-23） （中文（繁體））.
↑  杜奕君. . ETtoday運動雲. 2021-07-22  [2021-07-22]. （原始内容存档于2021-07-22） （中文（繁體））.
↑  黃巧雯. . 中央通訊社. 2020-12-09  [2021-07-22]. （原始内容存档于2021-07-22） （中文（繁體））.
↑  廖聿偉. . 自由時報. 2021-08-16  [2021-08-16]. （原始内容存档于2021-08-16）.
↑  簡名杉. . ETtoday. 2023-07-31  [2023-07-31]. （原始内容存档于2023-07-31）.
↑  Facebook貼文. TRUST相信台銀於Facebook. 2023-07-31 [2023-08-01] （中文）.
外部連結

林均濠的Instagram帳戶
林均濠在P. LEAGUE+官網的資料
林均濠在SBL超級籃球聯賽官網的資料
林均濠在Eurobasket.com的球員資料（英语）
林均濠在Flashscore的資料（英语）
自动测试设备

自動測試設備（Automatic test equipment）簡稱ATE，是指可以利用自動化技術，針對產品進行快速測試的設備，被測試的產品會稱為被测器件（DUT）。簡單的自動測試設備可能只包括電腦控制的萬用表，也可能是包括許多複雜測試設備（實體或是仿真的电子测试设备），其目的是針對複雜的電子產品進行自動化測器以及故障診斷。自動測試設備也可以測試複雜的電子半導體封裝，或進行晶元測試（英语：），待測器件可以是单片系统及集成电路。
Keithley儀器的4200系列電容電壓量測設備（CVU）
自动测试设备的應用場合

自动测试设备常用在電子製造產業中，在電子零件及產品製造完成後進行測試。自动测试设备也常用在航空电子及汽車電子的零組件測試，或是用在雷達或無線通訊的軍事應用中。
自动测试设备的應用場合 > 用在半導體產業

半導體的自动测试设备，可以測試許多的電子零件和系統，從簡單的元件（例如電阻器、电容器和电感元件）到集成电路（IC）、印刷电路板（PCB），甚至組裝好的複雜電子系統。為了這些需求，會使用探針卡來進行測試。ATE系統的目的是要減少驗證特定零件需要的時間，並且在進一步組裝前，提早發現零件的問題。為了降低製造成本並且提高產率（yield），半導體零件需要在組裝後進行測試，避免有缺陷的產品沒檢測到，最後在客戶端故障。
組成元件

自动测试设备中會用主控制器（多半是电子计算机）控制信號源及量測儀器。以往ATE系統中會用依客戶需求設計的控制器或是继电器電路。會用機械手臂將被测器件放在自动测试设备上，此一手臂會稱為handler或prober，透過客化的界面測試適配器（Interface Test Adapter，簡稱ITA）轉換ATE的資源給被测器件。
組成元件 > 工業電腦

自动测试设备中使用的電腦會是工業電腦，是放在機櫃系統上的電腦，有足夠的PCI / PCIe插槽可以連接信號產生裝置或是感測裝置。此工業電腦會是自動測試設備中的控制器。測試應用程式的開發以及測試結果的儲存都會在這個電腦上。大部份現代的ATE都會包括電腦控制的儀器，可以提供物理信號（電壓、電流）或是量測許多的信號。儀器可能包括待測設備的電源（設備電源供應器，device power supplies，DPS）、參數化量測裝置（parametric measurement units，PMU）、任意波形產生器（arbitrary waveform generators，AWG）、類比數位轉換裝置、數位IO以及测试設備電源。測試設備可以針對待測設備進行不同的量測，由工業電腦控制，在適當的時機提供訊號（或是電壓、電流）或進行量測。依照所要求的反應時間，也會考慮使用實時系統來產生訊號以及擷取訊號。
組成元件 > 大量连接装置

大量连接装置（英语：）（mass interconnect）是測試儀表（PXI, VXI, LXI, GPIB, SCXI及PCI）和被测器件之間的連接器介面。是自动测试设备和被测器件之間信號輸入輸出的節點。
組成元件 > 例子：電壓量測

假設要量測特定半導體的電壓，會用自動測試設備中的數位訊號處理（DSP）儀器直接量測電壓，將結果送到電腦進行訊號處理，計算出其電壓值。這個例子可以看出傳統的設備（例如电流表）因為其可量測的數量有限，再加上要進行量測所需要的時間，可能無法用在電動測試設備中。利用數位訊號處理來量測參數的好處是量測時間。假如要計算電子訊號的峰值電壓以及其他參數，需要用一個峰值檢測儀表，再加上量測其他參數的儀表。若使用以數位訊號處理為基礎的儀表，可以針對信訊號取樣，就可以計算其他的參數。
組成元件 > 測試參數的需求以及測試時間的考量

每一種設備的測試方式可能會有所不同。測試會增加成本，因此低成本的產品很少會進行完整的測試，而醫療設備或是高單價，要求可靠度的設備就會有許多的量測。
是否要測試設備的所有參數，這一方面是考慮設備的機能需求，以及設備的應用場合。例如，設備是用在醫療或是相關安全或生命的產品上，就需要量測許多的參數，其中一些參數還需要有資料佐證。要量測多少參數的決策本身很複雜，需考慮成本以及產能。若設備是複雜的數位設備，有上千個邏輯閘，需考慮測試故障的覆蓋率。決策需以測試的經濟效益來考量，包括測試頻率，設備IO的數量和種類，設備的機能需求，設備的應用場合等因素。
Handler、晶圓測試器及測試轉接器

自动测试设备可以用來測試已封裝的積體電路，或是直接針對晶圓進行測試。測試積體電路會用Handler將器件放在客製的界面板（界面測試轉接器，Interface Test Adapter）上，而測試晶圓會利用高精度的晶圓測試器（prober）直接測試。
自动测试系統若要測試積體電路，會有一個自動化的定位系統（稱為handler），此系統將待測器件放在界面測試轉接器（Interface Test Adapter，ITA）上，以便讓系統進行量測。界面測試轉接器有可能只是單純將自动测试系統以及待測器件的電路連接在一起，但也有可能其中有額外電路進行信號轉換，也有機構來固定待測器件。最後會有电子连接器連接界面測試轉接器以及自动测试系統。此连接器需要承受生產線的嚴格要求，因此常會需要更換。
測試晶元的自动测试系統會使用晶元測試器（Prober），靠近晶元並且進行測試。
要加快測試速度的一個方式是一次測試多個器件。若ATE有用到多個設備，而且是每個設備輪流使用，就可以用多站的方式進行測試。某個設備測試這個器件時，由其他的設備測試其他的器件。
自動測試設備的程式開發

ATE電腦會用現代的程式語言（例如C语言、C++、Java、Python、LabVIEW或Smalltalk）再加上一些額外的指令來控制ATE設備，使用的应用程序接口（API）可能是標準的，也可能是某廠商專用的。也可能會用到一些特定的程式語言，例如ALTAS（英语：）。自動化測試設備可也可能透過測試執行引擎（英语：）進行自動化，例如國家儀器的TestStand軟體。
有時會用ATPG來設計測試的流程。
測試資料輸出（STDF）

許多半導體產業使用的自動測試系統會輸出標準測試資料格式（STDF）的檔案。
診斷

自動測試設備的診斷機能是指識別出哪一個元件故障的功能。自動測試設備的測試會進行二個基本的功能。第一個是確認被測器件是否有正常工作，第二個是當被測器件沒有正常工作時，診斷其原因。診斷可能是最困難而且最花時間的部份。對ATE來說，可能會將失效縮減到器件的某一區或是某幾區的元件。若要再進一步改善診斷，可以加入類比指紋分析（英语：）測試。診斷常用飛針測試（英语：）來進行。
測試設備切換

在測試系統中加入高速的切換系統（英语：）可以在多個設備的測試時更快，更省成本，也可以減少錯誤以及成本。設計測試系統的切換組態需要瞭解要切換的設備，以及要進行的測試，也要知道切換設備的硬體資訊。
平台

目前有許多模組化的電子儀器平台，常用在建立自動化的電子測試和量測系統上。這些系統常用在進料檢測、品質保證，或是電子產品半成品或成品的生產測試。工業標準的通訊介面會連結信號源以及量測設備，設備可能是在機櫃系統，或是在機箱或大型機的系統，由外部電腦上執行的客製化軟體所控制。
平台的通訊介面有分為GPIB/IEEE-488、LXI（英语：）、VXI（英语：）、PXI（英语：）、USB、RS-232等介面。
平台 > GPIB/IEEE-488

通用接口匯流排（The General Purpose Interface Bus）是為了讓感測器和可程式化設備可以和電腦通訊，由电气电子工程师学会定義的標準並列介面，其標準為IEEE-488。GPIB是數位8位元的並列通訊介面，其資料傳輸率可以超過8 Mbytes/s，可以用菊花鏈拓撲的方式，最多連接14個設備到控制器，用的是24-pin連接器。這是儀表上最常用的I/O介面，也是特別為儀器控制應用所設計的介面。IEEE-488規範將此匯流排標準化，也定義其電子、機構以及功能上的規格，也定義了基本的軟體通訊規則。GPIB最適合用在工業環境，需要穩定儀表連線的應用中。
原始的GPIB標準是由HP在1960年代末所開發，目的是要控制HP製造的可程式化設備。數位控制器以及可程式化測試設備的導入，產生了需要在不同廠商的設備以及控制器之間的標準高速通訊介面的需求。IEEE在1975年發佈了ANSI/IEEE標準488–1975, IEEE Standard Digital Interface for Programmable Instrumentation，其中包括了介面系統的電氣、機構及機能規格。此標準在1978年（IEEE-488.1）和1990年（IEEE-488.2）改版，IEEE 488.2規格包括了SCPI（可程式儀器標準命令），其中定義了各儀表分類需要遵守的特定指令。SCPI確保儀表的相容性，也可以彼此設定組態。
IEEE-488因為容易使用，大部份的可程式化儀表以及信號源也支援，已流行很長的時間。不過在大型系統中，有以下的限制。
Driver fanout能力受限，只能連接14個設備以及一個控制器。
線長限制各設備之間的距離需小於二公尺，線長全長不得超過20公尺，因此若是分散在一個房間內的系統，或是需要遠端量測的系統，都會有問題。
Primary addresses限制網路上只能有30個設備。IEEE-488還有secondary address，但現今的設備很少使用。
平台 > LXI

LXI（英语：）（LAN eXtensions for Instrumentation）是將乙太網擴展到儀器的標準，定義了使用乙太網的儀器以及資料擷取系統的通訊協定。這類的系統是以小的模組化儀器為基礎，使用低成本，開放性的網路（乙太網）。LXI相容的儀器有模組化儀器在體積和整合上的優勢，沒有卡片機架架構的成本以及外形因素的限制。因為使用乙太網通訊，LXI標準的封包比較可變，有高速I//O，使用的網路可以用在商業、工業、航太以及軍用。每一個LXI相容的儀器都會提供可互換虛擬儀器（Interchangeable Virtual Instrument，IVI）驅動程式以簡化和非LXI設備的通訊，因此LXI相容設備可以和其他設備（例如使用GPIB、VXI、PXI介面的設備）通訊，簡化混合式系統組態的建構以及運作。
有些LXI儀器會支援腳本指令（scripting），會使用嵌入式的測試腳本處理器來規劃測試以及量測的應用。以腳本為基礎的儀器其架構較靈活，可以提昇性能，在許多的應用上成本也比較低。腳本可以增強LXI儀器的便利性。LXI也提供開啟腳本的功能。目前LXI的標準沒有要求儀器要可以程式化，也沒有要求要支援腳本，但LXI規格中的一些功能預期有可程式化的儀器，也提供強化LXI相容設備腳本能力的一些實用功能。
平台 > VXI

VXI（英语：）（VME eXtensions for Instrumentation）網路是以VMEbus（英语：）為基礎，用在自動化測試上的開放標準平台。VXI在1987年開始導入，有Eurocard（英语：）的外形因素，加上了觸發線、區域網路，以及適用在量測應用上的一些功能。VXI系統是以最多13個插槽的大型主機或機箱為基礎，上面可以安裝不同的VXI儀器模組。機箱也會提供電源，並且處理機箱及其中模組的散熱功能。VXI網路模組一般高度會是6U（六個机架单位）。
平台 > PXI

PXI（英语：）（PCI eXtensions for Instrumentation）是特別用在資料擷取以及實時控制系統的週邊網路。PXI是在1997年導入,使用CompactPCI 3U或6U的外型因素，加上了觸發線、區域網路，以及適用在量測應用上的一些功能。PXI的硬體規格和軟體規格是由PXI系統聯盟（PXI Systems Alliance）開發及維護。全世界有超過50家廠商在開發PXI的硬體。
平台 > USB

USB是連接電腦和其週邊（例如鍵盤、滑鼠等）的網路，有隨插即用的特性，一個埠最多可以處理127個設備，理論最高速度是480 Mbit/s（USB 2.0規格中定義的高速USB）。因為USB埠已是電腦的標準功能，也常用來取代傳統的串列通訊介面。不過在工業測試和量測系統的應用還不多，原因如下：USB纜線不是工業等級的，對雜訊很敏感，可能會不小心將USB線和設備（或電腦）斷線，而且控制器和設備的最大距離只有30公尺。USB常用在實驗室，較不要求穩定連線的應用。
平台 > RS-232

RS-232是串列通訊的規格，常用在分析以及科學儀器上，也用來控制電腦週邊設備（例如印表機）。RS-232和GPIB不同，透過RS-232介面，一次只能連結一個設備。RS-232的速度也比較慢，資料率一般小於20 kbytes/s。RS-232最適用在實驗室較慢，較不要求穩定連線的應用。其電源是±24 V。
平台 > JTAG/邊界掃描

JTAG/邊界掃描（IEEE Std 1149.1）可以用做是PCB層級或是系統層級的介面網路，目的是控制IC的針腳，有助於進行互連測試，也可以做邏輯器件或是器件群的功能叢集測試。也可以用來作為儀表的控制介面，這個功能可以嵌入在IC內（例如IEEE 1687），或是放在儀表中，是外部可控測試系統的一部份。
平台 > 測試腳本處理器以及通道擴展網路

最近發展的測試系統平台，有些的儀器會有儀器內的測試腳本（test script）處理器以及高速網路。此架構下，「主站」儀器執行測試腳本（小型的程式），控制測試系統中許多「從站」儀器的運作，這些儀器透過高速以LAN為基礎的觸發同步機制，以及各單元之間的通訊網路來進行。利用腳本程式可以協調一連串的動作。
此作法在小資料量傳輸時的效果最好，這也是測試和量測應用程式的特點。可以用100Mbit/s的資料傳送率，以及非常少的網路負載，在實際應用上比GPIB和100BaseT乙太網要快很多。
此平台的優點是所有相連接的儀器可以表現的像一個緊密整合的多通路系統，使用者可以調整其測試系統，以節省成本的方式提供需要的通道數量。以此方式架構的系統可以是獨自的量測及自動化系統，由主站單元控制資料來源、量測、測試通過或不通過的判斷、測試程序的流程控制、以及組件的handler或prober。支援專門的觸發線，表示不需要額外的觸發接線，就可以透過測試腳本處理器以及高速網路達到多個設備的同步運作。
參考資料

↑  Jose Moreira, Hubert Werkmann. . Artech House. 2010  [2015-10-12]. ISBN 9781607839842. （原始内容存档于2021-05-15）.
↑  Mark Baker. . Elsevier. 3 June 2003  [2015-10-12]. ISBN 9780080491066. （原始内容存档于2021-05-07）.
↑  . National Instruments.   [2021-05-12]. （原始内容存档于2022-02-04）.
↑  ICS Electronics. Extending the GPIB Bus （页面存档备份，存于） Retrieved December 29, 2009.
↑  Franklin, Paul and Todd A. Hayes. LXI Connection.Benefits of LXI and Scripting. July 2008. Retrieved January 5, 2010.
↑  Hardware Mechanical Components VXI Chassis and Case Manufacturers （页面存档备份，存于）. Retrieved December 30, 2009.
↑  PXI Systems Alliance. Specifications （页面存档备份，存于）. Retrieved December 30, 2009.
↑  PXI Systems Alliance. Member Roster 的存檔，存档日期2010-09-05. Retrieved December 30, 2009.
↑  Cigoy, Dale. R&D Magazine.Smart Instruments Keep Up With Changing RD Needs （页面存档备份，存于） Retrieved January 4, 2009.
相關條目

电子测试设备
GPIB / IEEE-488
LXI（英语：）
M-Module（英语：）
PXI（英语：）
自动化测试
測試執行引擎（英语：）（進行測試需要的軟體）
VMEbus（英语：）
VXI（英语：）
電路測試（ICT）
外部連結

System Integration of an Open-Architecture Test System by Yuhai Ma, Advantest America Inc. (July 2006)
ATE automatic testing basics （页面存档备份，存于）.
Impact of Cable Losses – application note defines and details the sources for cable loss in automatic tester systems (ATE).
GPIB 101A Tutorial About the GPIB Bus ICS Electronics (retrieved December 29, 2009).
List of books covering automatic test systems and applications (retrieved July 20, 2011).
曹妃甸工业区

与「」標題相近或相同的条目页，請見「」。
曹妃甸工业区，是中国河北省唐山市曹妃甸区下辖的工业园区。2012年7月，国务院批准撤销唐海县设立曹妃甸区，曹妃甸工业区并入曹妃甸区。
历史沿革

2005年10月，唐山市成立曹妃甸工业区党工委、管委会。2008年10月，经河北省委、省政府批准组建曹妃甸新区。2012年7月，国务院批准撤销唐海县设立曹妃甸区，曹妃甸工业区并入曹妃甸区。
规划

国务院批准的曹妃甸工业区产业发展规划，将建立以“现代物流、钢铁、石化、装备制造、高新技术等五大产业为主导，电力、海水淡化、建材、环保等关联产业循环配套，信息、金融、旅游等现代服务业协调发展的循环经济型产业体系”。
维加2号

| --- | --- |
维加太阳系探测航天器和着陆装置(模型)
名称: 金星–哈雷2号

任务类型: 行星科学包括登陆和大气层探测
运营方: 苏联科学院
国际卫星标识符: 1984-128A 1984-128E 1984-128F
衛星目錄序號: 15449 15856 15857
任務時長: 56分钟(着陆器) ~2 天(气球) 2年3个月又3天(激活最后一次联系)
 

航天器属性
航天器: 5VK No. 902
航天器类型: 5VK
制造方: 拉沃契金设计局
發射質量: 航天器: 4,920（10,850磅） 气球: 21.5（47磅）
著陸質量: 1,520（3,350磅）
尺寸: 2.7米 × 2.3米 × 5.7米（8.9英尺 × 7.5英尺 × 18.7英尺）(着陆器)
 

任務開始
發射日期: 1984年12月21日 (1984-12-21) 世界时 09:13:52
运载火箭: 质子 8K82K
發射場:  拜科努尔200/40
 

任务结束
最後: 1987年3月24日
 

軌道參數
参照系: 环地轨道
軌域: 近地轨道
半長軸: 6,705.5（4,166.6英里）
近拱點: 65（40英里）
遠拱點: 204（127英里）
傾角: 51.5°
週期: 88.1 分钟
 

飛掠金星
最接近: 1985年6月15日
距離: 24500公里(15200英里)
金星大氣探測
航天器组件: 维加2号气球
進入大氣: 1985年6月15日 02:06:04
金星
航天器组件: 维加2号下降舱
著陸日期: 1985年6月15日 03:00:50
著陸點: 8°30′S 164°30′E﻿ / ﻿8.5°S 164.5°E﻿ / -8.5; 164.5﻿ (Vega 2)
飛掠哈雷彗星
最接近: 1986年3月9日
距離: ~8030公里(4990英里)
 
 任务徽章维加计划← 维加1号无 →
维加2号（英語：）是前苏联的一艘太空探测器，主要与维加1号一起用来执行探索金星和哈雷彗星的维加计划。该飞船由早期金星系列飞船升级而来，其名称“维加”（VeGa）是由俄语中金星（Venera）和哈雷（Galleye）二词组合而成。它们都是由巴巴金航天中心设计，希姆基拉沃契金设计局制造的5VK型航天器。飞船上安装了一对提供动力的大型太阳能板，携带的仪器包括碟形天线、照相机、光谱仪、红外探测仪、磁强计和等离子体探头等。1984年12月21日，近5吨(10850磅)的飞船被安装在质子8K82K火箭顶部，从哈萨克斯坦丘拉塔姆的拜科努尔航天发射场发射升空。维加1号和2号都属于三轴稳定系统，为防避哈雷彗星尘埃的撞击，飞船上加装了双重防护罩。
金星任务

1985年6月15日，维加2号下降舱抵达金星，两天后从航天器中释放。这一重1500千克(3300英磅)、直径240厘米的的球体模块，包含了一架地表着陆器和一只探测气球，而航天器则利用金星进行了一次重力助推机动，继续飞向哈雷彗星。
金星任务 > 着陆

1985年6月15日3点零50秒，维加2号着陆器降落在阿佛洛狄忒高地北部区，大约南纬7.14°、东经177.67°附近。着陆点高度高于行星平均半径0.1公里，测得的大气压为91个标准大气压，温度736K(摄氏463°)。在地表样品中发现了一种斜长橄长岩，这在地球上很少发现，但存在于月球高地中，因此得出结论，该地区可能是所有金星着陆器所探测地区中最古老的。该着陆器在金星表面传输了56分钟的数据。
金星任务 > 气球

1985年6月15日世界时2点6分4秒(地球接收时间：莫斯科时间5点6分4秒)，维加2号着陆器/气球舱约以11公里/秒的速度进入金星大气层(海拔高度125公里)。大约2点6分19秒，系附着降落伞的登陆器舱盖在距地表64公里的高空打开。15秒后，在63公里高空释放了舱盖和降落伞。40秒后，在南纬7.45°、东经179.8°，海拔61公里处，降落伞将气球包拉出舱室。在进入大气层200秒后，第二具降落伞在55公里的高度打开，抽出了折叠的气球。
100秒后，气球在54公里处完成充气，降落伞和充气系统被抛弃。当气球到达大约50公里时，压载物被丢弃，气球在释放后的15至25分钟内又漂升至53至54公里之间的稳定高度，这意味着金星三层云系中最为活跃的中间层，其平均稳定高度为53.6公里，气压535毫巴，温度为308-316K(摄氏35°-43°)。该气球在几乎纬度恒定的横向气流中，以平均约66米/秒的时速向西漂移。从夜晚穿过晨昏圈到6月16日世界时9点10分共漂浮了7400公里。探测气球在白天继续工作，直止6月17日世界时0点38分，在总计横移11100公里后，于南纬7.5°、东经76.3°处接收到了最后一次传输。此后，不知道该气球又飞了多远。
哈雷任务

在与金星交汇后，维加号航天器在该行星的重力助推下被引向了哈雷彗星。
1986年3月7日，在距哈雷彗星1400万公里(870英里)处，该飞船对它拍摄了100张照片，并开始了与它的交汇任务。
1986年3月9日世界时7点20分，维加2号抵达最接近彗星的8030公里(4990英里)处。在相距最近的3小时中，对彗星进行了密集的数据采集，以测量其慧核的物理参数，如尺寸、形状、温度和表面属性，以及研究彗髮的结构与动态、彗核附近的气体成分、尘埃粒子的构成、质量分布与彗核距离间的变化关系，以及彗星与太阳风之间的相互作用等。
在此次交汇中，维加2号拍摄了700张彗星图像，分辨率比姊妹飞船维加1号更高，部分原因是当时彗发外的尘埃较少。但在这次交汇中也记录到维加2号的能量损耗达到80%，较维加1号的40%高出一倍。
在经过1986年3月10日和11日的进一步成像作业后，维加2号完成了它的主要使命。
哈雷之后

原本打算让维加2号执行一次600万公里的飞掠小行星2101阿多尼斯任务，但发现它已没有足够的燃料用于修正轨道。相反，维加探测器利用这次机会测量了穿过丹宁－藤川彗星、比拉彗星和布朗平彗星轨道上的尘埃。
1987年3月24日，维加2号与地球失去了联系，而维加1号也早已于1987年1月30日耗尽了姿态控制燃料。
维加2号当前仍盘旋在环太阳的日心轨道上，主要轨道参数为：近拱点0.7个天文单位，远拱点0.98个天文单位，轨道离心率0.17°，轨道倾角2.3°，轨道周期281天。
另请参阅

太空飞行主题
金星探测任务列表
展示在史密森尼学会史蒂文·乌德沃尔哈齐中心的金星探测气球。
普倫蒂斯 (肯塔基州)

| 普倫蒂斯 Prentiss |
| --- | --- |
非建制地區
普倫蒂斯普倫蒂斯在肯塔基州的位置
坐标： 37°20′05″N 86°50′26″W﻿ / ﻿37.33472°N 86.84056°W﻿ / 37.33472; -86.84056
國家: 美国
州份: 肯塔基州
縣: 俄亥俄縣
海拔: 130 公尺（427 英尺）
时区: CST（UTC-6）
 • 夏时制: CDT（UTC-5）
電話區號: 270（英语：）
GNIS ID: 508872
普倫蒂斯（英語：）是位於美國肯塔基州俄亥俄縣的一個非建制地區。
地理

普倫蒂斯所處的海拔為高於海平面130米（即427英呎），而該地所採用的時區為UTC-6，即北美中部時區（CST）。同時該地設有夏令時間，為UTC-6調快一小時，即UTC-5（CDT）。
參考文獻

↑  . . United States Geological Survey.
維爾紐斯市政廳

維爾紐斯市政廳
維爾紐斯市政廳（立陶宛語：）是立陶宛首都維爾紐斯在歷史上的市政廳，位於維爾紐斯舊城，首次被提及是在1432年。維爾紐斯市政廳曾經是一座哥特式風格建築，在歷史上多次重建。現在的市政廳修建於1799年，為新古典主義風格建築。許多外國政要都訪問過這裡，包括美国总统喬治·沃克·布希和英國女王伊麗莎白二世。
外部連結

Official Website （页面存档备份，存于）
54°40′41″N 25°17′13″E﻿ / ﻿54.678°N 25.287°E﻿ / 54.678; 25.287
索爾涅奇內 (薩哈共和國)

| 索尔涅奇内   |
| --- | --- |
市级镇
索尔涅奇内索尔涅奇内在俄罗斯的位置
坐标： 60°18′08″N 137°33′25″E﻿ / ﻿60.30222°N 137.55694°E﻿ / 60.30222; 137.55694
国家:  俄羅斯
联邦主体: 萨哈共和国
区: 乌斯季马亚区
人口（2021）
 • 總計: 898人
时区: 雅库茨克时间（UTC+9）
索尔涅奇内（俄语：，羅馬化：Solnechnyy；雅庫特語：）是俄罗斯萨哈共和国的市级镇，属乌斯季马亚区，在区行政中心乌斯季马亚东、共和国首府雅库茨克东南方向。
该地2021年人口有898人；2010年人口1,034；2002年人口1,272；1989年人口2,193。