stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Kính hiển vi điện tử truyền qua
Cấu tạo và nguyên lý làm việc của kính hiển vi điện tử truyền qua > Súng phóng điện tử

Trong TEM, điện tử được sử dụng thay cho ánh sáng (trong kính hiển vi quang học). Điện tử được phát ra từ súng phóng điện tử. Có hai cách để tạo ra chùm điện tử:
Sử dụng nguồn phát xạ nhiệt điện tử: Điện tử được phát ra từ một catốt được đốt nóng (năng lượng nhiệt do đốt nóng sẽ cung cấp cho điện tử động năng để thoát ra khỏi liên kết với kim loại. Do bị đốt nóng nên súng phát xạ nhiệt thường có tuổi thọ không cao và độ đơn sắc của chùm điện tử thường kém. Nhưng ưu điểm của nó là rất rẻ tiền và không đòi hỏi chân không siêu cao. Các chất phổ biến dùng làm catốt là W, Pt, LaB6...
Sử dụng súng phát xạ trường (Field Emission Gun, các TEM sử dụng nguyên lý này thường được viết là FEG TEM): Điện tử phát ra từ catốt nhờ một điện thế lớn đặt vào vì thế nguồn phát điện tử có tuổi thọ rất cao, cường độ chùm điện tử lớn và độ đơn sắc rất cao, nhưng có nhược điểm là rất đắt tiền và đòi hỏi môi trường chân không siêu cao.
Sau khi thoát ra khỏi catốt, điện tử di truyển đến anốt rỗng và được tăng tốc dưới thế tăng tốc V (một thông số quan trọng của TEM). Lúc đó, điện tử sẽ thu được một động năng:
{\frac {m.v^{2}}{2}}=eV
Và xung lượng p sẽ được cho bởi công thức:
p=m_{0}.v={\sqrt {2m_{0}.e.V}}
Như vậy, bước sóng của điện tử quan hệ với thế tăng tốc V theo công thức:
\lambda ={\frac {h}{p}}={\frac {h}{\sqrt {2m_{0}.e.V}}}
Với thế tăng tốc V = 100 kV, ta có bước sóng điện tử là 0,00386 nm. Nhưng với thế tăng tốc cỡ 200 kV trở nên, vận tốc của điện tử trở nên đáng kể so với vận tốc ánh sáng, và khối lượng của điện tử thay đổi đáng kể, do đó phải tính theo công thức tổng quát (có hiệu ứng tương đối tính):
\lambda ={\frac {h}{p}}={\frac {h}{\sqrt {2m_{0}.e.V}}}.{\frac {1}{\sqrt {1+{\frac {eV}{2.m_{0}.c^{2}}}}}}
Cấu tạo và nguyên lý làm việc của kính hiển vi điện tử truyền qua > Các hệ thấu kính và lăng kính

Vì trong TEM sử dụng chùm tia điện tử thay cho ánh sáng khả kiến nên việc điều khiển sự tạo ảnh không còn là thấu kính thủy tinh nữa mà thay vào đó là các thấu kính từ. Thấu kính từ thực chất là một nam châm điện có cấu trúc là một cuộn dây cuốn trên lõi làm bằng vật liệu từ mềm. Từ trường sinh ra ở khe từ sẽ được tính toán để có sự phân bố sao cho chùm tia điện tử truyền qua sẽ có độ lệch thích hợp với từng loại thấu kính. Tiêu cự của thấu kính được điều chỉnh thông qua từ trường ở khe từ, có nghĩa là điều khiển cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây. Vì có dòng điện chạy qua, cuộn dây sẽ bị nóng lên do đó cần được làm lạnh bằng nước hoặc nitơ lỏng. Trong TEM, có nhiều thấu kính có vai trò khác nhau:
Hệ kính hội tụ và tạo chùm tia song song (Condenser lens)
Vật kính (Objective lens) Nguyên lý ghi ảnh trường sáng và trường tối trong TEM
Thấu kính nhiễu xạ (Diffraction lens)
Thấu kính Lorentz (Lorentz lens, twin lens)
Thấu kính phóng đại (Magnifying lens, intermediate lens)
Ngoài ra, trong TEM còn có các hệ lăng kính có tác dụng bẻ đường đi của điện tử để lật ảnh hoặc điều khiển việc ghi nhận điện tử trong các phép phân tích khác nhau.
Cấu tạo và nguyên lý làm việc của kính hiển vi điện tử truyền qua > Các khẩu độ

Là hệ thống các màn chắn có lỗ với độ rộng có thể thay đổi nhằm thay đổi các tính chất của chùm điện tử như khả năng hội tụ, độ rộng, lựa chọn các vùng nhiễu xạ của điện tử...
Khẩu độ hội tụ (Condenser Aperture)
Khẩu độ vật (Objective Aperture)
Khẩu độ lựa chọn vùng(Selected Area Aperture)
Sự tạo ảnh trong TEM

Xét trên nguyên lý, ảnh của TEM vẫn được tạo theo các cơ chế quang học, nhưng tính chất ảnh tùy thuộc vào từng chế độ ghi ảnh. Điểm khác cơ bản của ảnh TEM so với ảnh quang học là độ tương phản khác so với ảnh trong kính hiển vi quang học và các loại kính hiển vi khác. Nếu như ảnh trong kính hiển vi quang học có độ tương phản chủ yếu đem lại do hiệu ứng hấp thụ ánh sáng thì độ tương phản của ảnh TEM lại chủ yếu xuất phát từ khả năng tán xạ điện tử. Các chế độ tương phản trong TEM:
Tương phản biên độ: Đem lại do hiệu ứng hấp thụ điện tử (do độ dày, do thành phần hóa học) của mẫu vật.
Tương phản pha: Có nguồn gốc từ việc các điện tử bị tán xạ dưới các góc khác nhau.
Tương phản nhiễu xạ: Liên quan đến việc các điện tử bị tán xạ theo các hướng khác nhau do tính chất của vật rắn tinh thể.
Sự tạo ảnh trong TEM > Bộ phận ghi nhận và quan sát ảnh

Khác với kính hiển vi quang học, TEM sử dụng chùm điện tử thay cho nguồn sáng khả kiến nên cách quan sát ghi nhận cũng khác. Để quan sát ảnh, các dụng cụ ghi nhận phải là các thiết bị chuyển đổi tín hiệu, hoạt động dựa trên nguyên lý ghi nhận sự tương tác của điện tử với chất rắn.
Màn huỳnh quang và phim quang học
CCD Camera (Charge-couple Device Camera)
Sự tạo ảnh trong TEM > Bộ khử loạn thị (astigmatism)

Sự loạn thị ở TEM (astigmatism) có nguyên lý giống như điều kiện tương điểm trong quang học, tức là điều kiện để ảnh của một vật phẳng nằm trên một mặt phẳng. Trong TEM, khử loạn thị liên quan đến việc điều chỉnh cân bằng các chùm tia và các hệ thấu kính.
Khử loạn thị ở hệ hội tụ (Condenser Astigmatism)
Khử loạn thị ở vật kính (Objective Astigmatism)
Khử loạn thị ở kính nhiễu xạ (Diffraction Astigmatism)
Ảnh hưởng của loạn thị lên chất lượng ảnh ở điều kiện độ phóng đại thấp là rất nhỏ, nhưng khi tăng độ phóng đại đến cỡ lớn (cỡ trên 50 ngàn lần) thì ảnh hưởng của loạn thị trở nên rõ rệt. Khi đó, nếu quang hệ không thỏa mãn tính chất tương điểm sẽ có thể dẫn đến việc ảnh có thể bị bóp méo, không thể lấy nét hoặc độ phân giải rất kém. Đặc biệt ở chế độ ghi ảnh có độ phân giải cao, yêu cầu về sự khử loạn thị càng lớn.
Sự tạo ảnh trong TEM > Ảnh trường sáng, trường tối

Là chế độ ghi ảnh phổ thông của các TEM dựa trên nguyên lý ghi nhận các chùm tia bị lệch đi với các góc (nhỏ) khác nhau sau khi truyền qua mẫu vật.
Ảnh trường sáng (Bright-field imaging): Là chế độ ghi ảnh mà khẩu độ vật kính sẽ được đưa vào để hứng chùm tia truyền theo hướng thẳng góc. Như vậy, các vùng mẫu cho phép chùm tia truyền thẳng góc sẽ sáng và các vùng gây ra sự lệch tia sẽ bị tối. Ảnh trường sáng về mặt cơ bản có độ sáng lớn.
Ảnh trường tối (Dark-field imaging): Là chế độ ghi ảnh mà chùm tia sẽ bị chiếu lệch góc sao cho khẩu độ vật kính sẽ hứng chùm tia bị lệch một góc nhỏ (việc này được thực hiện nhờ việc tạo phổ nhiễu xạ trước đó, mỗi vạch nhiễu xạ sẽ tương ứng với một góc lệch). Ảnh thu được sẽ là các đốm sáng trắng trên nền tối. Nền sáng tương ứng với các vùng mẫu có góc lệch được chọn, nền tối là từ các vùng khác. Ảnh trường tối rất nhạy với cấu trúc tinh thể và cho độ sắc nét từ các hạt tinh thể cao.
Sự tạo ảnh trong TEM > Ảnh hiển vi điện tử truyền qua độ phân giải cao

Là một trong những tính năng mạnh của kính hiển vi điện tử truyền qua, cho phép quan sát ở độ phân giải cao từ các lớp tinh thể của chất rắn. Trong thuật ngữ khoa học, ảnh hiển vi điện tử độ phân giải cao thường được viết tắt là HRTEM (là chữ viết tắt High-Resolution Transmission Electron Microscopy). Chế độ HRTEM chỉ có thể thực hiện được khi:
HRTEM là một công cụ mạnh để nghiên cứu cấu trúc tinh thể của các vật liệu rắn.
Sự tạo ảnh trong TEM > Ảnh cấu trúc từ

Đối với các mẫu có từ tính, khi điện tử truyền qua sẽ bị lệch đi do tác dụng của lực Lorentz và việc ghi lại ảnh theo cơ chế này sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến cấu trúc từ và cho phép nghiên cứu các tính chất từ vi mô của vật liệu. Chế độ ghi ảnh này đã phát triển thành hai kiểu:
Ưu điểm của TEM là cho phép ghi ảnh với độ phân giải cao và có độ nhạy cao với sự thay đổi cấu trúc nên các chế độ ghi ảnh từ tính cũng là các công cụ mạnh trong các nghiên cứu về vi từ.
Xử lý mẫu và các phép phân tích trong TEM > Nhiễu xạ điện tử

Nhiễu xạ điện tử là một phép phân tích mạnh của TEM. Khi điện tử truyền qua mẫu vật, các lớp tinh thể trong vật rắn đóng vai trò như các cách tử nhiễu xạ và tạo ra hiện tượng nhiễu xạ trên tinh thể. Đây là một phép phân tích cấu trúc tinh thể rất mạnh.
Xử lý mẫu và các phép phân tích trong TEM > Các phép phân tích tia X

Nguyên lý của các phép phân tích tia X là dựa trên hiện tượng chùm điện tử có năng lượng cao tương tác với các lớp điện tử bên trong của vật rắn dẫn đến việc phát ra các tia X đặc trưng liên quan đến thành phần hóa học của chất rắn. Do đó, các phép phân tích này rất hữu ích để xác định thành phần hóa học của chất rắn. Có một số phép phân tích như:
Xử lý mẫu và các phép phân tích trong TEM > Phân tích năng lượng điện tử

Các phép phân tích này liên quan đến việc chùm điện tử sau khi tương tác với mẫu truyền qua sẽ bị tổn hao năng lượng (Phổ tổn hao năng lượng điện tử - Electron Energy Loss Spectroscopy, EELS), hoặc phát ra các điện tử thứ cấp (Phổ Ausger) hoặc bị tán xạ ngược. Các phổ này cho phép nghiên cứu phân bố các nguyên tố hóa học, các liên kết hóa học hoặc các cấu trúc điện từ...
Xử lý mẫu và các phép phân tích trong TEM > Xử lý mẫu cho phép đo TEM

Vì sử dụng chế độ điện tử đâm xuyên qua mẫu vật nên mẫu vật quan sát trong TEM luôn phải đủ mỏng. Xét trên nguyên tắc, TEM bắt đầu ghi nhận được ảnh với các mẫu có chiều dày dưới 500 nm, tuy nhiên, ảnh chỉ trở nên có chất lượng tốt khi mẫu mỏng dưới 150 nm. Vì thế, việc xử lý (tạo mẫu mỏng) cho phép đo TEM là cực kỳ quan trọng.
Phương pháp truyền thống
Sử dụng kỹ thuật chùm iôn hội tụ
Các loại kính hiển vi điện tử truyền qua hiện đại > Kính hiển vi điện tử truyền qua truyền thống (Conventional TEM - CTEM)

Kính hiển vi điện tử truyền qua truyền thống (thường được viết tắt là CTEM, từ tên gọi Conventional Transmission Electron Microscope) là kính hiển vi điện tử truyền qua thông thường, sử dụng chùm điện tử song song chiếu xuyên qua mẫu vật. Vì chùm điện tử là song song nên góc tán xạ của điện tử khi truyền qua mẫu là nhỏ do đó các phép phân tích bị hạn chế.
Các loại kính hiển vi điện tử truyền qua hiện đại > Kính hiển vi điện tử truyền qua quét (Scanning TEM - STEM)

Kính hiển vi điện tử truyền qua quét là một loại kính hiển vi điện tử truyền qua nhưng khác với CTEM là chùm điện tử truyền qua mẫu là một chùm điện tử được hội tụ thành một chùm hẹp và được quét trên mẫu. Nhờ việc điều khiển khẩu độ và thấu kính hội tụ, chùm điện tử có thế hội tụ thành một chùm tia có kích thước rất hẹp (các STEM mạnh hiện nay có thể cho kích thước tới dưới 1 nm) do đó cho phép ghi ảnh với độ phân giải rất cao. Hơn nữa, vì chùm điện tử là hội tụ, nên góc tán xạ của điện tử sau khi truyền qua mẫu sẽ rất lớn và tạo ra nhiều phép phân tích mạnh, ví dụ như phép ghi ảnh trường tối với góc lệch vành khuyên lớn (High-annular dark-field imaging - HADF), khả năng phân tích phân bố các nguyên tố với độ phân giải cực cao nhờ phép phân tích phổ tổn hao năng lượng điện tử (EELS) thực hiện đồng thời với quá trình ghi ảnh. Hơn nữa, ảnh độ phân giải cao trực tiếp liên quan đến nguyên tử khối của các nguyên tố, do đó rất hữu ích cho việc phân tích sự phân bố của các nguyên tố hóa học. (xem bài chi tiết Kính hiển vi điện tử truyền qua quét)
STEM lần đầu được xây dựng năm 1938 bởi Manfred von Ardenne của công ty Siemens (Berlin, Đức) chỉ sau một thời gian TEM xuất hiện, nhưng hầu như không thể phát triển do việc khó khăn trong việc hội tụ chùm điện tử có tính đơn sắc kém vào điểm nhỏ. Tuy nhiên, phải đến năm 1970 STEM mới thực sự phát triển nhờ việc tạo ra chùm điện tử có độ đơn sắc cao nhờ súng phát xạ trường (FEG). Cho đến hiện nay, STEM là công cụ mạnh để ghi ảnh với độ phân giải tới cấp nguyên tử. Trong những nghiên cứu phát triển STEM hiện nay, mục tiêu loại trừ quang sai (do tính không hoàn toàn đơn sắc của chùm điện tử) đang là vấn đề cấp bách để đạt được các STEM có độ phân giải cực lớn. Nhiều dự án xây dựng các STEM mạnh đang được phát triển dựa trên mục tiêu này và người ta đang xây dựng những STEM có khả năng phân giải cao, gọi là SuperSTEM.
Các loại kính hiển vi điện tử truyền qua hiện đại > Kính hiển vi điện tử truyền qua môi trường (ETEM)

Xem bài chi tiết Kính hiển vi điện tử truyền qua môi trường
Các loại kính hiển vi điện tử truyền qua hiện đại > Toàn ảnh điện tử

Là một thiết bị nghiên cứu cấu trúc điện từ của vật rắn dựa trên cấu trúc của kính hiển vi điện tử truyền qua. Toàn ảnh điện tử dựa trên việc ghi lại ảnh toàn ký của chùm điện tử truyền qua vật được giao thoa với chùm điện tử mẫu, đưa đến các thông tin về cấu trúc từ với độ phân giải không gian rất cao.
Ưu điểm và hạn chế của TEM

Dù được phát triển từ rất lâu, nhưng đến thời điểm hiện tại, TEM vẫn là một công cụ nghiên cứu mạnh và hiện đại trong nghiên cứu về cấu trúc vật rắn, được sử dụng rộng rãi trong vật lý chất rắn, khoa học vật liệu, công nghệ nanô, hóa học, sinh học, y học... và vẫn đang trong quá trình phát triển với nhiều tính năng và độ mạnh mới.
Điểm mạnh của TEM
Điểm yếu của TEM
Phòng thí nghiệm Kính hiển vi điện tử truyền qua TEM TECNAI G2-20, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội
Cấu tạo của súng phóng điện tử.
Nguyên lý hoạt động của một thấu kính từ trong TEM
Nguyên lý của điều chỉnh điều kiện tương điểm.
Ảnh trường sáng (a) và trường tối mẫu hợp kim FeSiBNbCu.
Ảnh hiển vi điện tử độ phân giải cao chụp lớp phân cách Si/SiO2, có thể thấy các lớp nguyên tử Si
Xử lý mẫu màng mỏng chụp cắt ngang bằng chùm ion hội tụ
Ảnh chụp kính hiển vi điện tử truyền qua đầu tiên xây dựng bởi Ernst Ruska lưu giữ trong bảo tàng Đức.
Nguyên lý của STEM: Sử dụng một chùm điện tử hẹp quét trên mẫu.
Thelypteris globulifera

| Thelypteris globulifera> Phân loại khoa học |
| --- | --- |
Giới (regnum): Plantae
Ngành (divisio): Pteridophyta
Lớp (class): Polypodiopsida
Bộ (ordo): Polypodiales
Họ (familia): Thelypteridaceae
Chi (genus): Thelypteris
Loài (species): T. globulifera
Danh pháp hai phần
Thelypteris globulifera (Brackenr.) C. Reed 
Thelypteris globulifera là một loài dương xỉ trong họ Thelypteridaceae. Loài này được C.F.Reed mô tả khoa học đầu tiên.
Chú thích

↑  The Plant List (2010). “Thelypteris globulifera”. Truy cập ngày 28 tháng 5 năm 2014.
Ion Andoni Goikoetxea

Ion Andoni Goikoetxea (sinh ngày 21 tháng 10 năm 1965) là một cầu thủ bóng đá người Tây Ban Nha.
Đội tuyển bóng đá quốc gia

Ion Andoni Goikoetxea thi đấu cho đội tuyển bóng đá quốc gia Tây Ban Nha từ năm 1990 đến 1996.
Thống kê sự nghiệp

| Đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha> Năm | Đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha> Trận | Đội tuyển bóng đá Tây Ban Nha> Bàn |
| --- | --- | --- |
| 1990 | 4 | 0 |
| 1991 | 5 | 0 |
| 1992 | 5 | 0 |
| 1993 | 5 | 0 |
| 1994 | 11 | 3 |
| 1995 | 5 | 1 |
| 1996 | 1 | 0 |
| Tổng cộng | 36 | 4 |
| # | Ngày | Địa điểm | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 tháng 6 năm 1994 | Cotton Bowl, Dallas, Hoa Kỳ |  Hàn Quốc | 2–0 | 2–2 | World Cup 1994 |
| 2 | 21 tháng 6 năm 1994 | Soldier Field, Chicago, Hoa Kỳ |  Đức | 1–0 | 1–1 | World Cup 1994 |
| 3 | 30 tháng 11 năm 1994 | La Rosaleda, Málaga, Tây Ban Nha |  Phần Lan | 2–0 | 2–0 | Giao hữu |
| 4 | 26 tháng 4 năm 1995 | Hrazdan, Yerevan, Armenia |  Armenia | 2–0 | 2–0 | Vòng loại Euro 1996 |
The New Yorker

Đối với các định nghĩa khác, xem New Yorker.
| --- | --- |
Tổng biên tập: David Remnick
Thể loại: Chính trị, vấn đề xã hội, văn hóa phổ thông
Tần suất: 47 một năm
Số lượng phát hành hàng năm: 1.062.310
Phát hành lần đầu: 17 tháng 1 năm 1925
Đơn vị chế bản: Advance Publications
Quốc gia: Hoa Kỳ
Ngôn ngữ: Anh
Website: newyorker.com
ISSN: 0028-792X
The New Yorker (n.đ. '"Người New York"') là một tạp chí Hoa Kỳ chuyên viết về phóng sự, bình luận, phê bình, tiểu luận, hư cấu, châm biếm, hoạt hình và thơ ca. Được phát hành lần đầu giữa thập niên 1920 dưới dạng tuần báo, "The New Yorker" hiện nay phát hành 47 lần một năm, trong đó có năm số báo là số phát hành cho hai tuần liên tiếp.
Mặc dù những bài phê bình và sự kiện của tạp chí thường có chủ đề là đời sống văn hóa của Thành phố New York, The New Yorker có một lượng độc giả lớn bên ngoài New York. Tạp chí được biết đến nhiều vì những bài bình luận về văn hóa phổ thông và những điều kỳ dị trong văn hóa Mỹ; những quan tâm về hư cấu hiện đại bằng cách bao gồm các truyện ngắn và phê bình văn học; tính tự kiểm chứng chặt chẽ và biên tập kỹ lưỡng; tính cập nhật trong chính trị thế giới và vấn đề xã hội; và trang độc nhất về truyện tranh phủ đều khắp mỗi số báo ra.
Chú thích

↑  Top 100 ABC magazines by average circulation 2006, First Six Months 2006
Sân bay quốc tế Del Bajío

| Sân bay quốc tế Del Bajío> IATA: BJX - ICAO: MMLO.Tóm tắt |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểu sân bay | Kiểu sân bay | công | công |
| Cơ quan điều hành | Cơ quan điều hành | Grupo Aeroportuario del Pacifico | Grupo Aeroportuario del Pacifico |
| Độ cao AMSL | Độ cao AMSL | 5.956 ft (1.815 m) | 5.956 ft (1.815 m) |
| Tọa độ | Tọa độ | 20°59′36″B 101°28′51″T﻿ / ﻿20,99333°B 101,48083°T﻿ / 20.99333; -101.48083 | 20°59′36″B 101°28′51″T﻿ / ﻿20,99333°B 101,48083°T﻿ / 20.99333; -101.48083 |
Đường băng
| Hướng | Chiều dài | Chiều dài | Bề mặt |
| Hướng | ft | m | Bề mặt |
| 13/31 | 11.,480 | 3.499 | Asphalt |
Sân bay quốc tế Del Bajío (tên đúng là Aeropuerto Internacional de Guanajuato (Sân bay quốc tế Guanajuato)) (IATA: BJX, ICAO: MMLO) là một sân bay quốc tế ở Silao, Guanajuato, gần León, Guanajuato, México. Sân bay này kết nối các thành phố León và thủ phủ bang Guanajuato. Sân bay Guanajuato là một điểm kết nối quan trọng giữa Ciudad Mexico với Hoa Kỳ.
Các hãng hàng không và các tuyến điểm > Nội địa

Aeroméxico (Mexico City, Tijuana)
Aeroméxico Connect (Ciudad Juárez, Monterrey)
ALMA de Mexico (Toluca)
Avolar (Tijuana)
Mexicana (Monterrey)
Click Mexicana (Thành phố Mexico)
Viva Aerobus (Monterrey)
Volaris (Tijuana)
Các hãng hàng không và các tuyến điểm > Quốc tế

Aeroméxico (Los Angeles)
American Airlines
American Eagle (Dallas/Fort Worth)
Continental Airlines
Continental Express operated by ExpressJet Airlines (Houston-Intercontinental)
Delta Air Lines
Delta Connection operated by ExpressJet Airlines (Los Angeles) [ngưng ngày 16 tháng 8 năm 2008]
Delta Connection operated by Shuttle America (Atlanta) [ngưng ngày 17 tháng 8 năm 2008]
Mexicana (Chicago-O'Hare, Los Angeles, Oakland, Sacramento, San Jose (CA))
Leucauge amanica

| Leucauge amanica> Phân loại khoa học |
| --- | --- |
Giới (regnum): Animalia
Ngành (phylum): Arthropoda
Phân ngành (subphylum): Chelicerata
(không phân hạng): Arachnomorpha
Lớp (class): Arachnida
Bộ (ordo): Araneae
Họ (familia): Tetragnathidae
Chi (genus): Leucauge
Loài (species): L. amanica
Danh pháp hai phần
Leucauge amanica Strand, 1907 
Leucauge amanica là một loài nhện trong họ Tetragnathidae.
Loài này thuộc chi Leucauge. Leucauge amanica được Embrik Strand miêu tả năm 1907.
Chú thích

↑  Platnick, Norman I. (2010): The world spider catalog, version 10.5. American Museum of Natural History.
Thomisus tuberculatus

| Thomisus tuberculatus> Phân loại khoa học |
| --- | --- |
Giới (regnum): Animalia
Ngành (phylum): Arthropoda
Phân ngành (subphylum): Chelicerata
(không phân hạng): Arachnomorpha
Lớp (class): Arachnida
Bộ (ordo): Araneae
Họ (familia): Thomisidae
Chi (genus): Thomisus
Loài (species): T. tuberculatus
Danh pháp hai phần
Thomisus tuberculatus Dyal, 1935 
Thomisus tuberculatus là một loài nhện trong họ Thomisidae.
Loài này thuộc chi Thomisus. Thomisus tuberculatus được miêu tả năm 1935 bởi Dyal.
Chú thích

↑  Platnick, Norman I. (2010): The world spider catalog, version 10.5. American Museum of Natural History.
Thiacidas subalba

| Trisula subalba> Phân loại khoa học |
| --- | --- |
Giới (regnum): Animalia
Ngành (phylum): Arthropoda
Lớp (class): Insecta
Bộ (ordo): Lepidoptera
Họ (familia): Noctuidae
Chi (genus): Trisula
Loài (species): T. subalba
Danh pháp hai phần
Trisula subalba Seydel, 1937 
Trisula subalba là một loài bướm đêm trong họ Noctuidae.
Chú thích

↑  Bisby, F.A.; Roskov, Y.R.; Orrell, T.M.; Nicolson, D.; Paglinawan, L.E.; Bailly, N.; Kirk, P.M.; Bourgoin, T.; Baillargeon, G.; Ouvrard, D. (2011). “Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist”. Species 2000: Reading, UK. Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2014.
↑  Beccaloni, G. W., Scoble, M. J., Robinson, G. S. & Pitkin, B. (Editors). (2003) The Global Lepidoptera Names Index (LepIndex). (Geraadpleegd maart 2013).
Leucauge acuminata

| Leucauge acuminata> Phân loại khoa học |
| --- | --- |
Giới (regnum): Animalia
Ngành (phylum): Arthropoda
Phân ngành (subphylum): Chelicerata
(không phân hạng): Arachnomorpha
Lớp (class): Arachnida
Bộ (ordo): Araneae
Họ (familia): Tetragnathidae
Chi (genus): Leucauge
Loài (species): L. acuminata
Danh pháp hai phần
Leucauge acuminata Pickard-Cambridge, 1889 
Leucauge acuminata là một loài nhện trong họ Tetragnathidae.
Loài này thuộc chi Leucauge. Leucauge acuminata được Octavius Pickard-Cambridge miêu tả năm 1889.
Chú thích

↑  Platnick, Norman I. (2010): The world spider catalog, version 10.5. American Museum of Natural History.
Theobroma sylvestre

| Theobroma sylvestre> Phân loại khoa học |
| --- | --- |
Giới (regnum): Plantae
(không phân hạng): Angiospermae
(không phân hạng): Eudicots
(không phân hạng): Rosids
Bộ (ordo): Malvales
Họ (familia): Malvaceae
Chi (genus): Theobroma
Loài (species): T. sylvestre
Danh pháp hai phần
Theobroma sylvestre Aubl. ex Mart. in Buchner, 1830 
Theobroma sylvestre là một loài thực vật có hoa trong họ Cẩm quỳ. Loài này được Aubl. ex Mart. in Buchner miêu tả khoa học đầu tiên năm 1830.
Chú thích

↑  The Plant List (2010). “Theobroma sylvestre”. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2013.
Leucauge abbajae

| Leucauge abbajae> Phân loại khoa học |
| --- | --- |
Giới (regnum): Animalia
Ngành (phylum): Arthropoda
Phân ngành (subphylum): Chelicerata
(không phân hạng): Arachnomorpha
Lớp (class): Arachnida
Bộ (ordo): Araneae
Họ (familia): Tetragnathidae
Chi (genus): Leucauge
Loài (species): L. abbajae
Danh pháp hai phần
Leucauge abbajae Strand, 1907 
Leucauge abbajae là một loài nhện trong họ Tetragnathidae.
Loài này thuộc chi Leucauge. Leucauge abbajae được Embrik Strand miêu tả năm 1907.
Chú thích

↑  Platnick, Norman I. (2010): The world spider catalog, version 10.5. American Museum of Natural History.
Leucauge obscurella

| Leucauge obscurella> Phân loại khoa học |
| --- | --- |
Giới (regnum): Animalia
Ngành (phylum): Arthropoda
Phân ngành (subphylum): Chelicerata
(không phân hạng): Arachnomorpha
Lớp (class): Arachnida
Bộ (ordo): Araneae
Họ (familia): Tetragnathidae
Chi (genus): Leucauge
Loài (species): L. obscurella
Danh pháp hai phần
Leucauge obscurella Strand, 1913 
Leucauge obscurella là một loài nhện trong họ Tetragnathidae.
Loài này thuộc chi Leucauge. Leucauge obscurella được Embrik Strand miêu tả năm 1913.
Chú thích

↑  Platnick, Norman I. (2010): The world spider catalog, version 10.5. American Museum of Natural History.