stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
Đo áp suất
Các dụng cụ > Bằng sắt

"Bằng sắt" đồng hồ đo được dựa trên một nguyên tố kim loại cảm biến áp suất lốp đàn hồi dưới tác dụng của một sự khác biệt áp lực trên phần tử. "Bằng sắt" có nghĩa là "không có chất lỏng", và thời hạn ban đầu phân biệt các đồng hồ đo từ các đồng hồ đo thủy tĩnh được mô tả ở trên. Tuy nhiên, đồng hồ đo bằng sắt có thể được sử dụng để đo áp suất của chất lỏng và khí, và họ không phải là loại duy nhất đánh giá rằng có thể hoạt động mà không có chất lỏng. Vì lý do này, họ thường được gọi là "cơ khí" đồng hồ đo trong ngôn ngữ hiện đại. Đồng hồ đo bằng sắt không phụ thuộc vào loại khí được đo, không giống như đồng hồ đo nhiệt và ion hóa, và ít có khả năng gây ô nhiễm hệ thống hơn so với các đồng hồ đo thủy tĩnh. Các phần tử cảm biến áp lực có thể được Bourdon ống, cơ hoành, viên nang, hoặc thiết lập một sau, mà sẽ thay đổi hình dạng để đáp ứng với áp lực của khu vực trong câu hỏi. Độ võng của phần tử cảm biến áp lực có thể được đọc bởi một liên kết kết nối với một cây kim, hoặc nó có thể được đọc bởi một bộ chuyển đổi thứ cấp. Các đầu dò thứ hai phổ biến nhất trong đồng hồ đo chân không hiện đại đo lường sự thay đổi điện dung do sự lệch cơ khí. Đồng hồ đo dựa vào một sự thay đổi trong điện dung thường được gọi là đồng hồ đo Baratron.
Các dụng cụ > Bằng sắt > Bourdon > Chi tiết cơ khí

Văn phòng phẩm các bộ phận:
A: nhận khối. Điều này tham gia các đường ống đầu vào cuối cố định của các ống Bourdon (1) và đóng chặt các tấm khung (B). Hai lỗ nhận đinh vít an toàn trường hợp.
B: Chassis tấm. Các thẻ phải đối mặt là kèm theo. Nó chứa lỗ chịu cho trục.
C: Trung khung tấm. Nó hỗ trợ kết thúc bên ngoài của các trục xe.
D: Bài viết tham gia và không gian hai tấm khung.
Bộ phận chuyển động:
Văn phòng phẩm cuối ống Bourdon. Điều này liên lạc với các đường ống đầu vào thông qua khối thu.
Di chuyển cuối cùng của ống Bourdon. Kết thúc này được niêm phong.
Pivot và trục pin.
Liên kết gia nhập trục pin đòn bẩy (5) với các chân để cho phép quay chung.
Lever. Điều này một phần mở rộng về thiết bị ngành (7).
Ngành pin trục bánh.
Thiết bị ngành.
Chỉ số kim trục. Điều này có một thiết bị kích thích có sự tham gia thiết bị khu vực (7) và mở rộng thông qua đối mặt với những ổ đĩa kim chỉ thị. Do khoảng cách ngắn giữa các ông chủ liên kết cánh tay đòn bẩy và pin trục và sự khác biệt giữa bán kính hiệu quả của thiết bị ngành và về thiết bị thúc đẩy, bất kỳ chuyển động của ống Bourdon được khuếch đại. Một chuyển động nhỏ của ống kết quả trong một chuyển động lớn của kim chỉ.
Tóc mùa xuân preload đào tạo thiết bị để loại bỏ mi bánh và trễ.
Các dụng cụ > Bằng sắt > Màng

Một loại thứ hai của đánh giá bằng sắt sử dụng lệch của một linh hoạt màng tách biệt các khu vực áp lực khác nhau. Số tiền của độ lệch được lặp lại cho áp lực được biết đến, do đó áp lực có thể được xác định bằng cách sử dụng hiệu chuẩn. Các biến dạng của một màng mỏng là phụ thuộc vào sự khác biệt về áp suất giữa hai mặt của nó. Phải đối mặt với tham chiếu có thể được mở cửa để bầu không khí để đo áp kế, mở một cổng thứ hai để đo áp lực khác biệt, hoặc có thể được niêm phong đối với một chân không hoặc áp tham chiếu cố định khác để đo áp lực tuyệt đối. Biến dạng có thể được đo bằng cách sử dụng các kỹ thuật cơ khí, quang học hoặc điện dung. Màng gốm và kim loại được sử dụng.
Đối với các phép đo tuyệt đối, viên nang áp lực hàn với màng hai bên thường được sử dụng.
Hình dạng:
Phẳng
Sóng
Phẳng ống
Viên
Các dụng cụ > Bằng sắt > Bellows

Trong đo cảm nhận áp lực hoặc sự khác biệt áp lực, hoặc yêu cầu một áp lực tuyệt đối được đo, thiết bị đào tạo và kim có thể được điều khiển bởi một buồng sau kèm theo và đóng dấu, được gọi là "bằng sắt một", có nghĩa là "không có chất lỏng ". (Đầu thước đo sử dụng một cột chất lỏng như nước hoặc các kim loại chất lỏng thủy ngân. Bị đình chỉ bởi một chân không) Cấu hình này sau được sử dụng trong bằng sắt cụ đo khí áp (phong vũ biểu với một kim chỉ và thẻ quay số), đo độ cao, độ cao ghi các barograph, dụng cụ và độ cao từ xa được sử dụng trong khinh khí cầu thời tiết radiosonde. Các thiết bị này sử dụng buồng kín như là một áp lực tham khảo và được điều khiển bởi áp lực bên ngoài. Dụng cụ máy bay nhạy cảm khác như chỉ số tốc độ không khí và tỷ lệ của các chỉ số lên cao (variometer) đã kết nối cả hai phần nội bộ của buồng bằng sắt và một buồng bao quanh bên ngoài.
Điện tử cảm biến áp lực

Piezoresistive Strain Gage
Điện dung
Từ
Áp điện
Quang
Sử dụng sự thay đổi vật lý của một sợi quang học để phát hiện căng thẳng do áp lực áp dụng.
Potentiometric
Cộng hưởng
Điện tử cảm biến áp lực > Nhiệt dẫn

Nói chung, như một khí thực tăng mật độ có thể chỉ ra sự gia tăng áp lực - khả năng của mình để tiến hành tăng nhiệt. Trong loại hình này đánh giá, một sợi dây tóc được làm nóng bởi dòng điện chạy qua nó. Một cặp nhiệt điện kháng Nhiệt độ Detector (RTD) sau đó có thể được sử dụng để đo nhiệt độ của dây tóc. Nhiệt độ này phụ thuộc vào tốc độ mà tại đó sợi mất nhiệt khí xung quanh, và do đó dẫn nhiệt. Một biến thể phổ biến là Pirani đánh giá, sử dụng dây tóc bạch kim duy nhất là yếu tố làm nóng và RTD. Những đồng hồ đo chính xác từ 10 Torr đến 10−3 Torr, nhưng chúng nhạy cảm với các thành phần hóa học của các chất khí được đo.
Điện tử cảm biến áp lực > Nhiệt dẫn > Hai dây

Một cuộn dây được sử dụng như lò sưởi, và khác được sử dụng để đo nhiệt độ gần đó do đối lưu.
Điện tử cảm biến áp lực > Nhiệt dẫn > Pirani (một dây)

Một Pirani đánh giá bao gồm một dây kim loại áp lực được đo. Dây là nóng bởi một dòng điện chạy qua nó và làm mát bằng khí xung quanh nó. Nếu áp suất khí giảm, tác dụng làm mát sẽ giảm, do đó nhiệt độ cân bằng của dây sẽ tăng lên. kháng của dây là một hàm của nhiệt độ của nó: bằng cách đo volt tuổi trên dây và cường độ chảy qua nó, sức đề kháng (và do đó áp suất khí) có thể được xác định. Của đánh giá này được phát minh bởi Marcello Pirani.
Thermocouple đồng hồ đo và đồng hồ đo nhiệt điện trở, làm việc trong một cách tương tự, ngoại trừ một cặp nhiệt điện thermistor được sử dụng để đo nhiệt độ của dây.
Điện tử cảm biến áp lực > Đánh giá Đầu báo

Đầu báo đồng hồ đo là đồng hồ đo nhạy cảm nhất đối với áp lực rất thấp (còn được gọi là chân không cứng hoặc cao). Chúng cảm nhận được áp suất gián tiếp bằng cách đo các ion điện sản xuất khí tấn công dồn dập với các điện tử. Ion ít hơn sẽ được sản xuất bởi các loại khí mật độ thấp hơn. Hiệu chuẩn của một máy đo ion là không ổn định và phụ thuộc vào bản chất của các chất khí được đo, mà không phải là luôn luôn được biết đến. Chúng có thể được hiệu chuẩn đối với một McLeod đánh giá là ổn định hơn và độc lập của hóa học khí.
Phát thải nhiệt tạo ra các điện tử, va chạm với các nguyên tử khí và tạo ra ion tích cực. Các ion bị hấp dẫn một cách thích hợp thiên vị điện cực được biết đến như thu. Hiện nay trong thu là tỷ lệ thuận với tỷ lệ ion hóa, mà là một hàm của áp suất trong hệ thống. Do đó, đo dòng thu cho các áp lực khí. Có nhiều loại máy đo ion hóa.
Hầu hết các đồng hồ đo ion đến trong hai loại: ca-tốt nóng và ca-tốt lạnh, một loại thứ ba đó là nhạy cảm hơn và tốn kém được biết đến như một thước đo rotor quay tồn tại, nhưng không được thảo luận ở đây. Trong đo ion hóa ca-tốt nóng phiên bản, một dây tóc làm nóng bằng điện sản xuất một chùm tia điện tử. Các điện tử đi du lịch thông qua các đánh giá và ion hóa các phân tử khí xung quanh họ. Các ion kết quả được thu thập tại một điện cực âm. Hiện tại phụ thuộc vào số lượng của các ion, mà phụ thuộc vào áp lực trong đánh giá được. Các đồng hồ đo âm cực nóng chính xác từ 10−3 Torr đến 10−10 Torr. Các nguyên tắc đằng sau cathode lạnh phiên bản là như nhau, ngoại trừ rằng các điện tử được sản xuất trong việc thực hiện các một điện áp cao. Đồng hồ đo âm cực lạnh chính xác từ 10−2 Torr đến 10−9 Torr. Đầu báo hiệu chuẩn đánh giá là rất nhạy cảm với xây dựng hình học, thành phần hóa học của khí được đo, ăn mòn và cặn lắng đọng bề mặt. Hiệu chuẩn của họ có thể vô hiệu kích hoạt ở áp suất không khí hoặc chân không thấp. Thành phần của khí ở khoảng trống cao thường sẽ không thể đoán trước, do đó, một khối phổ kế phải được sử dụng trong kết hợp với máy đo ion hóa để đo lường chính xác
Điện tử cảm biến áp lực > Đánh giá Đầu báo > Ca-tốt nóng

Hot-dây tóc ion hóa đánh giá hot-cathode ion hóa đánh giá bao gồm chủ yếu là các điện cực hành động với nhau như một triode, trong đó cathode là dây tóc. Ba điện cực là một nhà sưu tập hoặc tấm, dây tóc, và lưới. Hiện tại thu được đo trong pico amps bởi điện kế. Điện áp dây tóc xuống mặt đất thường có điện thế 30 volts, trong khi điện áp lưới là 180-210 volt DC, trừ khi có một tùy chọn điện tử bắn phá tính năng, bằng cách nung nóng điện lưới, có thể có một tiềm năng cao khoảng 565 volt.
Đánh giá ion phổ biến nhất là các hot cathodeBayard-Alpert đánh giá, với một nhà sưu tập ion nhỏ bên trong lưới điện. Một phong bì thủy tinh với một mở để chân không có thể bao quanh các điện cực, nhưng thường '"Máy đo Nude" được đưa vào trong buồng chân không trực tiếp, các chân được cho ăn thông qua một đĩa gốm sứ trong các bức tường của căn phòng. Hot-cathode đồng hồ đo có thể bị hư hỏng hoặc mất hiệu chuẩn của họ nếu họ tiếp xúc với áp suất khí quyển hay thậm chí chân không thấp trong khi nóng. Các phép đo của một đánh giá hot-cathode ion hóa lôgarít.
Điện tử phát ra từ dây tóc di chuyển nhiều lần trong các phong trào trở lại và ra trên lưới điện trước khi vào lưới. Trong các phong trào này, một số electron va chạm với một phân tử khí để tạo thành một cặp ion và một điện tử (điện tử ion hóa). Số những ion là tỷ lệ thuận với mật độ phân tử khí nhân với dòng điện tử phát ra từ dây tóc, và các ion đổ vào thu để hình thành một dòng ion. Kể từ khi mật độ phân tử khí là tỷ lệ thuận với áp lực, áp lực là ước tính bằng cách đo dòng ion.
Độ nhạy áp suất thấp của đồng hồ đo âm cực nóng được giới hạn bởi hiệu ứng quang điện. Các electron đánh lưới sản xuất x-quang tạo ra tiếng ồn quang điện trong thu ion. Điều này giới hạn phạm vi của các đồng hồ đo cũ hot-cathode 10−8 Torr và Bayard-Alpert khoảng 10−10 Torr. Dây bổ sung tiềm năng cực âm trong đường ngắm giữa các nhà sưu tập ion và lưới điện ngăn chặn hiệu ứng này. Trong các loại hình khai thác các ion không thu hút bởi một sợi dây, nhưng bởi một hình nón mở. Khi các ion không thể quyết định một phần của hình nón hit, họ vượt qua thông qua các lỗ và tạo thành một chùm tia ion. Chùm ion này có thể được thông qua vào một
Lồng Pha-ra-đây
* Tấm vi kênh dò với Faraday ly
Tứ cực đại chúng phân tích với Faraday ly
Tứ cực đại chúng phân tích với vi kênh tấm dò Faraday ly
Ion lên s và gia tốc, điện áp và hướng vào một mục tiêu để hình thành một bắn mực lên súng. Trong trường hợp này một van cho phép khí vào lồng lưới.
Điện tử cảm biến áp lực > Đánh giá Đầu báo > Ca-tốt lạnh

Có hai kiểu phụ của lạnh-cathode đồng hồ đo ion hóa: đánh giá Penning (phát minh bởi Frans Michel Penning), và ngược magnetron còn được gọi là một Redhead "đánh giá". Sự khác biệt chính giữa hai là vị trí của anode cathode. Không có sợi nhỏ, và mỗi có thể yêu cầu DC tiềm năng của khoảng 4 kV để hoạt động. Magnetrons đảo ngược có thể đo xuống 1x10−12 Torr.
Tương tự như vậy, đồng hồ đo-cathode lạnh có thể được miễn cưỡng để bắt đầu ở áp suất rất thấp, trong đó sự vắng mặt gần như của một chất khí làm cho nó khó khăn để thiết lập một điện cực hiện tại - đặc biệt là trong đồng hồ đo Penning, sử dụng một lĩnh vực từ trục đối xứng để tạo ra con đường độ dài cho các ion có thứ tự của mét. Trong không khí xung quanh, phù hợp ion-cặp ubiquitously được hình thành bởi bức xạ vũ trụ, trong một đánh giá Penning, các tính năng thiết kế được sử dụng để dễ dàng thiết lập một con đường xả. Ví dụ, các điện cực của một đánh giá Penning là tinh giảm dần để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát thải lĩnh vực điện tử.
Chu kỳ bảo trì của đồng hồ đo cathode lạnh, nói chung, tính bằng năm, tùy thuộc vào loại khí và áp lực mà họ đang hoạt động. Sử dụng một thước đo cathode lạnh khí với các thành phần hữu cơ đáng kể, chẳng hạn như phân số bơm dầu, có thể dẫn đến việc tăng trưởng của các bộ phim carbon tinh tế và mảnh trong đánh giá cuối cùng hoặc ngắn mạch các điện cực đo hoặc cản trở các thế hệ của một con đường xả.
Calibration

Đồng hồ đo áp lực hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đọc. Thủy tĩnh và đồng hồ đo áp lực đàn hồi đo trực tiếp chịu ảnh hưởng của lực tác dụng trên bề mặt thông lượng hạt sự cố, và được gọi là đồng hồ đo đọc trực tiếp. Các đồng hồ đo nhiệt và ion hóa đọc áp lực gián tiếp bằng cách đo một thuộc tính khí thay đổi một cách dự đoán được với mật độ khí. Các phép đo gián tiếp là dễ bị lỗi nhiều hơn so với các phép đo trực tiếp.
Chết-trọng lượng thử
McLeod
Khối lượng suy nghi + ion hóa
Transients động

Khi dòng chảy chất lỏng không cân bằng, áp suất cục bộ có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với áp suất trung bình trong môi trường. Những rối loạn này tuyên truyền từ nguồn của họ như sự thay đổi áp lực dọc theo con đường của tuyên truyền. Điều này còn được gọi là âm thanh. Áp suất âm thanh tức thời lệch áp lực địa phương từ các áp suất trung bình gây ra bởi một làn sóng âm thanh. Áp suất âm thanh có thể được đo bằng cách sử dụng mai-cờ-rô-phôn trong không khí và một hi-đờ-rô-phôn trong nước. Áp lực âm thanh hiệu quả là root mean square của áp lực âm thanh tức thời trong một khoảng thời gian nhất định. Áp lực âm thanh bình thường nhỏ và thường được biểu diễn trong các đơn vị của microbar.
Tần số đáp ứng của cảm biến áp suất
Cộng hưởng
Tiêu chuẩn Châu Âu (CEN)

EN 472: Áp kế - Từ vựng.
EN 837-1: đồng hồ đo áp suất. Đồng hồ đo áp lực ống Bourdon. Kích thước, đo lường, các yêu cầu và thử nghiệm.
EN 837-2: đồng hồ đo áp suất. Lựa chọn và cài đặt các khuyến nghị cho các đồng hồ đo áp lực.
EN 837-3: đồng hồ đo áp suất. Cơ hoành và các đồng hồ đo áp lực viên nang. Kích thước, đo lường, yêu cầu, và thử nghiệm.
Chú thích

↑  NIST
↑  Methods for the Measurement of Fluid Flow in Pipes, Part 1. Orifice Plates, Nozzles and Venturi Tubes. British Standards Institute. 1964. tr. 36.
↑  [Was: "fluidengineering.co.nr/Manometer.htm". At 1/2010 that took me to bad link. Types of fluid Manometers]
↑  “Techniques of high vacuum”. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2006. Truy cập ngày 25 tháng 9 năm 2011.
↑  Thomas G. Beckwith & Roy D. Marangoni and John H. Lienhard V (1993). “Measurement of Low Pressures”. Mechanical Measurements . Reading, MA: Addison-Wesley. tr. 591–595. ISBN 0-201-56947-7.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
↑  The Engine Indicator Canadian Museum of Making
↑  Boyes, Walt (2008). Instrumentation Reference Book, Fourth Edition. Butterworth-Heinemann. tr. 1312.
↑  “Product brochure from Schoonover, Inc” (PDF). Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 12 tháng 3 năm 2006. Truy cập ngày 25 tháng 9 năm 2011.
↑  “VG Scienta”. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 5 năm 2008. Truy cập ngày 16 tháng 4 năm 2021.
↑  Robert M. Besançon biên tập (1990). “Vacuum Techniques”.  (ấn bản thứ 3). Van Nostrand Reinhold, New York. tr. 1278–1284. ISBN 0-442-00522-9. Đã bỏ qua tham số không rõ |ency= (trợ giúp); |title= trống hay bị thiếu (trợ giúp)
Sự khác biệt về chiều cao chất lỏng trong một áp kế cột chất lỏng là tỷ lệ thuận với sự khác biệt áp lực.  H={\frac {P_{a}-P_{o}}{g\rho }}
Một đánh giá McLeod, để ráo nước của thủy ngân
Áp kế loại màng
Chỉ số phụ với thẻ và quay số
Cơ khí bên với ống Bourdon
Cơ chi tiết
Một đống viên áp lực với màng sóng trong một bằng sắt barograph.
Bayard-Alpert hot-cathode ion hóa đánh giá
Súng trường Gras

| Súng trường Gras |
| --- | --- |
Fusil Gras M80 1874
Loại: Súng trường botl-action
Nơi chế tạo:  Đệ tam Cộng hòa Pháp  Việt Nam
Lược sử hoạt động
Phục vụ: 1874–1886 (Pháp)
Sử dụng bởi: Đệ tam Cộng hòa Pháp Đế quốc thực dân Pháp  Nhà Nguyễn  Nhà Nguyễn Thân Pháp và chống Pháp và ủng hộ lực lượng Việt Minh để sử dụng súng trường Gras chống lại Thực dân Pháp  Đế quốc Việt Nam  Algérie  Maroc  Liên bang Đông Dương  Sudan  Mali  Djibouti  Guinée  Bénin  Madagascar  Chile  Hy Lạp  Monaco  Lào  Đế quốc Nga  Liên Xô  Việt Nam Dân chủ Cộng hòa  Cộng hòa Miền Nam Việt Nam  Việt Nam
Trận: Chiến tranh Pháp-Thanh, Khởi nghĩa Hương Khê, Phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam (1885–1945), Chiến tranh Đông Dương, Nội chiến Chile 1891, Cuộc chiến 1000 ngày, Chiến tranh thế giới thứ nhất, Trận Crete Chiến trường Địa Trung Hải và Trung Đông (Thế chiến thứ hai) Chiến tranh thế giới thứ hai
Lược sử chế tạo
Năm thiết kế: 1874
Nhà sản xuất: Manufacture d'armes de Saint-Étienne và Steyr
Thông số
Khối lượng: 4.15 kg (9.15 lb)
Chiều dài: 1305 mm (51.4 in)
Độ dài nòng: 820 mm (32.3 in)

Cỡ đạn: 11×59mmR  & 8×50mmR Lebel
Cơ cấu hoạt động: Chốt hoạt động
Tầm bắn xa nhất: 1.300yd (1.200m)
Chế độ nạp: Phát đơn,
Ngắm bắn: Điểm ruồi
Súng trường Gras kiểu 1874 do Basile Gras thiết kế và là súng trường tiêu chuẩn của quân đội Pháp từ 1874-1886 với nhiều phiên bản. Súng trường Gras đã được quân đội Pháp sử dụng khi xâm lược Việt Nam cuối thế kỉ 19 và một số được trang bị cho lính thuộc địa người Việt. Do tình trạng thiếu vũ khí nghiêm trọng nên trong giai đoạn đầu Kháng chiến chống Pháp, súng trường Gras vẫn được Quân đội Nhân dân Việt Nam tận dụng để chiến đấu. Súng nạp đạn rời từng viên từ đuôi nòng nên được gọi là "khai hậu".
Mô tả

Súng trường Gras sử dụng cỡ đạn 11mm và sử dụng thuốc súng đen có trọng lượng 25 gram. Là vũ khí mạnh mẽ và có thể sử dụng cận chiến tốt, nhưng không có ổ đạn, do đó chỉ có thể bắn một phát bắn sau khi nạp. Súng có thể được gắn lưỡi lê vào đầu nòng, cho nên được gọi là "1874 "Gras" Sword Bayonet". Về sau súng được thay thế bằng súng trường Lebel năm 1886 - khẩu súng trường đầu tiên sử dụng thuốc súng không khói. Trong khi đó, đã có khoảng 400.000 Gras súng được sản xuất.
Các hộp đạn Gras được sản xuất để đáp ứng với sự phát triển của hộp đạn thiết kế bởi Đại tá Boxer năm 1866 (hộp đạn Boxer), và những năm 1870 Đế quốc Anh dựa trên mẫu này để chế tạo khẩu Martini-Henry. Những người sau đó đã bắt chước theo súng này để làm ra những khẩu súng khác.
Quân đội Hy Lạp đã thông qua việc sử dụng Gras trong năm 1877, và nó được sử dụng trong tất cả các cuộc xung đột tới tận Chiến tranh Thế giới Thứ hai. Nó đã trở thành vũ khí được ưa chuộng của lực lượng du kích Hy Lạp, từ các cuộc nổi dậy khác nhau đối với Đế chế Ottoman cho kháng chiến chống Đức, và trở thành huyền thoại. Được thêm vào trong tiếng Hy Lạp, các grades  (γκράδες) là từ thông tục áp dụng cho tất cả các khẩu súng trường trong nửa đầu của thế kỷ 20. Được sản xuất bởi xưởng vũ khí d'Armes de Saint-Étienne, một trong những nhà máy sản xuất vũ khí của các chính phủ Pháp. Tuy nhiên hầu hết các súng Gras (60.000) được sử dụng bởi quân đội Hy Lạp đã được sản xuất theo giấy phép của Steyr ở Áo.
Súng trường Gras là một phần cảm hứng cho sự phát triển của súng Murata của Nhật Bản, loại súng đầu tiên được sản xuất và cung cấp trong nước của Nhật Bản.
Do tình trạng thiếu vũ khí trong Thế chiến thứ nhất, Pháp gửi 450.000 súng Gras cho Nga. Pháp cũng chuyển đổi 146.000 súng trường bắn 8mm Lebel trong năm 1914. Những khẩu Súng trường Gras đã được sử dụng bởi quân đội Hy Lạp tới tận cuối năm 1941 trong trận Crete.
Súng trường Cao Thắng

Theo nhà sử học Việt Nam Phạm Văn Sơn, một tướng lĩnh Việt Nam trong cuộc khởi nghĩa Hương Khê tên là Cao Thắng, đã phụ trách sản xuất một phiên bản súng theo thiết kế "mẫu súng trường bắn nhanh năm 1874 của Pháp".
Thấy nghĩa quân trang bị thiếu thốn, Cao Thắng ngày đêm suy nghĩ cách chế được một khẩu súng trường dựa theo kiểu của Pháp. Một hôm, nghĩa quân phục kích, tiêu diệt một toán lính gồm hai viên quan Pháp và 15 lính Việt mang súng áp tải một hòm bạc để phát lương cho lính đóng ở đồn Phố Châu. Thu được 17 khẩu súng trường, hơn 600 viên đạn và mấy nghìn đồng bạc. Có súng Pháp, Cao Thắng đã tập trung những thợ rèn giỏi nghiên cứu và rèn đúc theo mẫu.
Đề cập đến việc Cao Thắng rèn đúc vũ khí, sử gia Phạm Văn Sơn viết:
Cao Thắng đã tháo một khẩu súng ra thành từng mảnh, xem xét kích thước, công dụng của từng bộ phận, rồi đốc thúc thợ rèn cứ theo đúng kích thước mà làm, nếu hỏng thì rèn lại… cho đến kỳ được mới thôi. Sắt làm súng được thu gom trong nhân dân, còn vỏ đạn thì góp nhặt những mâm đồng, nồi đồng đập dẹp, dát mỏng mà cuốn lại. Thuốc súng thì dùng từ diêm tiêu đào tìm trong hang núi. Riêng nòng súng thì phải làm từ gọng ô. Sau hai tháng, Cao Thắng cùng với những người thợ đã chế tạo được 350 súng trường kiểu Pháp.
Đại úy Ch. Gosselin trong quyển sách L’Empire d’Annam (Đế quốc An Nam) đã viết: “Các khẩu súng kiểu 1874 này được sản xuất bí mật tại những địa điểm mà chúng ta không phát hiện ra được và với một khối lượng rất nhiều. Tôi đã mang về Pháp vài khẩu súng này, chúng giống về tất cả mọi phương diện so với những khẩu súng do các công binh xưởng của chúng ta sản xuất… Chúng chỉ khác với những khẩu súng của chúng ta về hai điểm mà thôi: Lò xo xoáy ốc được tôi chưa đủ và lòng súng không có xẻ rãnh; hậu quả của điều này là đạn đi không xa. Tuy nhiên, những khẩu súng này đã bắn chết rất nhiều binh lính và sĩ quan người Âu và binh lính người bản xứ”
Súng của Cao Thắng có 2 hạn chế: Đầu tiên, lò xo kim hỏa làm bằng gọng ô, chỉ bắn được 6 phát thì bị nhiệt độ cao làm yếu đi, không bắn được tiếp, nên cứ bắn 6 phát lại phải rót nước vào lò xo để bắn tiếp. Nhược điểm thứ 2 là nòng súng không có rãnh xoắn, nên độ chính xác thấp hơn súng nguyên mẫu. Dẫu vậy thì súng cũng đã vượt trội hơn súng hỏa mai và mọi loại súng nòng trơn nạp đạn từ miệng nòng hồi giữa thế kỷ 19, có nhiều điểm còn tiên tiến hơn súng trường Chassepot (loại súng mà quân Pháp sử dụng giai đoạn 1865-1873). Ở cự ly tác chiến dưới 200 mét thì súng Cao Thắng chỉ kém chút ít so với súng trường Gras Model 1874 mà quân Pháp dùng khi đó.
Le Normand ước lượng là tổng số vũ khí do nghĩa quân khởi nghĩa Hương Khê tự sản xuất và sử dụng cho đến 1895 là từ 1.200 đến 1.300 khẩu. Nếu tính cả số thiệt hại và phá huỷ do quân Pháp gây ra nhiều lần khi tấn công vào các căn cứ địa của nghĩa quân, thì tổng số vũ khí do nghĩa quân chế tạo được lên đến hàng ngàn khẩu. Sau khi đàn áp xong cuộc khởi nghĩa, tháng 1 năm 1897, thực dân Pháp đã thu được 403 khẩu súng, 328 nòng súng, 103 súng hỏa mai.
Các quốc sử dụng

Đệ tam Cộng hòa Pháp
Argentina
Canada  Quebec: Được sử dụng bởi Đội cận vệ gia đình Quebec và Zouaves của Giáo hoàng (Cả Lebel Mle 1914 Gras 11mm và sau đó là 8mm)
Congo thuộc Bỉ: 15.000 khẩu súng trường được Force Publique mua trong Thế chiến thứ nhất , vẫn còn phục vụ cho các đơn vị tuyến hai trong Thế chiến II.
Chile: Trong Chiến tranh Thái Bình Dương
Nhà Thanh
Colombia: Vài nghìn chiếc đã được mua vào cuối Thế kỷ 19. Chúng được sử dụng trong Chiến tranh Ngàn ngày, chống lại quân nổi dậy Panama và các cuộc xung đột dân sự khác nhau ở Colombia từ những năm 1920 đến những năm 1950.
Đế quốc Ethiopia: Súng trường Gras được Quân đội Ethiopia sử dụng trong cả hai cuộc xâm lược của Ý, được quân đội không chính quy ưa chuộng. Hầu hết được tiếp thu từ tiếng Pháp.
Hy Lạp: Súng trường Gras được Quân đội Hy Lạp sử dụng vào cuối năm 1941 trong Trận Crete.
Haiti: Quân đội Haiti sử dụng súng trường Gras cho đến khi giải tán do chiếm đóng Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Lực lượng kế nhiệm của quân đội, Lực lượng Hiến binh Haiti , sử dụng súng trường Gras cũ cho đến khi được thay thế vào năm 1916 bằng súng trường Krag–Jørgensen lặp lại.
Ireland: Được sử dụng bởi Tình nguyện viên Ireland vào năm 1916.
Hàn Quốc
Monaco
Montenegro: Mua từ Hy Lạp vào cuối thế kỷ 19
Paraguay: 1300 bị phiến quân tự do đưa lậu vào năm 1904
Ba Lan
Đế quốc Nga
Thái Lan: Một số được mua vào thế kỷ 19, trong Thế chiến thứ nhất, lực lượng viễn chinh Xiêm được người Pháp trang bị súng trường Gras được sửa đổi để bắn đạn balle D 8mm.
Đệ Nhị Cộng hòa Tây Ban Nha
Nhà Nguyễn: Nghĩa quân Việt Nam trong cuộc khởi nghĩa Hương Khê đã tạo ra được bản sao của Fusil Gras mle 1874. Tuy nhiên, họ không có nòng súng trường.
Yemen: Vẫn được sử dụng ở Yemen năm 2002.
Nam Tư
Đế quốc Wassoulou: Chiến đấu trong cuộc chiến tranh Mandingo chống lại Pháp