Rockwell sertliği
Skala ve Değerler

En yaygın kullanılanı "B" ve "C" ölçekleri olmak üzere birkaç alternatif ölçek daha vardır. Her ikisi de sertliği birimsiz bir sayı olarak ifade eder.
| Ölçek | Kısaltma§ | Ana yük* (kgf) | Batıcı uç | Kullanıldığı malzemeler | N | h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | HRA | 60 | sferokonik elmas† | Semmente karbür, ince çelik, sığ kasada sertleştirilmiş çelik | 100 | 500 |
| B | HRB | 100 | 1⁄16 in (1,59 mm) bilye | Bakır alaşımları, yumuşak çelikler, alüminyum alaşımları, dövme demir | 130 | 500 |
| C | HRC | 150 | sferokonik elmas† | Çelik, sert dökme demirler, perlitik dövme demir, titanyum, derin yüzey sertleştirilmiş çelik, 100 HRB'den daha sert diğer malzemeler | 100 | 500 |
| D | HRD | 100 | sferokonik elmas† | İnce çelik ve orta yüzey sertleştirilmiş çelik ve perlitik dövme demir | 100 | 500 |
| E | HRE | 100 | 1⁄8 in (3,18 mm) bilye | Dökme demir, alüminyum ve magnezyum alaşımları, rulman metalleri, termoset plastikler | 130 | 500 |
| F | HRF | 60 | 1⁄16 in (1,59 mm) bilye | Tavlanmış bakır alaşımı, ince yumuşak sac metaller | 130 | 500 |
| G | HRG | 150 | 1⁄16 in (1,59 mm) bilye | Fosforlu bronz, berilyumlu bakır, dövülebilir demirler. | 130 | 500 |
| H | HRH | 60 | 1⁄8 in (3,18 mm) bilye | Alüminyum, Çinko, Kurşun | 130 | 500 |
| K | HRK | 150 | 1⁄8 in (3,18 mm) bilye | Rulman alaşımı, kalay, sert plastik malzemeler | 130 | 500 |
| L | HRL | 60 | 1⁄4 in (6,35 mm) bilye | Rulman metalleri ve diğer çok yumuşak veya ince malzemeler. | 130 | 500 |
| M | HRM | 100 | 1⁄4 in (6,35 mm) bilye | Termoplastikler, yatak metalleri ve diğer çok yumuşak veya ince malzemeler | 130 | 500 |
| P | HRP | 150 | 1⁄4 in (6,35 mm) bilye | Rulman metalleri ve diğer çok yumuşak veya ince malzemeler | 130 | 500 |
| R | HRR | 60 | 1⁄2 in (12,70 mm) bilye | Termoplastikler, rulman metalleri ve diğer çok yumuşak veya ince malzemeler | 130 | 500 |
| S | HRS | 100 | 1⁄2 in (12,70 mm) bilye | Rulman metalleri ve diğer çok yumuşak veya ince malzemeler | 130 | 500 |
| V | HRV | 150 | 1⁄2 in (12,70 mm) bilye | Rulman metalleri ve diğer çok yumuşak veya ince malzemeler | 130 | 500 |
| 15T, 30T, 45T | 15T, 30T, 45T | 15, 30, 45 | 1⁄16 in (1,59 mm) bilye | Yüzeysel: yumuşak kaplamalar için | 100 | 1000 |
| 15N, 30N, 45N | 15N, 30N, 45N | 15, 30, 45 | sferokonik elmas† | Yüzeysel: sertleştirilmiş malzemeler için | 100 | 1000 |
*Rockwell sertliği için ön yükleme değeri 10kgf, Yüzeysel Rockwell sertliği için ön yükleme değeri 3 kgf'dir
†Sferokonik elmas Brale indenter olarak da adlandırılır, 120 ° ± 0.35 ° dahil açı ve 0.200 ± 0.010 mm'lik bir uç yarıçapı konik bir elmas ile yapılır.
§Rockwell numarası, kısaltmaları takip eden ve "-" (ör. 30N-25) ile ayrılan "Yüzeysel ölçekler" haricinde ölçek kısaltmalarından önce gelir (ör. 60 HRC).
İnce malzemelerin A623'e uygun olarak test edilmesi dışında, çelik indenter bilyaları, değişen çaplarda tungsten karbür bilyalarla değiştirilmiştir. Bir bilye indenter kullanıldığında, bir tungsten karbür topunun kullanıldığını belirtmek için "W" harfi kullanılır ve "S" harfi çelik bir topun kullanımını gösterir. Örneğin: 70 HRBW, bir tungsten karbür girinti kullanılarak Rockwell B ölçeğinde okumanın 70 olduğunu gösterir.
Yüzeysel Rockwell testleri, kırılgan ve çok ince malzemeler üzerinde daha düşük yükler ve daha sığ izlenimler kullanır. 45N ölçeği, elmas koni şeklindeki Brale girintisi üzerinde 45 kgf'lik bir yük kullanır ve yoğun seramiklerde kullanılabilir. 15T kantar, 15⁄1 inç çapında (16,1 mm) sertleştirilmiş çelik bilye üzerinde 588 kgf'lik bir yük kullanır ve sac levha üzerinde kullanılabilir.
B ve C ölçekleri örtüşür, öyle ki HRC 20'nin altındaki okumalar ile HRB 100'ün üzerindekiler, genellikle güvenilmez olarak kabul edilir, alınması veya belirtilmesi gerekmez.
Tipik değerler şunları içerir:
Çok sert çelik (örneğin keskiler, kaliteli keski bıçakları): HRC 55–66 (M2, W2, O1, CPM-M4 ve D2 gibi Sertleştirilmiş Yüksek Hızlı Karbon ve Takım Çeliklerinin yanı sıra CPM-S30V, CPM-154, ZDP-189 gibi yeni toz metalurjisi Paslanmaz Çeliklerinin çoğu. Hitachi'nin geliştirdiği HAP68 gibi HRC'yi 70-72'in üzerinde tutan alaşımlar vardır. Bunlar son derece zor, ama aynı zamanda biraz kırılgan.)
Eksenler: HRC 45–55 hakkında
Pirinç: HRB 55 (Düşük pirinç, UNS C24000, H01 Temper) ila HRB 93 (kartuş pirinç, UNS C26000 (260 pirinç), H10 temper)
Kapsamlı A ölçeği de dahil olmak üzere diğer birçok test, özel uygulamalar için kullanılır. Sertleştirilmiş numuneleri ölçmek için özel ölçekler vardır.