Titrasi Karl Fischer
Kekurangan dan kelebihan

Popularitas titrasi Karl Fischer (terkadang disebut KF) sebagian besar disebabkan oleh beberapa keunggulan praktis yang dimilikinya dibandingkan metode penentuan kadar air lainnya, seperti akurasi, kecepatan, dan selektivitas.
KF bersifat selektif terhadap air, karena reaksi titrasinya sendiri memakan air. Sebaliknya, pengukuran kehilangan massa pada pengeringan akan mendeteksi hilangnya semua zat volatil. Namun, sifat kimia redoks yang kuat (SO
2/I
2) berarti bahwa konstituen sampel yang aktif redoks dapat bereaksi dengan reagen. Karena alasan ini, KF tidak cocok untuk larutan yang mengandung misalnya dimetil sulfoksida.
KF memiliki akurasi dan presisi yang tinggi, biasanya dalam 1% dari air yang tersedia, misalnya 3,00% muncul sebagai 2,97–3,03%. Meskipun KF merupakan analisis destruktif, jumlah sampelnya kecil dan biasanya dibatasi oleh keakuratan penimbangan. Sebagai contoh, untuk memperoleh akurasi 1% menggunakan timbangan dengan akurasi tipikal 0,2 mg, sampel harus mengandung 20 mg air, yaitu 200 mg untuk sampel dengan 10% air. Untuk koulometer, rentang pengukurannya berkisar antara 1–5 ppm hingga sekitar 5%. KF volumetrik mudah mengukur sampel hingga 100%, namun memerlukan sampel dalam jumlah besar yang tidak praktis untuk analit dengan kandungan air kurang dari 0,05%. Respons KF bersifat linear. Oleh karena itu, kalibrasi satu titik menggunakan standar air 1% yang dikalibrasi sudah cukup dan tidak diperlukan kurva kalibrasi.
Diperlukan sedikit persiapan sampel: sampel cair biasanya dapat langsung disuntikkan menggunakan jarum suntik. Analisis biasanya selesai dalam satu menit. Namun, KF mengalami kesalahan yang disebut penyimpangan (drift), yang merupakan input air nyata yang dapat membingungkan pengukuran. Dinding kaca wadah menyerap air, dan jika ada air yang bocor ke dalam sel, pelepasan air secara perlahan ke dalam larutan titrasi dapat berlangsung lama. Oleh karena itu, sebelum pengukuran, bejana perlu dikeringkan secara hati-hati dan dilakukan "pengeringan" selama 10–30 menit untuk menghitung laju penyimpangan. Penyimpangan tersebut kemudian dikurangi dari hasilnya.
KF cocok untuk mengukur cairan dan, dengan peralatan khusus, gas. Kerugian utama dari padatan adalah air harus dapat diakses dan mudah dimasukkan ke dalam larutan metanol. Banyak zat umum, terutama makanan seperti cokelat, melepaskan air secara perlahan dan sulit, sehingga memerlukan upaya tambahan agar kandungan air total dapat bersentuhan dengan reagen Karl Fischer. Sebagai contoh, mixer geser tinggi (high-shear mixer) dapat dipasang pada sel untuk memecah sampel. KF mempunyai masalah dengan senyawa yang mempunyai ikatan yang kuat dengan air, seperti pada air hidrasi, misalnya dengan litium klorida, sehingga KF tidak cocok untuk pelarut khusus LiCl/DMAc.
KF cocok untuk otomatisasi. Umumnya, KF dilakukan menggunakan titrator KF terpisah, atau untuk titrasi volumetri, sel titrasi KF dipasang pada titrator serba guna. Terdapat pula perlengkapan oven yang dapat digunakan untuk bahan yang memiliki masalah untuk dianalisis secara normal di dalam sel. Aspek penting dari pemasangan oven adalah bahannya tidak terurai menjadi air saat dipanaskan sehingga airnya keluar. Perlengkapan oven juga mendukung otomatisasi sampel.
Penggunaan titrasi volumetri dengan deteksi visual titik akhir titrasi juga dapat dilakukan dengan sampel berwarna melalui deteksi spektrofotometri UV/VIS.