آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز
بخش‌های آزمایشگاه

بخش‌های این آزمایشگاه عبارتند از:
MRI
EEG
FNIRS
TMS
TCS
MRI بخش تصویربرداری تشدید مغناطیسی (ام‌آرآی)
اسکنر 3T Prisma یک سیستم تصویربرداری رزونانس مغناطیسی با ۶۴ کانال گیرنده است که شامل بیش از ۲۰۴ عدد سیم پیچ با ۱۲۸ کانال مستقل RF می‌باشد. قطر داخلی مگنت ۶۰ سانتیمتر و میدان تصویری 50x50x50 سانتی‌متر است. تصویربرداری دیفیوژن رشته‌های عصبی (DTI) با حداکثر ۲۵۶ جهت، تصویربرداری دیفیوژن اسپکتروم (DSI) با ۵۱۴ جهت انتشار، آنژیوگرافی Time-resolvedبا XR 80/200، ارزیابی کامل عملکردی MRI / DTI funtional، عملکرد تشدید iPAT، شیمینگ قدرتمند با طیف‌سنجی چند هسته ای، TimTX TrueShape و syngo ZOOMit با وضوح تصویر با وضوح بالا، (DWI) و ثبات سیگنال طولانی مدت که برای سکانس‌های تحقیقاتی دشوار مورد نیاز است قابلیت انجام خواهند داشت.
دستگاه‌ها:
مگنت تصویربرداری تشدید مغناطیسی ۳ تسلا زیمنس مدل PRISMA با نرم‌افزار version VE11C
تجهیزات عملکردی تحریک (Functional)
ابزار دریافت و پاسخ
ابزار نمایش تصویر همزمان
هدفون(Headphone)
دکمه‌های متحرک دستی(Joystick)
ردیاب و کنترل چشمی(Eye tracker)
پروژکتور(Projector)
تریگر(Trigger)
کویل‌ها:
۲۰ کاناله سرو گردن: ۱۶ کانال مغز و ۸ کانال گردن
۳۲ کاناله مغز
۶۴ کاناله سر و گردن: ۴۸ کانال مغز و ۱۶ کانال گردن
۴ کاناله بزرگ و کوچک انعطاف‌پذیر
۴ کاناله کوچک انعطاف‌پذیر
۱۸ کاناله تنه
۳۲ کاناله فقرات
کویل سر CP فرستنده/گیرنده
فانتوم‌ها:
Spectroscopy
Spectral
EEG ثبت فعالیت الکتریکی مغز (الکتروانسفالوگرافی)
پردازش داده‌ها در سیستم عصبی مرکزی از طریق فعالیت الکتریکی نورون‌ها به دست می‌آید. فعالیت الکتریکی مداوم تولید شده توسط مغز می‌توانند با استفاده از الکترودهای روی پوست سر یا صورت اندازه‌گیری شود. الکتروانسفالوگرافی (EEG) یک روش ایمن و غیر تهاجمی برای ضبط فعالیت الکتریکی مغز است. ردیابی‌های به دست آمده به عنوان الکتروانسفالوگرام شناخته شده و جمع‌آوری پتانسیل پس از سیناپسی از تعداد زیادی از نورون‌ها را نشان می‌دهد.
تجهیزات:
تقویت‌کننده ۸۰ کانال g.HIamp
دو تقویت‌کننده ۱۶ کانال g.USBamp که به‌طور جداگانه یا به عنوان تقویت‌کننده ۳۲ کانال استفاده می‌شود
آمپلی فایر ۳۲ کانال بی‌سیم g.Nautilus که امکان ضبط EEG را در حین فعالیت‌های بدنی یا حرکت در محدوده ۱۰ متری از ضبط کامپیوتر فراهم می‌کند
تقویت‌کننده BrainAmp MR Plus سازگار با MR-64 کانال که امکان انجام مطالعات EEG-fMRI همزمان را فراهم می‌کند
مجموعه کامل سنسورهای مورد استفاده برای اندازه‌گیری پارامترهای فیزیولوژیکی مانند میزان تنفس، ضربان قلب، دمای پوست، حرکات بدن و غیره
g.TRIGbox که پالس‌های ماشه ای را از ورودی‌ها و سنسورهای مختلف تولید می‌کند
g.STIMbox مورد استفاده برای طراحی و اجرای پارادایم با دقت زمان بالا از طریق ۱۶ خروجی دیجیتال
کاربردها:
ارزیابی فعالیت مغز در عملکردهای شناختی مانند یادگیری، حافظه، توجه، حل مسئله، تصمیم‌گیری و غیره
تشخیص و پیگیری اختلالات عصبی مانند ADHD، اوتیسم و...
اندازه‌گیری و تمرین فعالیت مغز برای افزایش عملکرد مغز
موضع یابی کانون‌های تشنج
نقشه‌برداری عملکرد شناختی مانند نقشه‌برداری از زبان
مطالعه مراحل خواب و اختلالات خواب مانند بیخوابی و غیره
جایگزین، مکمل یا بهبود خروجی طبیعی CNS برای تعامل با محیط اطراف یا برخی از تغییرات فعالیت در داخل بدن به عنوان مثال برای بیماران فلج شده یا افراد سندرمیک
بررسی اثرات تحریک در فعالیت‌های عصبی و عملکرد مغز
مطالعه تغییرات متقابل در فعال سازی عصبی به دلیل تعاملات اجتماعی و رفتاری
خدمات:
ضبط پتانسیل‌های رویدادی: ضبط EEG در هنگام اجرای برنامه‌های بصری، شنوایی، تحریک سموتوسنسوری یا انجام وظایف شناختی شناخته شده به عنوان پتانسیل‌های مرتبط با رویداد (ERPs) یا ضبط پتانسیل منجر شده (EPs)
مطالعات نوروفیدبک: اجرای جلسات نوروفیدبک برای افزایش فعالیت مغز
ثبت EEG-fMRI: ضبط همزمان EEG-fMRI برای جمع‌آوری داده‌های مکمل که به وسیله این روش‌ها به دست می‌آید
مطالعه خواب: ثبت EEG و اندازه‌گیری سایر پارامترهای فیزیولوژیکی مانند ضربان قلب، جریان تنفس و تلاش، حرکت اندام و غیره در طول زمان خواب
طراحی سیستم رابط مغز و کامپیوتر: طراحی سیستم مبتنی بر EEG مبتنی بر BCI و تولید خروجی از طریق آنالیز و استخراج ویژگی EEG اندازه‌گیری شده
ثبت EEG-TMS / TES: ضبط EEG (یا ERP) در طول TMS / TES
هایپر اسکن (متعدد) EEG: ثبت الکتروانسفالوگرافی همزمان از دو یا چند نفر
طیف‌نگاری مادون قرمز عملکردی (fNIRS)
طیف‌سنجی نزدیک به مادون قرمز کاربردی (fNIRS) یک تکنولوژی تصویربرداری نوری کاربردی است که فعالیت عصبی و پاسخ‌های همودینامیکی مغز را اندازه‌گیری می‌کند. این روش غیر تهاجمی است و جذب نور NIR هموگلوبین را در خون با و بدون اکسیژن اندازه‌گیری می‌کند و اطلاعاتی در مورد فعالیت مغزی در حال انجام مانند مطالعات عملکردی مغناطیسی می‌دهد. تکنولوژی fNIRS تغییرات نسبی در غلظت هموگلوبین اکسیژن (oxyHb)، هموگلوبین deoxygenated (deoxyHb) و کل هموگلوبین (oxyHb + deoxyHb) را برای نظارت بر زمان واقعی و مداوم پویایی مغز اندازه‌گیری می‌کند. از آنجا که fNIRS و fMRI هر دو به تغییرات فیزیولوژیک مشابه حساس هستند، می‌توان آن‌ها را به عنوان روش‌های مقایسه ای مورد توجه قرار داد.
تجهیزات:
این بخش با ۴۸ کانال MR سازگار OxyMonfNIRS از Artinis مجهز شده‌است. این یک ابزار تحقیق بسیار پیشرفته با مشخصات اصلی به شرح زیر است:
اندازه‌گیری تغییرات غلظت اکسی، دزوکس و کل هموگلوبین و شاخص اشباع بافتی اختیاری.
جمع‌آوری سریع اطلاعات در ۵۰ هرتز به صورت استاندارد - (تا ۲۵۰ هرتز اختیاری)
~ ۰٫۰۰۱ انحراف استاندارد در تراکم نوری در مجموع ~ ۶ تراکم نوری در فرکانس اندازه‌گیری 10 Hz
پیکربندی استاندارد با دو طول موج در هر کانال
تداخل: با الیاف سازگار با NMR، این ابزار را می‌توان در داخل اتاق MRI استفاده کرد. EEG / ECG سیگنال نوری را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.
کاربردها:
ضبط پاسخ همودینامیک مغز در طول محرک
بررسی غیر تهاجمی عملکرد مغز در نوزادان
نظارت بر بیماری‌های عصبی مانند آلزایمر، صرع، بیماری پارکینسون، اوتیسم …
ارزیابی اختلالات روانپزشکی مانند اسکیزوفرنی، اضطراب، ADHD و …
مطالعه رابط مغز و رایانه (BCI)
خدمات:
نظارت بر اکسیژن مغز شامل تغییرات غلظت اکسی، دزوکس و کل هموگلوبین و شاخص اشباع بافتی اختیاری (TSI)
همزمان fNIRS / EEG, TMS, tCS، و MRI مطالعات
بررسی رابط کامپیوتر مغز (BCI) و Hyperscanning
بخش تحریک مغناطیسی مغز (TMS)
این بخش شامل تجهیزات زیر است:
بخش تحریک الکتریکی مغز (tCS)
پردازش و آنالیز تصاویر
واقعیت مجازی و ارزیابی شناختی
مگنتوانسفالوگرافی (MEG)