stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
انواع زمین‌لرزه

این مقاله شامل فهرستی از انواع زمین‌لرزه است.
پیش‌لرزه، زمین‌لرزه‌ای است که پیش از یک رویداد لرزه‌ای بزرگ‌تر (لرزه اصلی) رخ می‌دهد و هم در زمان و هم در مکان با لرزه اصلی مرتبط است.
لرزه اصلی، بزرگ‌ترین زمین‌لرزه در یک توالی لرزه‌ای است که گاهی پس از یک یا چند پیش‌لرزه رخ می‌دهد و تقریباً همیشه پس‌لرزه‌های زیادی به دنبال دارد.
پس‌لرزه، یک زمین‌لرزه کوچک‌تر که پس از یک زمین‌لرزه بزرگ قبلی و در همان منطقه لرزه اصلی رخ می‌دهد.
زمین‌لرزه گسیخت مدفون، زمین‌لرزه‌ای که در امتداد گسل، یک دوراُفت قابل‌مشاهده در زمین ایجاد نمی‌کند، برخلاف گسیخت سطحی که باعث ایجاد دوراُفت می‌شود.
زمین‌لرزه راندگی کور، زمین‌لرزه‌ای که در راستای یک گسل رورانده (راندگی) رخ می‌دهد که علامت و نشانه‌ای از این گسل در سطح زمین دیده نمی‌شود.
یخ‌لرزه، یک رویداد لرزه‌ای که ممکن است در اثر فعالیت یک ترک یا شکاف ناگهانی در خاک یخ‌زده یا سنگ اشباع‌شده با آب یا یخ ایجاد شود.
زمین‌لرزه ژرف‌کانون، که زمین‌لرزه ژرف‌توده‌ای نیز نامیده می‌شود، زمین‌لرزه‌ای است که ژرفای کانونی آن بیش از ۳۰۰ کیلومتر است.
زمین‌لرزه دوگانه، زمین‌لرزه‌های چندگانه با شکل موج‌های لرزه‌ای تقریباً یکسانی که از یک مکان سرچشمه می‌گیرند.
خوشه زمین‌لرزه، رویدادی که در آن یک منطقه توالی‌های بسیاری از زمین‌لرزه‌ها را در مدت زمان نسبتاً کوتاهی تجربه می‌کند.
لرزش هماهنگ یا لرزش موزون، انتشار پایدار انرژی لرزه‌ای و فروصوت که معمولاً با حرکت زیرزمینی ماگما، تخلیه گازهای آتشفشانی از ماگما یا هر دو مرتبط است.
زمین‌لرزه القایی، زمین لرزه‌ها و لرزش‌های معمولاً جزئی که ناشی از برخی فعالیت‌های انسانی است که تنش‌ها و کرنش‌های روی پوسته زمین را تغییر می‌دهد.
زمین‌لرزه بین‌صفحه‌ای، زمین‌لرزه‌ای که در مرز بین دو صفحه زمین‌ساختی رخ می‌دهد.
زمین‌لرزه درون‌صفحه‌ای، زمین‌لرزه‌ای که در داخل یک صفحه زمین‌ساختی رخ می‌دهد.
زمین‌لرزه کلان‌راندگی، زمین‌لرزه‌ای که در مناطق فرورانش در مرزهای صفحه‌های هم‌گرا رخ می‌دهد، جایی که یک صفحه زمین‌ساختی در زیر صفحه دیگر قرار می‌گیرد.
زمین‌لرزه‌های چکانشی، این زمین‌لرزه‌ها در نتیجه اثرات زمین‌لرزه‌های بزرگ در فواصل قابل توجه و خارج از مناطق پس‌لرزه فوری رخ می‌دهند.
زمین‌لرزه کند، رویدادی ناپیوسته و مانند زمین‌لرزه، که انرژی را به جای ثانیه تا دقیقه که ویژگی یک زمین‌لرزه معمولی است، طی چند ساعت تا چند ماه آزاد می‌کند.
زمین‌لرزه زیردریایی، زمین‌لرزه‌ای که در زیر آب و در کف یک پهنه آبی به ویژه اقیانوس رخ می‌دهد.
زمین‌لرزه اَبَربُرشی، زمین‌لرزه‌ای که در آن، انتشار گسیختگی در طول سطح گسل، در سرعت‌های بیش از سرعت موج برشی لرزه‌ای (موج اس) رخ می‌دهد و اثری شبیه غرش صوتی ایجاد می‌کند.
زمین‌لرزه امتدادلغز، زمین‌لرزه‌ای که جایی که دو صفحه زمین‌ساختی در کنار هم می‌لغزند، ایجاد می‌شود و نخست با ایجاد تنش و سپس آزادسازی انرژی، باعث ایجاد زمین‌لرزه می‌شود.
زمین‌لرزه سونامی، زمین‌لرزه‌ای که باعث ایجاد یک سونامی می‌شود که بزرگی آن که بسیار بزرگ‌تر از بزرگی زمین‌لرزه‌ای است که توسط امواج لرزه‌ای با دوره کوتاه‌تر اندازه‌گیری شده است.
زمین‌لرزه آتشفشانی-زمین‌ساختی، زمین‌لرزه ناشی از حرکت (تزریق یا خروج) ماگما.
اکسانا مسترز

| 0 | 1 |
| --- | --- |
اکسانا مسترز در پارالمپیک زمستانی ۲۰۱۴ در سوچی، روسیه: اکسانا مسترز در پارالمپیک زمستانی ۲۰۱۴ در سوچی، روسیه
اطلاعات شخصی: اطلاعات شخصی
نام کامل: اکسانا الکساندروونا مسترز
ملیت: آمریکایی
زاده: ۱۹ ژوئن ۱۹۸۹ ‏(۳۵ سال) خملنیتسکی، اوکراین
قد: ۱۷۳ سانتیمتر (۵ فوت ۸ اینچ)
وزن: ۶۴ کیلوگرم
وبگاه: https://www.oksanamastersusa.com
ورزشی: ورزشی
ورزش: پارالمپیک
معلولیت: قطع عضو
کلاس‌بندی معلولان: LW12
رویداد(ها): قایقرانی، اسکی کراس کانتری، بیاتلون، دوچرخه‌سواری
باشگاه: پارالایمپیک آمریکا
اکسانا مسترز (به انگلیسی: Oksana Masters؛ زادهٔ ۱۹ ژوئن ۱۹۸۹) ورزشکار پارالمپیکی چندرشته‌ای آمریکایی با اصالت اوکراینی است که به‌دلیل ناهنجاری‌های مادرزادی ناشی از حادثه چرنوبیل، هر دو پای خود را از دست داد. او در ابتدا به قایقرانی پرداخته و در پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن مدال برنز کسب کرد. سپس به اسکی صحرانوردی و دوچرخه‌سواری روی آورد و در بازی‌های پارالمپیک زمستانی و تابستانی مدال‌های متعددی کسب کرد.
اوایل زندگی

اکسانا مسترز با نام اصلی اکسانا الکساندروونا بوندارچوک (به اوکراینی: Оксана Олександрівна Бондарчук) در ۱۹ ژوئن ۱۹۸۹ در شهر خملنیتسکی، اوکراین، به دنیا آمد. او با ناهنجاری‌های فیزیکی متعددی به دنیا آمد که عمدتاً به فاجعه چرنوبیل نسبت داده می‌شود. اکسانا در سنین کودکی توسط مادرش در یک یتیم‌خانه رها شد و تا هفت سالگی در چندین یتیم‌خانه زندگی کرد. در نهایت، او توسط گی مسترز، یک پروفسور آمریکایی، به فرزندخواندگی پذیرفته شد و به ایالات متحده منتقل شد.و در آمریکا تحت چندین عمل جراحی قرار گرفت.
حرفه ورزشی > قایقرانی

اکسانا فعالیت ورزشی خود را با قایقرانی تطبیقی آغاز کرد و در مسابقات پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن شرکت کرد. در این مسابقات، او به مدال برنز در رشته قایقرانی دست یافت. این موفقیت اولیه به او انگیزه داد تا به تلاش‌های خود ادامه دهد و در رشته‌های دیگر نیز به موفقیت برسد.
حرفه ورزشی > اسکی صحرانوردی

پس از موفقیت در قایقرانی، اکسانا به ورزش‌های زمستانی علاقه‌مند شد و به اسکی کراس کانتری یا (اسکی صحرانوردی) و بیاتلون روی آورد. او در پارالمپیک زمستانی ۲۰۱۴ سوچی شرکت کرد و در رشته‌های اسکی کراس کانتری و بیاتلون موفق به کسب یک مدال نقره و یک مدال برنز شد. او در پارالمپیک زمستانی ۲۰۱۸ پیونگ‌چانگ نیز شرکت کرد و با عملکرد درخشان خود دو مدال طلا، یک مدال نقره و دو مدال برنز کسب
حرفه ورزشی > دوچرخه‌سواری

اکسانا همچنین در رشته دوچرخه‌سواری پارالمپیکی نیز فعال است. او در مسابقات پارالمپیک تابستانی ۲۰۱۶ ریو شرکت کرد و در رشته‌های جاده و پیست به مدال‌های نقره و برنز دست یافت. در پارالمپیک تابستانی ۲۰۲۰ توکیو، او موفق به کسب دو مدال طلا در رشته دوچرخه‌سواری شد و جایگاه خود را به عنوان یک ورزشکار پارالمپیکی برجسته تثبیت کرد.
زندگی شخصی

اکسانا مسترز با آرون پایک، ورزشکار پارالمپیکی آمریکایی، در رابطه است. آنها اغلب در رقابت‌ها و تمرینات با یکدیگر همکاری دارند و از یکدیگر حمایت می‌کنند. اکسانا همچنین به عنوان یک فعال اجتماعی در زمینه افزایش آگاهی دربارهٔ افراد دارای معلولیت و ترویج ورزش برای این افراد فعالیت دارد. او در سخنرانی‌ها و پروژه‌های مختلفی شرکت می‌کند تا به دیگران نشان دهد که محدودیت‌های جسمی نباید مانعی برای دستیابی به اهداف بزرگ باشد.
افتخارات و جوایز

اکسانا مسترز در طول دوران ورزشی خود به دستاوردهای بی‌شماری دست یافته است که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
مدال برنز در پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن در رشته قایقرانی.
مدال نقره و برنز در پارالمپیک زمستانی ۲۰۱۴ سوچی در رشته‌های اسکی کراس کانتری و بیاتلون.
دو مدال طلا، یک نقره و دو برنز در پارالمپیک زمستانی ۲۰۱۸ پیونگ‌چانگ.
دو مدال طلا در پارالمپیک تابستانی ۲۰۲۰ توکیو در رشته دوچرخه‌سواری.
مدال‌های متعدد در مسابقات جهانی در رشته‌های مختلف.
جایزه لوریوس بهترین ورزشکار زن معلول جهان در سال ۲۰۲۰.
پارالمپیک ۲۰۲۴

مجله فوربز در مقاله‌ای نوشت که اکسانا مسترز در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس به دنبال چیزی فراتر از کسب مدال است. او بر اهمیت پیام و تأثیرگذاری بر افراد دارای معلولیت تمرکز دارد و معتقد است هر مدال، داستانی از استقامت و غلبه بر چالش‌ها را روایت می‌کند. مسترز می‌خواهد الهام‌بخش دیگران باشد و به آنها نشان دهد که می‌توان با وجود محدودیت‌های فیزیکی به دستاوردهای بزرگ دست یافت.
اوکسانا مسترز و راب جونز در جام جهانی قایقرانی بلگراد در سال 2012
منتملین

مکان
| Montemolín, Spain | Montemolín, Spain |
| --- | --- |
Montemolín, SpainLocation in Spain.: Montemolín, SpainLocation in Spain.
مختصات: ۳۸°۹′۰۰″ شمالی ۶°۱۲′۰۰″ غربی﻿ / ﻿۳۸٫۱۵۰۰۰°شمالی ۶٫۲۰۰۰۰°غربی﻿ / 38.15000; -6.20000: مختصات: ۳۸°۹′۰۰″ شمالی ۶°۱۲′۰۰″ غربی﻿ / ﻿۳۸٫۱۵۰۰۰°شمالی ۶٫۲۰۰۰۰°غربی﻿ / 38.15000; -6.20000
بخش خودمختار: اکسترمادورا
استان: استان باداخس
فهرست دهستان‌های وس: Montemolín
مساحت: مساحت
 • کل: ۲۰۳ کیلومتر مربع (۷۸ مایل مربع)
ارتفاع: ۶۱۵ متر (۲۰۱۸ فوت)
جمعیت (2005): جمعیت (2005)
 • کل: ۱٬۵۸۲
 • تراکم: ۷٫۸/کیلومتر مربع (۲۰/مایل مربع)
منطقهٔ زمانی: یوتی‌سی +۱ (زمان)
 • تابستانی (DST): یوتی‌سی +۲ (زمان)
منتملین (به اسپانیایی: Montemolín) یک شهرستان در اسپانیا است که در استان باداخس واقع شده‌است.
میکروسکوپ الکترونی

میکروسکوپ الکترونی، از یک باریکهٔ الکترونی برای تصویرسازی استفاده می‌کند و می‌تواند طیف گسترده‌ای از بزرگ‌نمایی‌ها را تصویرسازی کند. اشیاء کروی در این ویدیو کلیپ، دانه‌های شیشه‌ای با قطر ۱۰ میکرومتر، مشابه با قُطر گلبول‌های قرمز هستند. این ویدیو از یک سری از ۱۰ تصویر با بزرگ‌نمایی‌های مختلف ساخته شده است. ۲۵، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰، ۸۰۰، ۱۶۰۰، ۳۳۰۰، ۶۵۰۰ و 12000x. سرعت فیلم به گونه‌ای است که هر دو ثانیه بزرگنمایی‌ها دو برابر می‌شوند.
یک میکروسکوپ الکترونی عبوری
میکروسکوپ الکترونی به دسته‌ای از میکروسکوپ‌ها گفته می‌شود که از یک باریکه الکترونی برای تصویرسازی استفاده می‌کنند. از آنجا که طول موج یک الکترون می‌تواند تا ۱۰۰٫۰۰۰ برابر کوتاهتر از فوتون‌های نور مرئی باشد، میکروسکوپ‌های الکترونی از قدرت تفکیک بالاتری نسبت به میکروسکوپ‌های نوری برخوردار بوده و می‌توانند ساختار اجسام کوچکتر را نمایان سازند.
یک میکروسکوپ (STEM (Scanning Transmission Electron Microscope می‌تواند در زمینه تاریک و در مقیاس 50pm حدود ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ بزرگنمایی داشته باشد. در حالی که میکروسکوپ‌های نوری محدود به مقیاس 200nm و بزرگنمایی کمتر از ۲۰۰۰ هستند.
میکروسکوپ‌های الکترونی از میدان‌های مغناطیسی شکل استفاده می‌کنند تا سیستم‌های لنز نوری الکترونی را تشکیل دهند که مشابه لنزهای شیشه ای میکروسکوپ نوری است. میکروسکوپ‌های الکترونی برای بررسی زیر ساختاری طیف گسترده‌ای از نمونه‌های بیولوژیکی و معدنی از جمله میکروارگانیسم‌ها، سلول‌ها، مولکول‌های بزرگ، نمونه‌های بیوپسی، فلزات و کریستال‌ها استفاده می‌شوند. از نظر صنعتی، میکروسکوپ‌های الکترونی اغلب برای کنترل کیفیت و تجزیه و تحلیل شکست استفاده می‌شوند. میکروسکوپ‌های الکترونیکی مدرن با استفاده از دوربین‌های دیجیتالی و قاب‌های مخصوص قاب برای گرفتن تصاویر میکروگراف الکترونی تولید می‌کنند.
تاریخچه

در سال ۱۹۲۶ هانس بوش لنز الکترومغناطیسی را توسعه داد.
میکروسکوپ الکترونی توسط فیزیک‌دان مجارستانی لیو زیلارد اختراع و ثبت شد. با این حال در سال ۱۹۳۱ ارنست روسکا فیزیک‌دان آلمانی و مکس نول مهندس برق نمونه میکروسکوپ الکترونی را با قدرت ۴۰۰ برابر بزرگ‌نمایی ساختند. دو سال بعد در ۱۹۳۳ روسکا یک میکروسکوپ الکترونی با قدرت بزرگ‌نمایی بیش از بزرگ‌نمایی قابل حصول از یک میکروسکوپ نوری ساخت. رینولد رودنبرگ مدیر علمی زیمنس-شوکرت ورک اختراع میکروسکوپ الکترونی را در ۱۹۳۱ ثبت کرد. بیماری خانواده مهندس برق را مجبور به ساخت یک میکروسکوپ الکتروستاتیکی کرد، زیرا او می‌خواست ویروس فلج اطفال را ببیند.
در سال ۱۹۳۲ ارنست لابک از زیمنس اند هالسکه آن را ساخت و عکس‌هایی از نمونه اولیه میکروسکوپ الکترونی با استفاده از مفاهیم شرح داده شده دربرنامه‌های ثبت شده رودنبرگ به دست آورد. سال ۱۹۳۳، روسکا اولین میکروسکوپ الکترونی را ساخت که از میکروسکوپ نوری (نوری) قابل دستیابی بیشتر بود. ۵ سال بعد در ۱۹۳۷ شرکت تأمین مالی کار ارنست روسکا و بودو بوریس، و استخدام هلموت روسکا (برادر ارنست) به منظور توسعه برنامه‌های کاربردی برای میکروسکوپ، خصوصاً با نمونه‌های زیستی تأسیس شد. همچنین در ۱۹۳۷ مانفرد فون آردن پیشگام ساخت میکروسکوپ اسکن الکترونی شد. نخستین تلاش عملی برای ساخت میکروسکوپ الکترونی در سال ۱۹۳۸، در دانشگاه تورنتو، بدست الی فرانکلین بورتون و دانشجویان سیسیل، جیمز هیلر، و آلبرت پرباس انجام گرفت و نخستین سری تجاری میکروسکوپ انتقال الکترونی در سال ۱۹۳۹ محصول زیمنس بود. اگرچه هم‌زمان با میکروسکوپ‌های الکترونی دارای دو میلیون قدرت بزرگنمایی، به عنوان ابزار علمی هم چنان آن‌ها بر اساس نمونهٔ روسکا باقی‌ماندند.
انواع میکروسکوپ الکترونی > میکروسکوپ الکترونی عبوری

میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، از یک پرتو الکترونی با ولتاژ بالا برای روشن کردن نمونه و ایجاد تصویر استفاده می‌کند. پرتوی الکترون توسط یک تفنگ الکترونی تولید می‌شود، که معمولاً با یک کاتد رشته رشتهٔ تنگستن به عنوان منبع الکترون نصب می‌شود. پرتو الکترون با توجه به کاتد، توسط یک آند معمولاً در ۱+ کیلو ولت (۴۰ تا ۴۰۰ کیلو ولت) شتاب می‌یابد، سپس توسط لنزهای الکترواستاتیک و الکترومغناطیسی متمرکز می‌شود و از طریق نمونه منتقل می‌شود که تا حدودی شفاف به الکترون‌ها است و در بخشی آنها را پراکنده می‌کند. از پرتو هنگامی که از نمونه بیرون می‌آید، پرتوی الکترونی اطلاعاتی در مورد ساختار نمونه که توسط سیستم لنز عینی میکروسکوپ بزرگ شده است، حمل می‌کند. تغییر مکان در این اطلاعات ("تصویر") ممکن است با نمایش تصویر الکترونی بزرگنمایی روی صفحه نمایش فلورسنت پوشش داده شده با یک فسفر یا ماده اسکنلاتور مانند سولفید روی مشاهده شود. از طرف دیگر، با قرار دادن یک فیلم یا صفحه عکاسی به‌طور مستقیم در پرتو الکترون، می‌توان عکس را ضبط کرد، یا یک فسفر با وضوح بالا ممکن است با استفاده از یک سیستم نوری لنز یا یک راهنمای نوری فیبر نوری به سنسور دیجیتال وصل شود. همچنین با کمک دوربین تصویر شناسایی شده توسط دوربین دیجیتال ممکن است در مانیتور یا رایانه نمایش داده شود.
وضوح TEMها در درجه اول با انحراف کروی محدود است، اما نسل جدیدی از اصلاح کننده‌های سخت‌افزاری می‌توانند باعث کاهش عدم تغییر کروی شوند تا رزولوشن را در میکروسکوپ الکترونی عبوری با وضوح بالا (HRTEM) به کمتر از ۰٫۵ آنگستروم (۵۰ پیکومتر) افزایش دهند، امکان بزرگنمایی بالای ۵۰ میلیون بار دارد.توانایی (HRTEM) در تعیین موقعیت اتم‌ها در مواد برای تحقیق و توسعه فناوری نانو بسیار مفید است.
میکروسکوپهای الکترونی انتقال اغلب در حالت پراش الکترونی استفاده می‌شوند. از مزایای پراش الکترون نسبت به کریستالوگرافی اشعه X این است که نمونه نیازی به یک کریستال یا حتی پودر پلی کریستالی نیست، و همچنین اینکه بازسازی تبدیل فوریه ساختار بزرگ شده جسم از نظر جسمی اتفاق می‌افتد و در نتیجه از لزوم حل مسئله فاز جلوگیری می‌کند. کریستالوگرافی‌های اشعه ایکس پس از به دست آوردن الگوهای پراش پرتو X با آنها روبرو شده‌اند.
یکی از مضرات میکروسکوپ الکترونی عبوری، نیاز به بخش‌های بسیار نازک نمونه‌ها، به‌طور معمول حدود ۱۰۰ نانومتر است. ایجاد این بخش‌های نازک برای نمونه‌های بیولوژیکی و مواد از لحاظ فنی بسیار چالش‌برانگیز است. بخش‌های نازک نیمه هادی را می‌توان با استفاده از پرتو یون متمرکز ساخت. نمونه‌های بافت بیولوژیکی از نظر شیمیایی تثبیت شده، کم‌آبی و در یک رزین پلیمری تعبیه شده‌اند تا آنها را به اندازه کافی تثبیت کنند تا بخش‌بندی اولتراتین انجام شود. برای دستیابی به تضاد تصویر لازم، بخش‌هایی از نمونه‌های بیولوژیکی، پلیمرهای آلی و مواد مشابه ممکن است نیاز به رنگ آمیزی با برچسب اتم سنگین داشته باشد.
انواع میکروسکوپ الکترونی > میکروسکوپ الکترونی عبوری > میکروسکوپ الکترونی تسلسلی

یکی از کاربردهای SEM میکروسکوپ الکترونی تسلسلی (Serial-section Electron Microscope) است که برای مثال در تجزیه و تحلیل اتصال در نمونه‌های حجمی بافت مغز با تصویربرداری از بسیاری از بخش‌های نازک استفاده می‌شود.
انواع میکروسکوپ الکترونی > میکروسکوپ الکترونی روبشی

SEM با جستجوی نمونه با پرتو الکترونی متمرکز که در ناحیه مستطیل شکل نمونه (اسکن شطرنج) اسکن می‌شود، تصاویر را تولید می‌کند. هنگامی که پرتوی الکترون با نمونه در تعامل باشد، توسط مکانیسم‌های گوناگون انرژی خود را از دست می‌دهد. انرژی از دست رفته به اشکال جایگزین مانند گرما ، انتشار الکترونهای ثانویه با انرژی کم و الکترونهای کم مصرف با انرژی پرتراکم ، انتشار نور (کاتدولومینسانسسانس) یا انتشار اشعه ایکس تبدیل می‌شود، که همه اینها سیگنالهای حامل اطلاعات در مورد خواص نمونه را ارائه می‌دهند. سطح، مانند توپوگرافی و ترکیب آن. تصویری که توسط یک SEM نمایش داده می‌شود، شدت متفاوت هر یک از این سیگنال‌ها را در تصویر در موقعیتی متناسب با موقعیت پرتو در نمونه هنگام تولید سیگنال نقشه‌برداری می‌کند. در تصویر SEM مورچه ای که در زیر و سمت راست نشان داده شده است، این تصویر از سیگنال‌های تولید شده توسط یک ردیاب الکترونی ثانویه، حالت تصویربرداری عادی یا معمولی در اکثر SEMها ساخته شده است.
به‌طور کلی وضوح تصویر یک SEM نسبت به TEM پایین‌تر است. با این حال، به دلیل اینکه SEM سطح یک نمونه را به جای داخلی آن تصویر می‌کند، الکترون‌ها مجبور نیستند از طریق نمونه عبور کنند. این امر نیاز به آماده‌سازی گسترده نمونه را برای نازک شدن نمونه برای شفافیت الکترونی کاهش می‌دهد. SEM قادر به نمونه برداری‌های فله ای است که می‌توانند در صحنه آن جا بگیرند و هنوز هم مانور داده شوند، از جمله ارتفاع کمتری نسبت به فاصله کاری که استفاده می‌شود، اغلب ۴ میلی‌متر برای تصاویر با وضوح بالا. SEM همچنین از عمق میدان بسیار خوبی برخوردار است و به همین ترتیب می‌تواند تصاویری تولید کند که نمایانگر خوبی از شکل سطح سه بعدی نمونه هستند. یکی دیگر از مزایای SEMها میکروسکوپهای الکترونی روبشی محیطی (ESEM) است که می‌تواند تصاویر با کیفیت و وضوح خوب را با نمونه‌های هیدراته یا در خلاء کم، به جای زیاد، خلاء یا تحت گازهای محفظه تولید کند. این کار تصویربرداری از نمونه‌های بیولوژیکی ناقص است که در خلاء بالای میکروسکوپ‌های الکترونی معمولی ناپایدار است.
انواع میکروسکوپ الکترونی > میکروسکوپ الکترونی انعکاسی

در میکروسکوپ الکترونی بازتابی (REM) مانند TEM، یک پرتو الکترونی روی یک سطح اتفاق می‌افتد اما به جای استفاده از انتقال (TEM) یا الکترون‌های ثانویه (SEM)، پرتوی منعکس شده از الکترون‌های پراکنده الاستیک تشخیص داده می‌شود. این روش به‌طور معمول با پراش الکترون پر انرژی (RHEED) و بازتاب انرژی با بازتاب بالا (RHELS) همراه است. [نیاز به استناد] یکی دیگر از تغییرات میکروسکوپ الکترونی الکترونی کم انرژی اسپین-قطبی (SPLEEM) است که برای جستجوی آن استفاده می‌شود ساختار ساختار حوزه مغناطیسی.
انواع میکروسکوپ الکترونی > میکروسکوپ الکترونی انتقالی روبشی

REMER STEM یک کاوشگر حادثه ای متمرکز در سراسر نمونه ای است که (مانند TEM) برای تسهیل در تشخیص الکترون‌های پراکنده شده در این نمونه نازک شده است. وضوح بالای TEM در STEM امکان‌پذیر است. عمل تمرکز (و انحرافات) قبل از برخورد الکترون‌ها در نمونه در STEM رخ می‌دهد، اما پس از آن در TEM. استفاده از STEMهای شستشوی پرتو SEM مانند تصویربرداری در زمینه تاریک حلقوی و سایر تکنیک‌های تحلیلی را ساده‌تر می‌کند، بلکه به این معنی است که داده‌های تصویر به صورت سریال و نه به صورت موازی بدست می‌آیند. غالباً TEM می‌تواند به گزینه اسکن مجهز شود و سپس می‌تواند به عنوان TEM و STEM عمل کند.
انواع میکروسکوپ الکترونی > میکروسکوپ طونلی روبشی

در STM، یک نوک رسانا که در ولتاژ نگه داشته می‌شود، در نزدیکی یک سطح قرار می‌گیرد و بر اساس احتمال تونل زنی یک الکترون از نوک به نمونه می‌توان یک پروفایل را بدست آورد زیرا این یک تابع مسافت است.
رنگ

در رایج‌ترین پیکربندی‌های خود، میکروسکوپ‌های الکترونیکی تصاویری با مقدار روشنایی منفرد در هر پیکسل تولید می‌کنند، با نتایجی که معمولاً در مقیاس خاکستری ارائه می‌شود. با این حال، اغلب این تصاویر با استفاده از نرم‌افزار تشخیص ویژگی یا به سادگی با ویرایش دستی با استفاده از ویرایشگر گرافیک، رنگ آمیزی می‌شوند. این ممکن است برای روشن سازی ساختار یا برای اثر زیبایی‌شناسی انجام شود و به‌طور کلی اطلاعات جدیدی در مورد نمونه اضافه نمی‌شود.
در بعضی از پیکربندی‌ها، اطلاعات در مورد چندین خاصیت نمونه در هر پیکسل جمع می‌شود، معمولاً با استفاده از چندین آشکارساز. در SEM، صفات توپوگرافی و کنتراست مواد را می‌توان با یک جفت آشکارساز الکترونی پشتیبان بدست آورد و چنین ویژگی‌هایی با اختصاص یک رنگ اصلی متفاوت به هر ویژگی می‌توانند در یک تصویر واحد قرار بگیرند. به همین ترتیب، ترکیبی از سیگنالهای الکترونی پشتی و پراکنده را می‌توان به رنگهای مختلف اختصاص داد و روی یک میکروگراف رنگی یکسان قرار دادیم که همزمان خواص نمونه را نشان می‌دهد.
برخی از انواع آشکارسازهای مورد استفاده در SEM دارای قابلیت‌های تحلیلی هستند و می‌توانند چندین آیتم از داده را در هر پیکسل ارائه دهند. نمونه‌هایی از آشکارسازهای طیف‌سنجی اشعه ایکس پراکندگی انرژی (EDS) است که در آنالیز عنصری و سیستم‌های میکروسکوپ کاتدولومینسانس (CL) استفاده می‌شود که شدت و طیف لومینسانس ناشی از الکترون را در نمونه‌های زمین‌شناسی (مثلاً) تجزیه و تحلیل می‌کنند. در سیستم‌های SEM با استفاده از این آشکارسازها، رنگ آمیزی سیگنال‌ها و سوار کردن آنها در یک تصویر واحد رنگ معمول است، به طوری که تفاوت‌ها در توزیع اجزای مختلف نمونه به روشنی و مقایسه قابل مشاهده است. به صورت اختیاری می‌توان تصویر الکترونیکی ثانویه استاندارد را با یک یا چند کانال ترکیبی ادغام کرد، به طوری که می‌توان ساختار و ترکیب نمونه را مقایسه کرد. چنین تصاویری می‌توانند ضمن حفظ تمامیت سیگنال اصلی ساخته شوند که به هیچ وجه اصلاح نشده است.
لنز

میکروسکوپ‌های الکترونی و یونی به جای نور از پرتویی از ذرات باردار استفاده می‌کنند و از لنزهای الکترومغناطیسی یا الکترواستاتیک برای تمرکز ذرات استفاده می‌کنند.
لنزهای الکترواستاتیک از صفحات فلزی متصل به ولتاژ بالا با دیافراگم که پرتوی الکترون از آن عبور می‌کند تشکیل شده است. لنزهای تک دیافراگم از یک صفحه فلزی منفرد با ولتاژ بالا تشکیل شده‌اند و غالباً در منابع الکترونی وجود دارد. لنزهای یک دیافراگم می‌توانند یک میدان شتاب را خاتمه دهند یا توسط یک میدان شتاب‌دهنده دنبال شوند. در حالت اول، لنز مثبت است، به این معنی که پرتو به یک متقاطع تبدیل می‌شود. یک لنز دو دیافراگم از دو صفحه فلزی با پتانسیل‌های مختلف با دیافراگم تراز وسط قرار دارد. الکترونهایی که وارد این لنز می‌شوند یک میدان قوی احساس می‌کنند که آنها را به محور نوری نزدیک تر می‌کند. با عبور از صفحه دوم، الکترون‌ها نیروی متضادی را احساس می‌کنند که آنها را به سمت دیافراگم سوق می‌دهد. به عنوان یک اثر کل، این یک لنز مثبت است و پرتو در یک صفحه زیر صفحه دوم متمرکز شده است.
یک لنز Einzel سه دیافراگم از سه صفحه با دیافراگم‌های هم تراز تشکیل شده است که می‌تواند قطر یکسانی داشته باشد، یا یک صفحه متفاوت. لنزهای Einzel به دلیل داشتن پتانسیل پرتوی برابر در ورودی و خروجی لنزها معمولاً در نوری الکترونی استفاده می‌شوند. سه الکترود سه لنز تولید می‌کنند: اول و سوم مثبت هستند، جایی که خطوط میدان الکتریکی به سمت صفحات نشان می‌دهند و دوم منفی است. کل لنزها مثبت هستند و پرتو روی یک هواپیما در زیر لنز سوم متمرکز شده است. از آنجا که پرتوی الکترون شارژ می‌شود (منفی)، می‌توان از نیروی الکترومغناطیسی به عنوان لنز استفاده کرد. سیم پیچ سیم پرتو را احاطه کرده و چنین میدانی را تولید می‌کند که نیرویی از افت فشار در الکترون‌ها ایجاد می‌کند.
لنزهای مغناطیسی از نیروی لورنتس متناسب با بار و سرعت الکترون برای دفع الکترون‌ها استفاده می‌کنند. لنزهای مغناطیسی از یک بدنه فلزی (به نام مدار فرومغناطیسی) تشکیل شده است که با دو قطب قطبی به پایان می‌رسد. میدان مغناطیسی توسط یک سیم پیچ که در قسمت بالای مدار فرومغناطیسی قرار دارد، داده می‌شود، همان‌طور که در شکل ۳ نشان داده شده است. قدرت لنز را می‌توان با تغییر در میدان مغناطیسی ب تغییر داد. این با تغییر هندسه قطعه قطب انجام می‌شود؛ یعنی فاصله بین قطب‌های قطبی و جریان موجود در سیم پیچ‌ها (برانگیختگی).
معایب

میکروسکوپ‌های الکترونی برای ساخت و نگهداری گران هستند، اما سرمایه و هزینه‌های جاری سیستم‌های میکروسکوپ کانفوکال در حال حاضر با میکروسکوپ‌های الکترونیکی اصلی همپوشانی دارند. میکروسکوپ‌های طراحی شده برای دستیابی به وضوح بالا باید در ساختمان‌های با ثبات (گاهی اوقات زیرزمینی) با سرویس‌های ویژه مانند سیستم‌های لغو میدان مغناطیسی قرار بگیرند.
نمونه‌ها تا حد زیادی باید در خلأ مشاهده شوند، زیرا مولکول‌هایی که هوا تشکیل می‌دهند، الکترون‌ها را پراکنده می‌کنند. یک استثناء میکروسکوپ الکترونی الکترونی فاز با استفاده از یک سلول مایع بسته یا یک محفظه محیطی است، به عنوان مثال، در میکروسکوپ الکترونی روبشی محیطی، که اجازه می‌دهد نمونه‌های هیدراته با فشار کم مشاهده شوند (تا 20 Torr یا 2.7 kPa) محیط مرطوب. تکنیک‌های مختلفی برای میکروسکوپ الکترونی درجا از نمونه‌های گازی نیز توسعه یافته است.
میکروسکوپهای الکترونی روبشی که در حالت خلاء بالا معمولی کار می‌کنند، معمولاً از نمونه‌های رسانای تصویر استفاده می‌کنند؛ بنابراین مواد غیر رسانا به پوشش رسانا نیاز دارند (آلیاژ طلا / پالادیوم، کربن، اسمی و غیره). حالت کم ولتاژ میکروسکوپ‌های مدرن، مشاهده نمونه‌های غیر رسانا بدون پوشش را ممکن می‌سازد. مواد غیر رسانا نیز می‌توانند توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی فشار متغیر (یا محیطی) تصویر شوند.
نمونه‌های کوچک و پایدار مانند نانولوله‌های کربن، فروستولهای دیاتوم و کریستالهای معدنی کوچک (به عنوان مثال الیاف آزبستو) قبل از بررسی در میکروسکوپ الکترونی نیازی به درمان خاصی ندارند. نمونه‌هایی از مواد هیدراته، از جمله تقریباً تمام نمونه‌های بیولوژیکی، برای تثبیت آنها، کاهش ضخامت آنها (مقطع اولتراستین) و افزایش کنتراست نوری الکترون (رنگ آمیزی) باید به روش‌های مختلفی تهیه شوند. این فرایندها ممکن است به مصنوعات منتهی شوند، اما معمولاً با مقایسه نتایج به دست آمده با استفاده از روشهای تهیه نمونه کاملاً متفاوت، می‌توان شناسایی کرد. از دهه ۱۹۸۰، تجزیه و تحلیل نمونه‌های انجماد شده و انجماد شده نیز به‌طور فزاینده ای توسط دانشمندان مورد استفاده قرار گرفت و بیشتر اعتبار این روش را تأیید کرد.
کاربردها

نیمه هادی و ذخیره‌سازی داده‌ها
ویرایش مدار
تجزیه و تحلیل نقص
تجزیه و تحلیل خرابی
زیست‌شناسی و علوم زندگی
میکروسکوپ کریو الکترون (Cryo-electron microscopy)
میکروسکوپ کریو بیولوژی
میکروسکوپ الکترونی تشخیصی
تحقیقات دارویی (به عنوان مثال آنتی‌بیوتیک)
توموگرافی الکترونی
آنالیز ذرات
تشخیص ذرات
بومی سازی پروتئین
زیست‌شناسی ساختاری
تصویربرداری از بافت
سم‌شناسی
ویروس‌شناسی (به عنوان مثال نظارت بر بار ویروسی)
تحقیقات مواد
آزمایش و توصیف دستگاه
آزمایش‌ها مواد پویا
رسوب ناشی از پرتو الکترونی
خصوصیات درجا
صلاحیت مواد
تحقیقات پزشکی
نانومترشناسی
نانو ذرات نوری
صنعت
شیمیایی / پتروشیمی
ساخت مستقیم نوشتن پرتو
علم غذا
پزشکی قانونی
فراکتوگرافی
خصوصیات خرد
معدن (تجزیه و تحلیل آزادسازی مواد معدنی)
QC دارویی
میکروسکوپ الکترونی روبشی
تصویر بالا بخشی از ساختار فیلتر کریل قطب جنوب را نشان می‌دهد: دسته‌های فیلتر مرتبه اول دارای دسته‌های مرتبه دوم هستند. دسته‌های مرتبه دوم به صورت ردیفی تراز شده‌اند، این ردیف‌ها یک شکل V را تشکیل می‌دهند، شکل v شکل سبدها به سمت داخل سبد تغذیه تراز می‌شوند. توپ بنفش نشان داده شده که در ردیف دوم به دام افتاده است یک میکرومتر بزرگ است، ممکن است این یک باکتری باشد. برای نمایش مساحت کل این سازه جذاب، باید این کاشی تصویر را ۷۵۰۰ بار بازتولید کرد.