stanford-oval/wikipedia huggingface dataset:
دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
گرایش‌های آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد > گرایش کارشناسی ارشد مهندسی ساختارهای نانو لیفی

مهندسی ساختارهای نانو لیفی
رشته مهندسی سازه‌های نانو لیفی برای ایجاد توانمندی‌های علمی در راستای توسعه تحقیقات روی ساختارهای نانو لیفی به منظور ایجاد صنایع نوین و توسعه صنایع فعلی با بهره‌گیری از فناوری نانو با عنایت ویژه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد تصویب قرار گرفت. این رشته برای اولین بار توسط گروه تخصصی سازه‌های نانو لیفی دردانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مطرح و پس از تعریف دوره و تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اولین بار در سال ۱۳۸۸ اقدام به پذیرش دانشجو نمود. با توجه به جوان بودن دانش فناوری نانو، در ارائه دروس رشته از منابع درسی روز آمداستفاده می‌شود که خود بر انگیزنده نشاط علمی و پژوهشی در دانش پژوهان این رشته‌است. رویکرد کلی تعریف دروس و پروژه در این رشته تقویت بنیه‌های پژوهشی جوانان علاقه‌مند و توانای این کشور در محور ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای افق در پیش رو ی صنایع نانو تکنولوژی در قالب انجام پژوهش‌های بنیادی وو بنیادی –کاربردی می‌باشد به‌طوری‌که دانش آموختگان این رشته توانایی‌های لازم را برای اشتغال در صنایع مختلف نانو فنا وری داشته و دارای قابلیت‌های کار آفرینی در عرصه صنایع دانش بنیان می‌باشند.
اهداف راه‌اندازی این رشته عبارتند از:
ایجاد انگیزه برای دانشجویان در ادامه تحصیل در شاخه‌های جدید نساجی
ایجاد فضای کاری برای جذب نیروهای با استعداد و توانمند علمی جهت انجام پژوهش در زمینه‌های علوم و فناوری نانو.
برآورده نمودن نیازهای علمی در زمینه‌های صنعتی و پزشکی در محور محصولات نانو لیفی.
تأمین نیروی کارشناس لازم برای تأسیس صنایع نوین مبتنی بر نانو تکنولوژی لیفی (سازه‌های نانو لیفی دارای ارزش افزوده بالا)
ارتقاء تولیدات صنایع نساجی با بهره‌گیری از فناوریهای نانو (تولید منسوجات نانو لیفی هوشمند و نانو ذرات).
تأمین دانش لازم برای نانوفناوری مورد نیاز در فناوری‌های جدید (از جمله در زمینه‌های فیلتراسیون مواد جاذب رنگهای نانو و تکمیل‌های چند منظوره)
گرایش‌های آموزشی در مقطع دکتری

دوره دکتری مهندسی نساجی بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی در زمینه‌های مختلف صنایع و علوم نساجی می‌باشد که در آن دانشجو با همکاری اساتید راهنمای خود تحقیقات نظری و تجربی عمیقی را در مرزهای دانش صنایع و علوم نساجی به انجام می‌رساند.
تأسیس دوره دکتری مهندسی نساجی در سال ۱۳۷۱ با هدف تربیت بخشی از اعضای هیئت علمی مورد نیاز دانشکده‌های مهندسی نساجی و دیگر مراکز علمی و تحقیقاتی مرتبط و نیز پرکردن خلاء پژوهش در صنایع نساجی کشور و تبادل نظر با مراکز علمی سایر نقاط جهان، صورت گرفته‌است.
دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اولین دانشکده مهندسی نساجی در کشور است که با برخورداری از کادر مجرب هیئت علمی و تجهیزات کامل و پیشرفته کارگاهی و آزمایشگاهی، دوره دکتری مهندسی نساجی را ارائه می‌نماید.

گرایش‌های مقطع دکتری عبارتند از:
دکتری مهندسی شیمی نساجی وعلوم الیاف
دکتری مهندسی تکنولوژی نساجی
اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی

| ردیف | نام و نام خانوادگی | زمینه فعالیت | محل اخذ مدرک تحصیلی |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | آزیتا آسایش | خواص فیزیکی و مکانیکی پارچه، منسوجات صنعتی | ** |
| ۲ | علی اصغر اصغریان جدی | خصوصیات فیزیکی و ساختمانی پارچه | ** |
| ۳ | سمیه اکبری | سنتز و اصلاح سطح پلیمرها، ترکیبات دندریمری | ** |
| ۴ | محمد امانی تهران | تکنولوژی رنگ، پردازش تصویر، مدلسازی | ** |
| ۶ | سید حسین امیرشاهی | علوم و تکنولوژی رنگ، کاربرد مواد رنگزا | ** |
| ۷ | محمدرضا بابایی لواسانی | چاپ کالای نساجی با روش‌های دیجیتال | ** |
| ۸ | سید هژیر بهرامی | سنتز پلیمرها، تولید الیاف، مواد مرکب | ** |
| ۹ | سید محمد حسینی ورکیانی | منسوجات بی بافت و کفپوشهای ماشینی | ** |
| ۱۰ | محمد حقیقت کیش | پلیمر و علوم الیاف | ** |
| ۱۱ | فاطمه داداشیان | خصوصیات فیزیک و میکروسکوپ الیاف، نخ و پارچه، مدیریت محیط زیست، مدیریت نساجی، بازیافت الیاف نساجی | ** |
| ۱۲ | هادی دبیریان | خواص مکانیکی منسوجات صنعتی وکامپوزیت ها | ** |
| ۱۳ | عباس سرشار زاده | مقدمات بافندگی، بافندگی حلقوی پودی | ** |
| ۱۴ | سعید شیخ‌زاده نجار | خصوصیات فیزیکی و مکانیکی منسوجات، ریسندگی الیاف کوتاه | ** |
| ۱۵ | عبدالحسین صادقی | مدیریت تولید و کیفیت | ** |
| ۱۶ | مجید جوهری | دینامیک و مکانیک تولید نخ، ریسندگی | ** |
| ۱۷ | سید محمد عترتی | ریسندگی، اتوماسیون و کنترل در نساجی | ** |
| ۱۸ | رضا قاسمی یقین | مدیریت صنایع نساجی، زنجیره تأمین، قیمت‌گذاری و مدیریت درآمد | ** |
| ۱۹ | علی‌اکبر قره‌آغاجی | مکانیک و راحتی پوشاک | ** |
| ۲۰ | منصوره قنبرافجه | رنگرزی و فیزیک رنگ | ** |
| ۲۱ | محمد کریمی | فیزیک پلیمر و الیاف | ** |
| ۲۲ | مسعود لطیفی | سازه‌های الیافی و پوشاک هوشمند | ** |
| ۲۳ | محمدرضا محدث مجتهدی | تکسچرایزینگ و فرآیندهای تولید الیاف مصنوعی | ** |
| ۲۴ | رضا محمد علی مالک | رنگرزی و چاپ | ** |
| ۲۵ | محمد معروفی | خصوصیات فیزیولوژیکی و راحتی پارچه | ** |
| ۲۶ | طاهره معینی | علوم الیاف و تکنیک‌های چاپ | ** |
| ۲۷ | وجیهه ملکی | فیزیک نساجی | ** |
| ۲۸ | فیروزمهر مظاهری | رنگرزی، چاپ و تکمیل پارچه | ** |
| ۲۹ | مجید منتظر | تکمیل نانو و بیوفیزیکی کالای نساجی | ** |
| ۳۰ | احمد موسوی شوشتری | علوم و تکنولوژی تولید الیاف مصنوعی، اصلاح خواص ساختاری و سطحی الیاف، تولید نانوالیاف | ** |
| ۱۳ | فاطمه موسی‌زادگان | تکنولوژی تولید پوشاک | ** |
| ۳۲ | هوشنگ نصرتی | کنترل و بافندگی، مواد مرکب | ** |
| ۳۳ | پرویز نورپناه | تولید الیاف و خصوصیات آن | ** |
| ۳۴ | ناهید همتی نژاد | تکمیل کالای نساجی، نانو/ بیوتکنولوژی، شیمی الیاف طبیعی | ** |
| ۳۵ | مریم یوسف‌زاده | پوشاک با کارایی‌های ویژه، تولید نانوالیاف، خصوصیات فیزیکی و مکانیکی منسوجات | ** |
منبع:سایت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امکانات دانشکده > کتابخانهٔ دانشکده

طبق آخرین آماری که این دانشگاه اعلام کرده‌است، کتابخانه دانشکده دارای حدود ۳۶۱۰ جلد کتاب لاتین، ۲۵۲۱ جلد کتاب فارسی، ۳۸ عنوان مجله فارسی و لاتین، ۱۲۰۴۸ عنوان پروژه کارشناسی، ۸۱۱ عنوان پروژه کارشناسی ارشد و ۸۹ رساله دکترا می‌باشد. مجلات اصلی دانشکده در کتابخانه مرکزی دانشگاه نگهداری می‌شود.
کتابخانه دانشکده مهندسی نساجی یکی از غنی‌ترین کتابخانه‌های اقماری این دانشگاه در حوزه مهندسی نساجی و گرایش‌های وابسته به آن به‌شمار می‌آید.
امکانات دانشکده > کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های گروه تکنولوژی نساجی

کارگاه بافندگی تاری و پودی
کارگاه بافندگی حلقوی پودی
کارگاه بافندگی حلقوی تاری
کارگاه مقدمات بافندگی
کارگاه ریسندگی الیاف بلند
کارگاه ریسندگی الیاف کوتاه
کارگاه منسوجات بی بافت
کارگاه ساخت و ماشین ابزار
آزمایشگاه برق و الکترونیک
آزمایشگاه فیزیک نساجی و کنترل کیفیت
امکانات دانشکده > کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های گروه شیمی نساجی

آزمایشگاه آب و پساب
آزمایشگاه شیمی آلی
آزمایشگاه بیوتکنولوژی
آزمایشگاه شیمی پلیمر
آزمایشگاه تکمیل
آزمایشگاه علوم الیاف
آزمایشگاه رنگرزی
آزمایشگاه کنترل کیفیت
آزمایشگاه رنگ همانندی
آزمایشگاه آنالیز حرارتی
آزمایشگاه شیمی تجزیه
آزمایشگاه میکروسکپ نوری
آزمایشگاه الکتروریسی سازهای نانو لیفی
آزمایشگاه نانو/بیوتکمیل
کارگاه چاپ منسوجات
کارگاه ذوب ریسی
امکانات دانشکده > کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های گروه پوشاک

کارگاه تکنولوژی تولید پوشاک
کارگاه طراحی
کارگاه ساختمان پوشاک
کارگاه فیوزینگ
کارگاه CAD
امکانات دانشکده > مراکز تحقیقاتی

مرکز تحقیقات کامپیوتر و الکترونیک در نساجی
مرکز تحقیقات ریسندگی
مرکز تحقیقات بافندگی
مرکز تحقیقات منسوجات بی بافت
امکانات دانشکده > پژوهشکده مواد و فناوریهای پیشرفته در نساجی

رسالت پژوهشکده، گسترش پژوهش‌های کاربردی و توسعه‌ای، به منظور ارتقاء سطح مزیت‌های رقابتی و افزایش بهره‌وری، کارایی و رقابت‌پذیری صنایع نساجی و پوشاک کشور است.
فعالیت‌های پژوهشی پژوهشکده در سه گروه پژوهشی زیر سازمان داده شده‌است:
گروه پژوهشی مهندسی و فنآوری الیاف مصنوعی و مواد پیشرفته
گروه پژوهشی فنآوری‌های پیشرفته تولید منسوجات
گروه پژوهشی فنآوری‌های پیشرفته فرآیندهای شیمیایی منسوجات
امکانات دانشکده > سایت رایانهٔ دانشکده

مرکز کامپیوتر دانشکده مهندسی نساجی در دو بخش جداگانه به نام‌های مرکز کامپیوتر دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مرکز کامپیوتر دانشجویان کارشناسی فعالیت می‌کند.
دانشکده مهندسی نساجی دارای دو سایت دانشجویان کارشناسی و سایت دانشجویان کارشناسی ارشد است.
عبدالوحید کاکر

| عبدالوحید کاکر | عبدالوحید کاکر |
| --- | --- |
نام تولد: Abdul Waheed Kakar
زاده: ۲۰ مارس ۱۹۳۷ ‏(۸۷ سال) پیشاور, North-West Frontier Province, راج انگلیس
وفاداری:  پاکستان
شاخه نظامی:  ارتش پاکستان
سال‌های خدمت: 1959 – 1996
درجه:  ارتشبد
شماره خدمت: (PA – 5977)
یگان: V FF Regiment
فرماندهی: GOC 16th Infantry Division Adjutant General (AG) Col.Comdnt of XII Corps Chief of General Staff (CGS) Chief of Army Staff
جنگ‌ها/عملیات‌ها: Indo-Pakistani War of 1965 Indo-Pakistan War of 1971
نشان‌ها: Sitara-e-Basalat (Bar) Hilal-e-Imtiaz (Military) Nishan-e-Imtiaz (Military)
عبدالوحید کاکر (انگلیسی: Abdul_Waheed_Kakar؛ زاده ۲۰ مارس ۱۹۳۷) یک فرد نظامی است.
تلم

| تلم | تلم |
| --- | --- |
روستا: روستا
کشور: ایران
استان: مازندران
شهرستان: نکا
بخش: هزارجریب
دهستان: استخرپشت
جمعیت: ۱۶ نفر (سرشماری ۹۵)
تلم، روستایی است از توابع بخش هزارجریب شهرستان نکا در استان مازندران ایران.
جمعیت

این روستا در دهستان استخرپشت قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۳ نفر (۹خانوار) بوده‌است.
رائول رویز

رائول رویز (به انگلیسی: Raul Ruiz) نمایندهٔ حوزه انتخابیه کالیفرنیا از حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا است که برای نخستین‌بار در ۶ ژانویه ۲۰۱۳ میلادی به‌عضویت این مجلس درآمد.
رابرت ادرهولت

| Robert Aderholt | Robert Aderholt |
| --- | --- |
عضو  مجلس نمایندگان ایالات متحده از آلاباما حوزهٔ حوزه انتخابیه چهارم آلاباما: عضو  مجلس نمایندگان ایالات متحده از آلاباما حوزهٔ حوزه انتخابیه چهارم آلاباما
متصدی: متصدی
آغاز به کار  January 3, 1997: آغاز به کار  January 3, 1997
پس از: Tom Bevill
 :  
اطلاعات شخصی: اطلاعات شخصی
زاده: ۲۲ ژوئیهٔ ۱۹۶۵ ‏(۵۹ سال) هالیویل
حزب سیاسی: حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا جنبش تی پارتی
همسر(ان): Caroline Aderholt
اقامتگاه: هالیویل
محل تحصیل: Birmingham-Southern College, Samford University
تخصص: attorney
رابرت ادرهولت (به انگلیسی: Robert Aderholt) نمایندهٔ حوزه انتخابیه چهارم آلاباما از حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده آمریکا در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا است که برای نخستین‌بار در ۳ ژانویه ۱۹۹۷ میلادی به‌عضویت این مجلس درآمد.
حسگر سنجش فشار

دستگاه فشار سنج فویلی. قسمت‌های آبی رسانا هستند. مقاومت از یک لایهٔ آبی تا لایه بعدی اندازه‌گیری می‌شود. این فشارسنج حساسیت بیشتری به فشار اعمال شده در راستای عمودی نشان می‌دهد. نشانه گذاری‌های بیرون فشارسنج هنگام نصب به بهبود تراز کردن کمک می‌کنند.
فشارسنج یا حسگر سنجش فشار یا استرین گیج‌ (به انگلیسی: Strain gauge) دستگاهی است که فشار وارد شده بر یک جسم را اندازه می‌گیرد. این دستگاه در سال ۱۹۳۸ توسط ادوارد ای سیمونز و آرتور کلاود روجی اختراع شد.
متداول‌ترین نوع استرین گیج متشکل از یک ورقه (یا نوار) انعطاف‌پذیر عایق است که از الگوی فویل فلزی پشتیبانی می‌کند. ورقه اندازه‌گیر فشار سنج، توسط چسب مناسبی مانند سیانوآکریلات، به شی متصل می‌شود. وقتی شی کج و معوج می‌شود، فویل نیز کج و معوج می‌گردد و باعث تغییر مقاومت الکتریکی در آن می‌شود. این تغییرات مقاومتی، که معمولاً توسط یک پل وتسون اندازه‌گیری می‌گردد، با کمیتی معروف به ضریب سنجش به فشار ربط داده می‌شود.
عملکرد فیزیکی

استرین گیج‌ها از مزیت خاصیت فیزیکی رسانایی الکتریکی و وابستگی آن به هندسهٔ رسانا بهره می‌برند. وقتی یک رسانای الکتریسیته در محدودهٔ جهندگی و کِشسانیِ خود منبسط می‌شود (به نحوی که از هم گسیخته نگردد یا به‌طور دائم از شکل و شمایل نیفتد)، باریک‌تر و بلندتر می‌گردد؛ که باعث افزایش مقاومت الکتریکی دو سر می‌گردد. با اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی استرین گیج، مقدار فشار تحمیل شده بدست می‌آید.
یک استرین گیج معمولی، یک نوار رسانای باریک و بلند را در یک الگوی زیگ-زاگ از خطوط موازی مرتب می‌کند؛ این عمل، باعث افزایش حساسیت نمی‌گردد، زیرا درصد تغییرات مقاومت برای یک فشار معین برای کل زیگ-زاگ، برابر با همان مقدار برای هر ردیف است. یک ردیف خطی بایستی بسیار نازک باشد، تا اینکه در برابرگرمای زیاد (که مقاوت آن را تغییر می‌دهد و باعث انبساط آن می‌شود) قابل اطمینان باشد؛ یا اینکه باید در سطح ولتاژ بسیار کمتری به کار گرفته شود، اندازه‌گیری دقیق تغییرات مقاومت را دشوار می‌سازد.
ضریب سنجش

ضریب سنجش به شکل زیر تعریف می‌شود:
GF={\frac {\Delta R/R_{G}}{\epsilon }}
که در آن
\Delta R تغییر مقاومت ناشی از اعمال فشار،  R_{G} مقاومت اولیه خود دستگاه و  \epsilon  فشار است.
برای دستگاه‌های فویل فلزی معمول، ضریب سنجش اندکی بیشتر از ۲ است. برای یک دستگاه سنجش تکی با سه مقاومت ساختگی با اندازه مقاومتی همانند مقاومت‌های پل ویتستون در وضعیت تعادل، ولتاژ خروجی حسگر، SV ، برابر است با:
SV=EV{\frac {GF\cdot \epsilon }{4}}
که در آن  EV ولتاژ تحریک پُل است.
فویل‌های درجه ای، معمولاً دارای مساحت فعالی ئر اندازه‌های ۲ تا ۱۰ میلی‌متر مربع هستند. با نصب دقیق، سنجش صحیح و چسب مناسب، فشارها تا حداقل ۱۰٪ قابل اندازه‌گیری هستند.
در عمل

یک ولتاژ تحریک به لیدهای (کابل‌های هادی) شبکهٔ استرین گیج اعمال می‌گردد، و یک ولتاژی از لیدهای خروجی خوانده می‌شود. ولتاژهای ورودی معمولاً ۵ تا ۱۲ ولت و ولتاژهای خواندهٔ شدهٔ خروجی معمولاً بر حسب میلی ولت هستند.
فویل‌های استرین گیج در شرایط بسیاری قابلیت استفاده دارند. کاربردهای متفاوت باعث وجود یک سری الزاماتی بر روی گیج می‌شود. در اکثر موارد، جهت‌گیری فشار سنج قابل توجه است.
به‌طور معمول انتظار می‌رود که گیج (ابزار سنجش)های متصل به المان بار (به انگلیسی Load cell) تا مدت زمانی چند سال، اگر نگوییم ده‌ها سال، پایدار باقی بمانند؛ در حالی که آن‌هایی که برای اندازه
گیری پاسخ در یک آزمایش پویا (دینامیکی) استفاده می‌شوند، ممکن است فقط برای چند روز لازم باشد که به شی متصل باشند، کمتر از یک ساعت انرژی داشته باشند و کمتر از یک ثانیه کار کنند.
فشارسنج‌ها با یک چسب مخصوص به زیرلایه (بستر) متصل می‌شوند. نوع چسب به طول عمر مورد نیاز سیستم اندازه‌گیری بستگی دارد. برای اندازه‌گیری‌های کوتاه مدت (تا چند هفته) چسب سیانوآکریلات، و برای نصب‌های طولانی مدت چسب اپوکسی (به انگلیسی epoxy glue) مورد نیاز است. چسب اپوکسی معمولاً نیاز به عمل آوری با دمای بالا (حدود ۸۰ تا ۱۰۰ درجهٔ سانتی گراد) دارد. آماده‌سازی سطحی که فشارسنج باید روی آن چسبیده شود از اهمیت بالایی برخوردار است. سطح باید صاف و هموار باشد (به عنوان مثال با کاغذ شن و ماسهٔ بسیار ریز)، با حلال آغشته شود، پس از آن باید آثار حلال برداشته شود و بلافاصله پس از آن، فشارسنج چسب زده شود تا از اکسید شدن یا آلودگی منطقهٔ مهیا شده جلوگیری گردد. اگر این مراحل انجام نشود، ممکن است اتصال فشارسنج به سطح غیرقابل اعتماد باشد و خطاهای اندازه‌گیری غیرقابل پیش‌بینی رخ دهد.
فناوری پایه و اساس استرین گیج‌ها به‌طور متداول در ساخت حسگرهای فشار استفاده می‌شود. خود گیج (معیار سنجش)های مورد استفاده در حسگرهای فشار، معمولاً از سیلیکون، پلی سیلیکون، غشای فلزی، غشای ضخیم و فویل پیوندی ساخته می‌شوند.
تغییرات دمایی

تغییرات دما باعث ایجاد اثرات بسیاری می‌گردد. سایز شی با انبساط دمایی دچار تغییر می‌شود؛ که به عنوان یک فشار توسط معیار سنجش تشخیص داده می‌شود. مقاومت گیج و همچنین مقاومت سیم‌های اتصال تغییر خواهند کرد.
اکثر استرین گیج‌ها از آلیاژ ثابت (۵۵٪ مس و ۴۵٪ نیکل) ساخته می‌شوند. آلیاژهای ثابت و آلیاژهای کارمای مختلف به گونه ای طراحی شده‌اند که تأثیرات دمایی بر روی مقاومت استرین گیج، تا حد زیادی تغییرات مقاومتی گیج (حاصل شده از انبساط گرمایی شی مورد آزمایش) را خنثی نماید. از آنجا که مواد مختلف دارای مقادیر انبساط حرارتی مختلفی می‌باشند، مسئلهٔ جبران‌سازی دمای خود (به‌طور مخفف STC)، مستلزم انتخاب یک آلیاژ خاصی است که با ماده تشکیل دهندهٔ شی مورد آزمایش مطابقت داشته باشد.
فشارسنج‌هایی که از نظر درجه حرارت خود جبران نشده باشند (مانند آلیاژ ایزوالاستیک)، می‌توانند با استفاده از تکنیک گیج ساختگی، دما را جبران‌سازی کنند. یک گیج ساختگی (همانند استرین گیج فعال)، بر روی یک نمونه ای که به آن فشار وارد نشده از همان ماده نمونهٔ تست شده نصب می‌شود. نمونه با گیج ساختگی در تماس گرمایی با نمونهٔ آزمایش، در مجاورت گیج فعال قرار می‌گیرد. گیج ساختگی به یک پل وتستون روی بازوی مجاور به گیج فعال با سیم متصل است تا اینکه اثرات دما بر روی گیج‌های فعال و ساختگی یکدیگر را خنثی کنند. (قانون مورفی در اصل در پاسخ به مجموعه ای از گیج‌ها که به صورت اشتباه به یک پل وتستون وصل شده بودند، وضع شد)
هر ماده ای هنگام گرم یا خنک شدن واکنش نشان می‌دهد. این امر، باعث می‌شود که فشارسنج‌ها تغییر شکلی در ماده را نشان دهند که باعث تغییر سیگنال شود. برای جلوگیری از این اتفاق، فشارسنج‌ها به گونه ای ساخته می‌شوند که این تغییری که به سبب دما ایجاد می‌شود، جبران نمایند. وابسته به مادهٔ سازندهٔ سطحی که استرین گیج بر روی آن مونتاژ می‌گردد، می‌توان انبساط متفاوتی را اندازه‌گیری نمود.
اثرات دما بر روی سیم‌های لید (کابل هادی) می‌توانند توسط یک «پل سه سیمه» یا یک «مدار اهمی چهار سیمه» خنثی شود (همچنین اتصال کلوین چهار سیمه نیز نامیده می‌شود).
در هر صورت، نگه داشتن به اندازهٔ کافی ولتاژ درایو پل وتستون، به منظور جلوگیری از گرم شدن خودکار استرین گیج، یک تمرین خوب مهندسی می‌باشد. گرم شدن خودکار فشارسنج به مشخصه‌های مکانیکی آن بستگی دارد (فشارسنج‌های بزرگ کمتر در معرض گرم شدن خودکار قرار دارند). سطوح پایین ولتاژ درایو پل، باعث کاهش حساسیت کل سیستم می‌شود.
هندسهٔ استرین گیج‌ها

انواع مختلف استرین گیج‌ها در بازار در زیر آورده شده‌اند:
فشارسنج‌های خطی
فشارسنج‌های غشای گلبرگی (به انگلیسی: Membrane Rosette)
فشارسنج‌های دوخطی
فشارشنج‌های پُل-کامل
فشارسنج‌های تغییر شکل برشی
فشار سنج‌های نیمه-پل
فشارسنج‌های ستونی
گلبرگی ۴۵ درجه (۳ جهت اندازه‌گیری)
گلبرگی ۹۰ درجه (۲ جهت اندازه‌گیری)
انواع دیگر

برای اندازه‌گیری‌های فشار پایین، استرین گیج‌های نیمه هادی، اصطلاحاً استرین گیج‌های پیزوالکتریک، اغلب به فویل‌های گیج ترجیح داده می‌شوند. یک گیج نیم‌رسانا معمولاً ضریب سنجش بیشتری نسبت به گیج فویل دارد. گیج‌های نیمه رسانا گران‌تر، حساس تر نسبت به تغییرات دما و شکننده تر از گیج‌های فویلی هستند.
استرین گیج‌های مبتنی بر ذرات نانو به عنوان یک فناوری امیدوار کنندهٔ جدید در حال ظهور می‌باشند. این حسگرهای مقاومتی که ناحیهٔ فعالشان توسط مجموعه ای از ذرات نانوی رسانا، مثل طلا یا کربن، ساخته می‌شود، به دلیل امپدانس بالایشان، دارای ترکیبی از ضریب سنجش بالا، دامنهٔ تغییر شکل زیاد و مصرف برق کم می‌باشند.
در اندازه‌گیری‌های بیولوژیکی، به ویژه جریان خون و تورم بافتی متغیری به نام جیوه در استرین گیج‌های لاستیکی استفاده می‌شود. این مدل فشارسنج، شامل مقداری کمی جیوهٔ مایع محصورشده در یک لولهٔ لاستیکی کوچک است، که به عنوان مثال دور انگشت یا پا اعمال می‌شود. تورم یک قسمت از بدن، منجر به کشش لوله می‌شود، که باعث طولانی‌تر و نازک‌تر شدن آن می‌گردد، که نتیجهٔ آن افزایش مقاومت الکتریکی است.
برای اندازه‌گیری فشار در امتداد یک فیبر نوری می‌توان از حسگر فیبر نوری استفاده کرد. اندازه‌گیری‌ها در امتداد فیبر توزیع شوند، یا در نقاط از پیش تعیین شده روی فیبر انجام شوند. قایق‌های جام ملت‌های آمریکای سال ۲۰۱۰، Alighi5 و USA-17، هر دو از حسگرهای تعبیه شده از همین نوع استفاده می‌کردند.
از سایر روش‌های اندازه‌گیری نوری می‌توان برای اندازه‌گیری کشش‌هایی مانند تداخل سنج الگوی الکترونیکی نقطه یا همبستگی تصویر دیجیتال استفاده کرد.
فشارسنج‌های در مقیاس میکرو به‌طور گسترده در سیستم‌های میکروالکترومکانیکی (به انگلیسی MEMS)، برای اندازه‌گیری کشش‌هایی مانند آنهایی که توسط نیرو، شتاب، فشار یا صدا ایجاد می‌شوند، استفاده می‌شوند. به عنوان مثال، کیسه‌های هوای درون اتوموبیل‌ها اغلب با شتاب سنج‌های MEMS تحریک می‌شوند.
به عنوان جایگزینی برای فشارسنج‌های پیزوالکتریک، از تشدیدکننده‌های حلقه نوریٔ مجتمع، ممکن است برای اندازه‌گیری فشار در سیستم‌های میکرواپتوالکترومکانیکی (به انگلیسی MEOMS) استفاده گردد.
فشارسنج‌های خازنی از یک خازن متغیر برای نشان دادن سطح تغییر شکل مکانیکی استفاده می‌کنند.
فشارسنج‌های ویبره ای (یا ارتعاشی) در کاربردهای ژئوتکنیکی و مهندسی عمران استفاده می‌شوند. گیج، شامل یک سیم لرزنده و کشیده‌است. فشار توسط اندازه‌گیری فرکانس تشدید سیم محاسبه می‌گردد (افزایشش کشش، باعث افزایش فرکانس تشدید می‌شود).
فشارسنج‌های کریستال (بلور) کوارتز نیز در کاربردهای ژئوتکنیکی استفاده می‌شوند. یک حسگر فشار، یک فشارسنج کریستال کوارتز در حالت تشدید با یک جمع کنندهٔ نیروی لولهٔ بوردون، حسگر حیاتی DART می‌باشند. DART امواج سونامی را از کف اقیانوس تشخیص می‌دهد. هنگام اندازه‌گیری فشار در عمق چندین کیلومتری، رزولوشن (قدرت تفکیک) فشار آن حدود یک میلی‌متر آب است.
اندازه‌گیری‌های فشار غیرتماسی

فشار را همچنین می‌توان با استفاده از همبستگی تصویر دیجیتال (DIC) اندازه‌گیری کرد. با استفاده از این تکنیک، از یک یا دو دوربین در اجتماع با نرم‌افزار DIC، برای ردیابی مشخصه‌های روی سطح اجزا، برای تشخیص حرکات کوچک استفاده می‌شود. نقشهٔ استرین کامل نمونهٔ آزمایش شده را می‌توان به دست آورد، که نمایش مشابهی را به عنوان تجزیه و تحلیل عناصر محدود ارائه می‌دهد. این تکنیک، در بسیاری از صنایع برای جایگزینی فشارسنج‌های سنتی یا حسگرهای دیگر مثل کشش سنج (اکستنسومتر)، گلدان‌های رشته‌ای، LVDT و شتاب سنج‌ها استفاده می‌شود. دقت نرم‌افزار DIC که به صورت تجاری در دسترس است، معمولاً در محدودهٔ ۱۰۰/۱ تا ۳۰/۱ پیکسل برای اندازه‌گیری جابجایی است، که منجر به حساسیت فشار بین ۲۰ تا ۱۰۰ میکرومتر در یک متر می‌شود. روش DIC این اجازه را به ما می‌دهد که به سرعت، شکل، جابجایی و فشار غیرتماسی را اندازه‌گیری نماییم، و همزمان از برخی از روش‌های تماسی سنتی، به ویژه با ضربه‌ها، فشار زیاد، درجه حرارت بالا آزمون خستگی چرخه بالا جلوگیری می‌کند.
فویل استرین گیج مقاوم نصب نشده
تجسم مفهوم کار پشت فشارسنج بر روی یک میله (تیر) تحت خمیدگی بسیار زیاد
هندسهٔ استرین گیج‌ها
مثالی از استرین گیج‌های غیر تماسی که از همبستگی تصویر دیجیتال استفاده می‌کند.
بازی تاج‌وتخت (فصل ۸)

| بازی تاج‌وتخت (فصل ۸) | بازی تاج‌وتخت (فصل ۸) |
| --- | --- |
پوستر تبلیغاتی: پوستر تبلیغاتی
شمار قسمت‌ها: ۶
انتشار: انتشار
شبکهٔ اصلی: اچ‌بی‌او
انتشار اصلی: ۱۴ آوریل ۲۰۱۹ – ۱۹ مهٔ ۲۰۱۹
گاه‌شمار فصل‌ها: گاه‌شمار فصل‌ها
→ قبلی فصل ۷ : → قبلی فصل ۷ 
فصل هشتم و نهایی سریال خیال‌پردازی حماسی بازی تاج‌وتخت توسط شرکت اچ‌بی‌او در ژوئیه ۲۰۱۶ سفارش داده شد. برخلاف فصل‌های پیشین این سریال که هر فصل از ده قسمت تشکیل شده بود و فصل ۷ که شامل ۷ قسمت بود، فصل هشتم متشکل از ۶ قسمت است و از تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۱۹ پخش آن آغاز گردید و در تاریخ ۱۹ مهٔ ۲۰۱۹ آخرین قسمت از این مجموعه منتشر شد.
در این فصل تیتراژ آغازین سریال که به صورت دیجیتال تهیه شده است، بر خلاف فصل‌های پیشین علاوه بر تغییرات در نمایش مکان‌هایی که داستان‌های هر فصل از سریال در آن روی می‌دهد، مشمول به‌روزرسانی جدی در جزئیات و نحوهٔ نمایش جابه‌جایی مابین مکان‌ها نیز شده‌است.
فیلمبرداری این فصل به‌طور رسمی در ۲۳ اکتبر ۲۰۱۷ آغاز شد و در ژوئیهٔ ۲۰۱۸ به پایان رسید. فیلمنامه ۴ قسمت از این فصل نیز توسط دیوید بنیاف و دی. بی. وایس بر اساس نوشتهٔ جرج آر. آر. مارتین تهیه شده‌است. در پایان کنفرانس خبری سریال بازی تاج‌وتخت در فستیوال جنوب از جنوب غربی دیوید بنیاف تأیید کرد که فصل هشتم سریال مذکور در قالب ۶ اپیزود پخش خواهد شد.
بازیگران > بازیگران اصلی

پیتر دینکلیج
(تیریون لنیستر)
نیکولای کاستر-والدو
(جیمی لنیستر)
امیلیا کلارک
(دنریس تارگرین)
کیت هرینگتون
(جان اسنو)
سوفی ترنر
(سانسا استارک)
میسی ویلیامز
(آریا استارک)
پیتر دینکلیج در نقش تیریون لنیستر
نیکولای کاستر-والدو در نقش جیمی لنیستر
لینا هیدی در نقش سرسی لنیستر
امیلیا کلارک در نقش دنریس تارگرین
کیت هرینگتون در نقش جان اسنو
سوفی ترنر در نقش سانسا استارک
میسی ویلیامز در نقش آریا استارک
لیام کانینگهام در نقش داوس سی‌ورث
کاریس فن هاوتن در نقش ملیساندر
ناتالی امانوئل در نقش میساندی
آلفی آلن در نقش تیان گریجوی
جان بردلی-وست در نقش سمول تارلی
ایزاک همپستد رایت در نقش برن استارک
گوئندولین کریستی در نقش برین تارث
کنلت هیل در نقش واریس
روری مک‌کین در نقش سندور کلگین
جروم فلین در نقش برون
کریستوفر هیویو در نقش تورموند جاینتسبین
جو دمپسی در نقش گندری
جیکوب اندرسون در نقش گری وُرم
هانا موری در نقش گیلی
ایان گلن در نقش جورا مورمنت
بازخوردها > تماشاگران

قسمت سوم این فصل با استقبال بسیار خوبی مواجه شده و حدود ۱۲٫۰۲ میلیون بیننده این قسمت را در زمان اولین پخش تماشا کردند که پس از قسمت پایانی فصل هفتم سریال بازی تاج و تخت با ۱۲٫۰۷ میلیون بیننده، در رتبه دوم پربیننده‌ترین قسمت این مجموعه و شبکه اچ‌بی‌او قرار گرفت.
فصل ۸ این سریال، حواشی و جنجال‌های بسیاری را در فضای مجازی به راه انداخت. تاکنون بیش از ۱٬۵ میلیون نفر خواستار تجدید ساخت (بازسازی) فصل ۸ سریال بازی تاج‌وتخت شده‌اند. عمدتاً این اعتراض‌ها مربوط به نحوه خط داستانی سریال، شخصیت پردازی ضعیف، و عدم وفاداری به کتاب است.
بازخوردها > منتقدان

در وب سایت متاکریتیک فصل هشتم سریال بر اساس قسمت اول آن نمره ۷۴ از ۱۰۰ را به استناد ۱۲ نقد کسب کرده‌است که نشان دهنده «نقدهای مطلوب» بوده‌است، و در وب سایت راتن تومیتوز با اخذ ۵۸٪ آرای مثبت منتقدان نمره ۶٫۶ از ۱۰ را کسب نموده‌است.
مردمان قفقاز

گروه‌های نژادی ساکن قفقاز
مردمان قفقاز نامی ست که برای قومیت‌های ساکن در منطقه قفقاز به کار می‌رود. بجز اقوام قفقازی تبار اقوام دیگری مانند هندواروپایی زبانان و ترک زبانان در منطقه قفقاز زندگی می کنند. بیشتر از ۵۰ گروه قومی در این منطقه زندگی می‌کنند.
قفقازی ها

کارتولی‌زبانان
مردمان کارتولی
مردم گرجی
مردم سوان
مردم دچان
مردم مگرلی
مردم لاز
زبان‌های قفقازی شمال غربی
مردم آبخاز
مردم آبازین
مردم چرکس
مردم آدیغی
مردم کاباردی
مردم اوبیخ
زبان‌های ناخوداغستانی
زبان‌های آوار آندی
مردم آوار
مردم آندی
زبان‌های تسزی
مردم تسز
مردم هینوخ
مردم بزهتا
مردم هونزیب
مردم خوارشی
زبان‌های لزگی
مردم آغول
مردم لزگی
مردم راتول
مردم تاباساری
مردم ساخوری
مردم اودی
مردم آرچی
مردم دارگین
مردم خینالیق
مردم لاک
مردم ناخ
مردم بات
مردم چچن
مردم اینگوش
هندواروپایی زبانان

ارمنیان
اسلاوها:
روس‌ها، شامل کازاک‌ها، دوخوبور‌ها و مالاکان‌ها اوکراینی‌ها، بلغار ها
هلنی‌تباران:
یونیان قفقاز، از جمله یونانیان مسیحی ترک زبان گرجستان یا اوروم‌ها
یونانیان پونتی
ایرانی‌زبانان:
گیلک‌‌ها†
تالش‌ها
مازندرانی‌ها†
تات‌ها
دیگوری‌ها
کرد‌ها
ایزدیان
آسی‌ها
یهودیان کوهستان
† اگرچه این گروه هیچ ساکنی از لحاظ فیزیکی در هیچ کجای قفقاز ندارد اما آزمایش‌‌های ژنتیکی میل آنها را به جمعیت‌های‌ قفقازی ثابت کرده و نشان داده‌است که اجداد آنها از قفقاز سرچشمه گرفته‌اند.