آشکارساز صفحه میکروکانالی
آشکارساز

یک تقسیم‌کننده ولتاژ خارجی برای اعمال ۱۰۰ ولت به اپتیک شتاب (برای تشخیص الکترون)، هر صفحه میکروکانال، شکاف بین صفحات میکروکانال، قسمت پشتی آخرین صفحه میکروکانال و کلکتور (آند) استفاده می‌شود. آخرین ولتاژ زمان پرواز الکترون‌ها و به این ترتیب عرض پالس را دیکته می‌کند.
آند یک صفحهٔ ۰٫۴ میلی‌متری با شعاع ۰٫۲ میلی‌متری در لبه است تا از شدت میدان با مقدار بالا جلوگیری شود. این صفحه به اندازه‌ای بزرگ است که ناحیه فعال MCP را پوشش دهد، زیرا قسمت پشتی آخرین صفحه میکروکانال، آند با هم به عنوان یک خازن با فاصله ۲ میلی‌متری - و ظرفیت بزرگ سیگنال را کند می‌کند. بار مثبت در صفحه میکروکانالی بار مثبت در فلزکاری پشت تأثیر می‌گذارد. یک چنبره توخالی این بار را در امتداد لبه صفحه آند هدایت می‌کند. چنبره بهینه‌ترین سازش بین ظرفیت کم و مسیر کوتاه است و به دلایل مشابه، معمولاً هیچ دی الکتریک (مارکور) در این ناحیه قرار نمی‌گیرد. پس از چرخش ۹۰ درجه‌ای چنبره، می‌توان یک راهنمای موج کوآکسیال (کابل کواکسیال) بزرگ را متصل کرد. یک مخروط، برای اینکه بتوان از یک شمارنده SMA استفاده کرد، اجازه می‌دهد تا شعاع را به حداقل برساند. برای صرفه جویی در فضا و کاهش اهمیت امپدانس، مخروط اغلب به یک مخروط کوچک ۴۵ درجه در پشت صفحه آند کاهش می‌یابد.
۵۰۰ ولت معمولی که در حالت عادی مورد استفاده قرار می‌گیرد را نمی‌توان مستقیماً بین پشت آخرین صفحه میکروکانال و آند وارد کرد. هادی داخلی یا خارجی به یک بلوک DC، یعنی یک خازن نیاز دارد. اغلب این خازن به گونه‌ای انتخاب می‌شود که در مقایسه با ظرفیت آند صفحه میکروکانالی، فقط ۱۰ برابر ظرفیت داشته باشد و به عنوان خازن صفحه‌ای اجرا می‌شود. صفحات فلزی گرد و صیقلی الکتریکی و خلاء فوق‌العاده بالا، استحکام میدان بسیار بالا و ظرفیت خازنی بالا را بدون دی الکتریک فراهم می‌کند. بایاس هادی مرکزی از طریق مقاومت‌هایی که از طریق موجبر آویزان هستند اعمال می‌شود (به تی بایاس مراجعه کنید). اگر بلوک DC در هادی بیرونی استفاده شود، به موازات خازن بزرگتر در منبع تغذیه تراز می‌شود. با فرض صفحه گذاری خوب، تنها نویز فعلی، ناشی از تنظیم کننده قدرت خطی است. از آنجایی که جریان در این کاربرد کم است و فضایی برای خازن‌های بزرگ در دسترس است و همچنین به دلیل سرعت بالای خازن بلوک DC، امکان دارد نویز ولتاژ بسیار وجود داشته باشد، به طوری که حتی سیگنال‌های ضعیف صفحه میکروکانالی را می‌توان تشخیص داد. گاهی پیش تقویت کننده روی یک پتانسیل (در بالای سطح زمین) قرار دارد و قدرت خود را از طریق یک ترانسفورماتور ایزوله کم مصرف دریافت می‌کند و سیگنال خود را به صورت نوری، خارج می‌کند.
بهره بردن از یک صفحه میکروکانالی، به خصوص برای ذرات منفرد، بسیار پر سر و صدا است. با دو صفحه میکروکانالی ضخیم (> ۱ میلی‌متر) و کانال‌های کوچک (< ۱۰ میکرومتر)، اشباع اتفاق می‌افتد. به ویژه در انتهای کانال‌ها پس از چندین ضرب الکترون اشباع اتفاق می‌افتد. آخرین مراحل زنجیره تقویت کننده نیمه هادی زیر نیز به سمت حالت اشباع می‌رود. یک پالس با طول متفاوت، اما ارتفاع پایدار و یک لبه جلوییبا لرزش کم به مبدل زمان به صورت دیجیتال ارسال می‌شود. لرزش را می‌توان با استفاده از یک تفکیک کننده کسر ثابت تا حد بیشتر کاهش داد. این بدان معناست که صفحه میکروکانال و پیش تقویت‌کننده در ناحیه خطی استفاده می‌شوند (بار فضایی ناچیز است) و شکل پالس به دلیل پاسخ ضربه‌ای، با ارتفاع متغیر اما شکل ثابت، از یک ذره فرض می‌شود.
از آنجا که صفحات میکروکانالی دارای یک شارژ ثابت هستند که می‌توانند در طول عمر خود آن را تقویت کنند، به خصوص MCP دوم، همیشگی دارد. مهم است که از MCPهای نازک، ولتاژ پایین و به جای ولتاژ بیشتر، تقویت کننده‌های نیمه هادی حساس‌تر و سریع‌تر بعد از آند استفاده شود.[نیازمند منبع]نیازمند منبع] </link>[ نیاز به استناد ] (نگاه کنید به: انتشار ثانویه#لوله‌های تقویت کننده ویژه،).
با تعداد شمارش بالا یا آشکارسازهای آهسته (MCP با صفحه نمایش فسفر یا فتو ضربی‌های گسسته)، پالس‌ها با یکدیگر هم همپوشانی دارند. در این حالت از یک تقویت کننده امپدانس بالا (آهسته اما کم نویزتر) و ADC استفاده می‌شود. از آنجایی که سیگنال خروجی از صفحات میکروکانال به صورت کلی کوچک است، وجود نویز حرارتی، اندازه‌گیری ساختار زمانی سیگنال MCP را محدود می‌کند. ولی با طرح‌های تقویت سریع، می‌توان اطلاعات ارزشمندی در مورد دامنه سیگنال حتی در سطوح سیگنال بسیار پایین، ولی نه در مورد ساختار زمانی سیگنال‌های باند پهن داشت.