حجرة الضغط العالي
الهيكل والتخطيط

يعتمد بناء وتصميم غرفة الغوص ذات الضغط العالي على الغرض من استخدامها، ولكن هناك العديد من الميزات المشتركة في معظم الغرف.
سيكون هناك وعاء ضغط مزود بضغط الغرفة ونظام إزالة الضغط، وترتيبات الوصول، وأنظمة المراقبة والتحكم، ومنافذ العرض، وغالبًا ما يكون نظام التنفس المدمج لتزويد غازات التنفس البديلة.
وعاء الضغط هو المكون الهيكلي الرئيسي، ويتضمن غلاف الغرفة الرئيسية، وفي حالة وجوده، أغلفة الغرفة الأمامية وقفل طبي أو مخازن. قد يكون قفل غرفة الإنتظار أو الدخول موجودًا لتوفير وصول الأفراد إلى الغرفة الرئيسية أثناء تعرضها للضغط. قد يكون هناك قفل طبي أو مخازن لتوفير الوصول إلى الغرفة الرئيسية للأشياء الصغيرة أثناء الضغط. يسمح الحجم الصغير بالنقل السريع والاقتصادي للأشياء الصغيرة، حيث أن الغاز المفقود له حجم صغير نسبيًا مقارنة بالغرفة الأمامية.
عادةً ما يتم تثبيت باب أو فتحة الوصول إلى الداخل وإغلاقها بواسطة فرق الضغط، ولكن يمكن أيضًا أن يتم إعاقتها من أجل إحكام أفضل عند الضغط المنخفض. يوجد باب أو فتحة عند فتحة الوصول إلى حجرة الانتظار، والحجرة الرئيسية، وكلا طرفي قفل طبي أو قفل مخازن، وفي أي قنوات ربط لربط غرف متعددة. يحتوي الجرس المغلق على فتحة مماثلة في الأسفل للإستخدام تحت الماء وقد يكون له فتحة جانبية للنقل تحت الضغط إلى نظام التشبع، أو قد يستخدم الفتحة السفلية لهذا الغرض. يُعد الباب الخارجي للقفل الطبي أمرًا غير معتاد من حيث أنه يفتح للخارج ولا يُغلق بفعل الضغط الداخلي ، لذلك فهو يحتاج إلى نظام قفل أمان لمنع فتحه عند الضغط على القفل.
يتم توفير إطارات العرض بشكل عام للسماح لموظفي التشغيل بمراقبة الركاب بصريًا ، ويمكن استخدامها للإشارة اليدوية كطريقة اتصال إضافية في حالات الطوارئ. يمكن توفير الإضاءة الداخلية بتركيب أضواء خارج مداخل العرض.
عادة ما يتم توفير الأثاث لراحة الركاب. عادة هناك مقاعد و / أو مرافق الأسرة. تحتوي أنظمة التشبع أيضًا على طاولات ومرافق صحية للركاب.
يشتمل نظام الضغط الداخلي على مصدر للغاز الأساسي والاحتياطي ، والصمامات والأنابيب للتحكم فيه للضغط وإزالة الضغط من الغرفة الرئيسية والمقصورات الإضافية ، وصمام تنفيس الضغط لمنع الضغط الذي يتجاوز الحد الأقصى لضغط العمل في التصميم. يتم تكرار الصمامات بشكل عام من الداخل والخارج ويتم تصنيفها لتجنب الالتباس. عادة ما يكون من الممكن تشغيل غرفة ركاب متعددة من الداخل في حالة الطوارئ. ستختلف معدات المراقبة اعتمادًا على الغرض من الغرفة ، ولكنها ستتضمن مقاييس ضغط لتزويد الغاز ، ومقياس ضغط معاير بدقة للضغط الداخلي لجميع المقصورات التي يشغلها الإنسان.
سيكون هناك أيضًا نظام اتصالات صوتية بين المشغل والركاب. عادة ما يكون هذا هو الضغط للتحدث في الخارج ، والإرسال باستمرار من الداخل ، حتى يتمكن المشغل من مراقبة حالة الركاب بشكل أفضل. قد يكون هناك أيضًا نظام اتصالات احتياطي.
معدات مكافحة الحرائق ضرورية لأن حريق الغرفة يشكل خطورة كبيرة على الركاب. يمكن استخدام إما طفايات حريق مصنوعة خصيصًا لبيئة الضغط العالي ذات المحتويات غير السامة ، أو نظام رش الماء الداخلي المضغوط. غالبًا ما يتم توفير دلاء الماء كمعدات إضافية.
يمكن أن تكون أنظمة دعم الحياة لأنظمة التشبع معقدة إلى حد ما ، حيث يجب أن يظل الركاب تحت ضغط مستمر لعدة أيام إلى أسابيع. تتم مراقبة محتوى الأكسجين في غاز الغرفة باستمرار وإضافة الأكسجين الطازج عند الضرورة للحفاظ على القيمة الاسمية. يمكن تنفيس غاز الغرفة وشطفه ببساطة إذا كان الهواء ، ولكن مخاليط الهيليوم باهظة الثمن وستكون هناك حاجة إلى كميات كبيرة جدًا على مدى فترات طويلة ، لذلك يتم إعادة تدوير غاز الغرفة لنظام التشبع عن طريق تمريره عبر جهاز تنقية غاز ثاني أكسيد الكربون وفلاتر أخرى لإزالة الروائح والرطوبة الزائدة. عادةً ما تحتوي الغرف المتعددة التي يمكن استخدامها للمعالجة على نظام تنفس داخلي (BIBS) لتزويد غاز التنفس المختلف عن غاز الضغط ، وتحتوي الأجراس المغلقة على نظام مشابه لتزويد الغواصين بالغاز.مراقبة الأكسجين . يتم استخدام BIBS أيضًا كمصدر لغاز التنفس الطارئ إذا كان غاز الغرفة ملوثًا.
أنظمة الصرف الصحي للغسيل وإزالة النفايات مطلوبة. التفريغ بسيط بسبب تدرج الضغط ، ولكن يجب التحكم فيه لتجنب فقدان ضغط الغرفة أو التقلبات غير المرغوب فيها. يتم تقديم الطعام بشكل عام عن طريق إعداد الطعام والشراب في الخارج ونقله إلى الغرفة من خلال قفل المخازن ، والذي يستخدم أيضًا لنقل الأواني المستخدمة ، والغسيل ، والإمدادات الأخرى.
تُصنع الغرف غير المحمولة بشكل عام من الفولاذ ،  لأنها غير مكلفة وقوية ومقاومة للحريق. تم بناء الغرف المحمولة من الفولاذ وسبائك الألومنيوم  والمركبات المقواة بالألياف. في بعض الحالات ، يكون هيكل المادة المركبة مرنًا عند إزالة الضغط.