请阅读下面这张Markdown格式的表格并回答问题。同一行中不同列的单元格用'|'分隔，不同行的单元格用'
'分隔。

表格:
| 序号 | 品种分类 | 产品目录 | 产品名称 | 投标企业 | 生产企业 | 型号 | 商标品牌 | 性能与组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 电生理 | 8毫米消融导管 | 射频消融导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国St.JudeMedicalDaigDivision | 402101、402102、402104、402105 | DAIG | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；可调弯：是；极数：4；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：2-5-2；备注：普通，顶端电极8mm； |
| 4.0 | 电生理 | 8毫米消融导管 | 射频消融导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国爱尔湾生物医学公司 | 83302、83306、83307、83308、83309、83310、83311、83312、83420、83421、83422、83423、83424、83425、83426、83427、83428、83474、83477、83481、83542、83543、83545、83548、83550、83556 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：是；固定弯：否；极数：4；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：2-5-2；区分弯形标记：S，M，L；特殊用途电极：否；备注：顶端电极8mm，热敏电阻，热电偶； |
| 6.0 | 电生理 | Hallo电极 | Hallo电极 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国DaigDivision，St.JudeMedicalCo | 401904／401905／401914／401908 | DAIG | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；可调弯：是；极数：20；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：7； |
| 7.0 | 电生理 | Hallo电极 | Hallo电极 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 81110，81120 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：是；固定弯：否；极数：10，20；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：6，7；电极间距（mm）：1-7-1；区分弯形标记：H；特殊用途电极：心房标测；备注：10极，20极； |
| 8.0 | 电生理 | 标测电极十极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 80055、80052、80054、80051、80053、、80001、80002、80008、80010、80533、80214、80533 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：否；固定弯：是；极数：10；导管长度（cm）：110，60；导管直径（F）：5，6；电极间距（mm）：2-5-2，2-8-2，5，；区分弯形标记：J，C，D；特殊用途电极：用于心房标测或体内除颤；备注：需另配尾线； |
| 9.0 | 电生理 | 标测电极十极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 81101、81102、81104、81105、81106、81107、81108、81109、81520、81524、81940、81946、81945、81943、81947、81504 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：是；固定弯：否；极数：10；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：5，6；电极间距（mm）：2-5-2，5，10；区分弯形标记：S，M，L；备注：可调弯度，需尾线1910-S； |
| 10.0 | 电生理 | 标测电极四极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极（四极固定弯） | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | TORQR　6F　041005JM／UM／DM | 美敦力 | 最小包装(条/包)：1条；产品灭菌保质期(月)：24；可调弯：---；固定弯：固定弯曲；极数：四极；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：6F；电极间距（mm）：5／5／5；区分弯形标记：J型／U型／D型；特殊用途电极：---；备注：---； |
| 12.0 | 电生理 | 标测电极四极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国DaigDivision，St.JudeMedical | Supreme系列固定弯各种弯型四极标测电极:401891，401890，401892，402012，401433，401859，401435，401441，401860，401443，401444，401466，401955，401954，401434／36／38／40／42／74／30／75／45，402004，401950／51／52 | DAIG | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；固定弯：是；极数：4；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：5，6；电极间距（mm）：2-5-2，5，10；区分弯形标记：CRD，JSN，DAO；备注：需尾线； |
| 13.0 | 电生理 | 标测电极四极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国DaigDivision，St.JudeMedical | Response系列固定弯各种弯型四极标测电极:401206／07／22／23／24／，401210／11／12／25／26／27／28，401354／56／57／29；401154至401158， | DAIG | 最小包装(条/包)：1；固定弯：是；极数：4；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：5，6；电极间距（mm）：2-5-2，5，10；区分弯形标记：CRD，JSN，DAO；备注：需尾线； |
| 14.0 | 电生理 | 标测电极四极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 80452、80453、80455、80456、80458、80459、80463、80476、80479、80473、80247、80248、80249、80250、80251、80252、80253、80254、80255、80405、80406、80408、80409、80411、80412、80413、80414、80415、80520、80519、80537 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：否；固定弯：是；极数：４；导管长度（cm）：１１０；导管直径（F）：５Ｆ，６Ｆ；电极间距（mm）：2-5-2，5，10；区分弯形标记：J，C，D；特殊用途电极：心房，心室，希氏束；备注：需另配尾线； |
| 15.0 | 电生理 | 标测电极四极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 80240、80241、80242、80243、80244、80245、80246、80437、80438、80242、80244 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；固定弯：是；极数：4；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：6；电极间距（mm）：2-5-2，5，10；区分弯形标记：J，C，D；特殊用途电极：J弯可用于冠状窦标测；备注：尾线一体； |
| 16.0 | 电生理 | 标测电极四极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 81471、81472、81473、81474、81475、81478、81479 | IBI | 最小包装(条/包)：１；产品灭菌保质期(月)：６０；可调弯：是；固定弯：否；极数：4；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：5，6；电极间距（mm）：2-5-2.5，10；区分弯形标记：S，M，L；特殊用途电极：可用于各种标测；备注：可调弯，； |
| 18.0 | 电生理 | 标测电极双极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 80202、80213、80214 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；固定弯：是；极数：2；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：6；电极间距（mm）：10；区分弯形标记：J，C；备注：尾线一体； |
| 19.0 | 电生理 | 冠状窦标测电极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极（十极固定弯） | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | TORQR　5F　041890CS | 美敦力 | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：24；可调弯：---；固定弯：固定弯曲；极数：十极；导管长度（cm）：90；导管直径（F）：5F；电极间距（mm）：2／5／2；区分弯形标记：---；特殊用途电极：---；备注：---； |
| 20.0 | 电生理 | 冠状窦标测电极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极（十极固定弯） | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | TORQR　5F　041865CS | 美敦力 | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：24；可调弯：---；固定弯：固定弯曲；极数：十极；导管长度（cm）：65；导管直径（F）：5F；电极间距（mm）：2／8／2；区分弯形标记：---；特殊用途电极：---；备注：---； |
| 24.0 | 电生理 | 冠状窦标测电极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国DaigDivision，St.JudeMedical | Supreme系列10极冠状窦电极:401863-401865，401893，401979 | DAIG | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；固定弯：是；极数：10；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：5，6；电极间距（mm）：2-5-2，5，10；区分弯形标记：CSL；备注：冠状窦专用电极； |
| 25.0 | 电生理 | 冠状窦标测电极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国DaigDivision，St.JudeMedical | Response系列10极冠状窦电极:401305-401313，401353／81／92／93／99／401400 | DAIG | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；固定弯：是；极数：10；导管长度（cm）：120，65；导管直径（F）：5，6；电极间距（mm）：2-8-2，2-5-2；区分弯形标记：CSL； |
| 26.0 | 电生理 | 冠状窦标测电极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 80065、80064、80533、80214、80003、80136、80139、80017 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：否；固定弯：是；极数：10；导管长度（cm）：110，60；导管直径（F）：5，6；电极间距（mm）：2-5-2，2-8-2；区分弯形标记：sc；特殊用途电极：只用于冠状窦标测；备注：需尾线1910-S； |
| 31.0 | 电生理 | 环状标测电极（各种型号） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国DaigDivision，St.JudeMedical | Supreme系列:10极固定弯环行电极（401896-401898） | DAIG | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；固定弯：是；极数：10；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：7；区分弯形标记：CRD； |
| 32.0 | 电生理 | 环状标测电极（各种型号） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 81680、81594、81672、81673、81596、81595、81597、81599、 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：是；固定弯：否；极数：10；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：5，6；电极间距（mm）：3.5，5；区分弯形标记：SM；特殊用途电极：肺静脉标测用；备注：10极，固定环，环直径15，20，25mm； |
| 33.0 | 电生理 | 环状标测电极（各种型号） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 81587、81598 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：是；固定弯：否；极数：20；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：5，7；电极间距（mm）：3.5，5；区分弯形标记：SM；特殊用途电极：肺静脉标测用；备注：环直径15，20，25mm； |
| 34.0 | 电生理 | 环状标测电极（各种型号） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 81573、81685、81683 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：是；固定弯：否；极数：10；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：5.5；区分弯形标记：SM；特殊用途电极：肺静脉标测；备注：可调环15-20mm； |
| 35.0 | 电生理 | 冷盐水灌注消融导管 | 射频消融导管（温控可调弯） | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | SPINKLR（冷盐水） | 美敦力 | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：24；可调弯：可调弯；固定弯：---；极数：四极；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：7F；电极间距（mm）：2／5／2；区分弯形标记：---；特殊用途电极：---；备注：---； |
| 37.0 | 电生理 | 冷盐水灌注消融导管 | 射频消融导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国爱尔湾生物医学公司 | 83352、83353、83354、83358、83359、83360 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：是；固定弯：否；极数：4；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：2-5-2；区分弯形标记：M，L；特殊用途电极：否；备注：顶端有6个盐水灌注孔； |
| 40.0 | 电生理 | 射频消融导管非温控（加硬/普通） | 射频消融导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国DaigDivision，St.JudeMedicalCo | 401576／401578／401579、401586／401587／401588 | DAIG | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；可调弯：是；极数：4；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：2-5-2；区分弯形标记：s，m，l；备注：非温控； |
| 41.0 | 电生理 | 射频消融导管温控（加硬/普通） | 射频消融导管（温控多方向多功能可调弯） | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | MARINR（加硬型） | 美敦力 | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：24；可调弯：多方向可调控；固定弯：---；极数：---；导管长度（cm）：110／112；导管直径（F）：7F；电极间距（mm）：2／5／2；区分弯形标记：---；特殊用途电极：---；备注：---； |
| 42.0 | 电生理 | 射频消融导管温控（加硬/普通） | 射频消融导管（温控双弯可调） | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | CONDUCT（普通型） | 美敦力 | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：24；可调弯：双弯可调；固定弯：---；极数：四极；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：7F；电极间距（mm）：2／5／2；区分弯形标记：---；特殊用途电极：---；备注：---； |
| 43.0 | 电生理 | 射频消融导管温控（加硬/普通） | 射频消融导管（温控双弯可调） | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | CONDUCT（加硬型） | 美敦力 | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：24；可调弯：双向可调；固定弯：---；极数：四极；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：7F；电极间距（mm）：2／5／2；区分弯形标记：---；特殊用途电极：---；备注：---； |
| 48.0 | 电生理 | 射频消融导管温控（加硬/普通） | 射频消融导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国St.JudeMedicalDaigDivision | 402112，402113，402114，402115 | DAIG | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；可调弯：是；极数：4；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：2-5-2；区分弯形标记：S，M，L；备注：加硬导管，热敏电阻，热电偶； |
| 49.0 | 电生理 | 射频消融导管温控（加硬/普通） | 射频消融导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国St.JudeMedicalDaigDivision | 402120，402121，402122，402123，402124，402125 | DAIG | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；可调弯：是；极数：4；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：2-5-2；区分弯形标记：S，M，L；备注：温控，热敏电阻，热电偶； |
| 50.0 | 电生理 | 射频消融导管温控（加硬/普通） | 射频消融导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国爱尔湾生物医学公司 | 83404、83405、83407、83408、83411、83413、83414、83416、83417、83431、83432、83453、83454、83456、83459、83460、83462、83465、 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：是；固定弯：否；极数：4；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：2-5-2；区分弯形标记：S，M，L；备注：加硬； |
| 51.0 | 电生理 | 射频消融导管温控（加硬/普通） | 射频消融导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国爱尔湾生物医学公司 | 83510、83511、83513、83516、83519、83552、83553、83554、83555、 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：是；固定弯：否；极数：4；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：2-5-2；区分弯形标记：S，M，L；备注：普通导管，热敏电阻，热电偶； |
| 52.0 | 电生理 | 特殊标测电极 | 特殊标测电极（Ensite球囊标测） | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国EndocardialSolutionsInc | EC1000 | Ensite | 产品灭菌保质期(月)：36；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：9； |
| 53.0 | 电生理 | 特殊标测电极 | 特殊标测电极（希氏束） | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 81843、81845、81848 | IBI | 产品灭菌保质期(月)：60个月；可调弯：是；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：5；区分弯形标记：希氏束； |
| 54.0 | 电生理 | 特殊标测电极 | 固定弯冠状窦标测电极（十极可造影） | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 80901、80902 | IBI | 产品灭菌保质期(月)：60个月；固定弯：是；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：6；区分弯形标记：特殊弯度；特殊用途电极：带腔； |
| 55.0 | 电生理 | 特殊标测电极 | 特殊标测电极（NavX体表电极） | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国EndocardialSolutionsInc | EN0010 | Ensite | 产品灭菌保质期(月)：36； |
| 57.0 | 电生理 | 特殊长鞘组 | 心脏介入特殊长鞘组 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国St.JudeMedicalInc | 406840406841406842406843406844406845406846406847406848406849406850406851406852406853406854406855406856406857 | SJMEP | 产品灭菌保质期(月)：36；导管长度（cm）：60-63； |
| 63.0 | 电生理 | 特殊消融导管 | 射频消融导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国St.JudeMedicalDaigDivision | 402275／402277／402278 | daig | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；可调弯：是；极数：4；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：2-5-2；备注：双向弯； |
| 64.0 | 电生理 | 特殊消融导管 | 射频消融导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国爱尔湾生物医学公司 | 83701、83702、83703、83705、83710 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：是；固定弯：否；极数：4；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：2-5-2；区分弯形标记：S，M，L；特殊用途电极：否；备注：热敏电阻，热电偶； |
| 65.0 | 起搏器 | CRT-D（各种型号） | ICD三腔型 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国圣犹达医疗用品公司CRMD部 | Atlas＋HFV-341 | 圣犹达 | 最小包装(台/合)：台；产品灭菌保质期(月)：12；产品保质年限(年)：4；保质年限出厂标准：3.5V，0.4ms，60次／，阻抗500Ω；基本功能描述：可转换工作模式：永久DDD（R），DDI（R），VVI（R），AAI（R），PacerOFF，临时DDD，DDI，VVI，AAI，AAT，DOO，VOO，AOO；基本功能描述：基本频率(次/分)：40-100每步5；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.25-7.5每步0.25；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.25-7.5每步0.25；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：自动，Thresholdstart，DecayDelay；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：自动，Thresholdstart，DecayDelay；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：有；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：DDD（R）-DDI（R）；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：无；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：无；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：DAO（动态心房超速抑制功能）；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：35-350；备注：抗手机干扰； |
| 66.0 | 起搏器 | CRT-D（各种型号） | 三腔起搏器加除颤器 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国圣犹达医疗用品公司CRMD部 | Epic＋HFV-350 | 圣犹达 | 产品灭菌保质期（月）：12；产品保质年限（年）：2＋2；保质年限出厂标准：60ppm，心房、心室3.5V／0.5ms，3.5V／0.5ms，阻抗500ohm；基本频率（次／分）：40-100每步5；可转换工作模式：永久DDD（R），DDI（R），VVI（R），AAI（R），PacerOFF，临时DDD，DDI，VVI，AAI，AAT，DOO，VOO，AOO；心室脉冲振幅（v）：左室／右室:0.0-4.0每步0.25；4.5-7.5每步0.5；心房脉冲振幅（v）：0.0-4.0每步0.25；4.5-7.5每步0.5；心室感知灵敏度（mv）：自动，Thresholdstart，DecayDelay；心房感知灵敏度（mv）：自动，Thresholdstart，DecayDelay；电极是否带激素：是；电极表面积（mm2）：5；电极导线外径（F）：8；有无电极阻抗测试功能：有；有无电池状态测试功能：有；有无睡眠功能：有；防止PMT功能：有；有无工作方式自动转换：DDD（R）-DDI（R）；起搏自动阈值管理（夺获）：无；有无频率骤降反应：无；有无AF房颤预防：DAO；有无感知灵敏度自动调节功能：有；备注：流线型，12.7mm厚，36cc，73克，储存能量34J，最大释放能量30J；是世界上体积最小的三腔ICD；可分别程控左右室，拥有V-V可调间期；25分钟可储存腔内心电图，包括16秒触发前事件记录；唯一提供可程控波型，斜率和脉宽，程控打开／关闭上腔静脉放电线圈，从而有效降低除颤阈值；除ShockonT和Burst外，唯一提供直流电（DC）诱颤模式，成功率高，降低手术风险。A-V关系加上形态学的鉴别及发作的突然性和间期的稳定性，对室性心律失常诊断敏感性高。；电极类型（高阻抗／低阻抗）：低阻抗；PVC（室早）反应：有；A-V自动调节功能：有；A-V间期范围（ms）：35-350；配件名称：1570／1580Riata电极；1642T／1688T心房电极导线／；QuickSite1056T／K冠状窦电极导线；ApeelCS左室输送系统；405112鞘；405116鞘；3827消毒袋； |
| 67.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 北京鸿景康达科技开发有限公司 | 法国ELAMEDICAL | RhapsodyDR2530 | ELA | 最小包装(台/合)：1台；产品灭菌保质期(月)：19个月；产品保质年限(年)：8年；保质年限出厂标准：2.5V，0.5ms，60次／分，500欧姆，100%起搏；基本功能描述：可转换工作模式：DDD（R），DDD／AMC，DDTA，DDTV，DDTAV，VDD，DDI（R），DOO，VVI（R），VVT，VOO，AAI（R），AAT，AOO，；基本功能描述：基本频率(次/分)：30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-130-140-155-165-175-185；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0-8.0-10.0-15.0；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：有；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：无；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：30-45-65-80-95-110-125-140-155-170-190-205-220-235-250；； |
| 68.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 北京鸿景康达科技开发有限公司 | 法国ELAMEDICAL | RhapsodyDR2510 | ELA | 最小包装(台/合)：1台；产品灭菌保质期(月)：19个月；产品保质年限(年)：8年；保质年限出厂标准：2.5V，0.5ms，60次／分，500欧姆，100%起搏；基本功能描述：可转换工作模式：DDD（R），DDD／AMC，DDTA，DDTV，DDTAV，AAISafeR，VDD，DDI（R），DOO，VVI（R），VVT，VOO，AAI（R），AAT，AOO；基本功能描述：基本频率(次/分)：30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-130-140-155-165-175-185；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0-8.0-10.0-15.0；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：无；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：无；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：无；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：无；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：30-45-65-80-95-110-125-140-155-170-190-205-220-235-250；； |
| 69.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 北京鸿景康达科技开发有限公司 | 法国ELAMEDICAL | SymphonyDR2550 | ELA | 最小包装(台/合)：1台；产品灭菌保质期(月)：19个月；产品保质年限(年)：8年；保质年限出厂标准：2.5V，0.5ms，70次／分，500欧姆，100%起搏；基本功能描述：可转换工作模式：DDD（R），DDD／AMC，DDTA，DDTV，DDTAV，AAISafeR，VDD，DDI（R），DOO，VVI（R），VVT，VOO，AAI（R），AAT，AOO，；基本功能描述：基本频率(次/分)：30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-130-140-155-165-175-185；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0-8.0-10.0-15.0；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：有；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：有；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有，自动；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：30-45-65-80-95-110-125-140-155-170-190-205-220-235-250； |
| 70.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 荷兰VitatronB.V | Diamond3840 | Vitatron | 产品灭菌保质期（月）:18&#124;产品保质年限（年）:6&#124;可转换工作模式:DDD（R）、DDI（R）、DVI、DOO、VDD（R）、VVI（R）、VVT、VOO、AAI（R）、AAT、AOO、OOO&#124;保质年限出厂标准:3.8V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗500Ω&#124;基本频率（次／分）:＂LRL:40-130instepsof5，60；MTR:90-170instepsof10，140＂&#124;心室脉冲振幅（v）:1.2，2.5，3.8，5.0，7.5；3.8&#124;心房脉冲振幅（v）:1.2，2.5，3.8，5.0，7.5；3.8&#124;心室感知灵敏度（mv）:1-8instepsof0.5，9，10；2.0&#124;心房感知灵敏度（mv）:0.25，0.3-0.8instepsof0.1，1.0-7.5instepsof0.5；1.0&#124;电极是否带激素:是&#124;电极表面积（mm2）:3.2&#124;电极导线外径（F）:6.7&#124;有无电极阻抗测试功能:有&#124;有无电池状态测试功能:有&#124;有无睡眠功能:有，0-30instepsof5&#124;防止PMT功能:有&#124;有无工作方式自动转换:即刻模式转换（Beat-to-Beat）&#124;有无频率骤降反应:有&#124;起搏自动阈值管理（夺获）:有&#124;有无AF房颤预防:无&#124;备注:QT＋体动双感知器&#124;有无感知灵敏度自动调节功能:无&#124;电极类型（高阻抗／低阻抗）:低阻抗&#124;PVC（室早）反应:有&#124;A-V自动调节功能:有OFF，Median，Fast三档&#124;A-V间期范围（ms）:90-300instepsof10；180&#124;； |
| 71.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 荷兰VitatronB.V | Clarity860，865，862 | Vitatron | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6可转换工作模式:DDD（R）、DDI（R）、DVI、DOO、VDD（R）、VVI（R）、VVT、VOO、AAI（R）、AAT、AOO、OOO保质年限出厂标准:3.8V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗500Ω基本频率（次／分）:＂LRL:40-130instepsof5，60；MTR:90-190instepsof10，140＂心室脉冲振幅（v）:1.2，2.5，3.8，5.0，7.5；3.8心房脉冲振幅（v）:1.2，2.5，3.8，5.0，7.5；3.8心室感知灵敏度（mv）:1-8instepsof0.5，9，10；2.0心房感知灵敏度（mv）:0.25，0.3-0.8instepsof0.1，1.0-7.5instepsof0.5；1.0电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:3.2电极导线外径（F）:6.7有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有，0-30instepsof5防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:即刻模式转换（Beat-to-Beat）有无频率骤降反应:有起搏自动阈值管理（夺获）:有有无AF房颤预防:无备注:颈动脉窦过敏或血管迷走神经性晕厥的频率骤降的干预；选择性事件记录；可下载软件；颈动脉窦过敏或血管迷走神经性晕厥的频率骤降事件计数；QT＋体动双感知器有无感知灵敏度自动调节功能:无电极类型（高阻抗／低阻抗）:低阻抗PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有OFF，Median，Fast三档A-V间期范围（ms）:90-300instepsof10；180； |
| 72.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDRP型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | AT501 | 美敦力 | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:5可转换工作模式:DDDRP、DDDR、DDD、DDIR、DDI、AAIR、AAI、VVIR、VVI、DOO、ODO保质年限出厂标准:3.0V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1001Ω基本频率（次／分）:LRL：34、35（5）105、109、115、120UTR：80（5）105、109、115（5）130、136、140、146、150、154、162心室脉冲振幅（v）:1（1）6心房脉冲振幅（v）:1（1）6心室感知灵敏度（mv）:0.45／0.6／0.9／1.2／1.5／2.1（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.15（0.15）0.6／0.9（0.3）1.5／2.1（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:有：从DDDR转到DDIR有无频率骤降反应:无起搏自动阈值管理（夺获）:无有无AF房颤预防:有（心房优先起搏，心房频率平稳化，模式转换后超速起搏）ATP终止AT：（50Hz脉冲、Burst＋、Ramp）备注:全球唯一具有终止AT功能且建立在ICD平台上的抗房颤起搏器有无感知灵敏度自动调节功能:有电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:无A-V间期范围（ms）:30（10）350； |
| 73.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国Medtronic，BV | KDR401／403 | 美敦力 | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：6；保质年限出厂标准：3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω；基本功能描述：可转换工作模式：DDDR、DDIR、DVIR、DOOR、DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI；基本功能描述：基本频率(次/分)：LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）180；UTR／USR：80、90（5）180；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.5（0.5）4.0、5.0、7.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.5（0.5）4.0、5.0、7.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有（平均心房率）DDDR／DDIR；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：无；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：无；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：有（NCAP）；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：无；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：30（10）350； |
| 74.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国Medtronic，BV | KDR701／703／706 | 美敦力（瑞士） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6可转换工作模式:DDDR、DDIR、DVIR、DOOR、DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR：80、90（5）180心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR有无频率骤降反应:有起搏自动阈值管理（夺获）:夺获（一次）有无AF房颤预防:有（NCAP）备注:频率轨迹优化有无感知灵敏度自动调节功能:有电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有A-V间期范围（ms）:30（10）350； |
| 75.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国Medtronic，BV | KDR721 | 美敦力（瑞士） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6可转换工作模式:DDDR、DDIR、DVIR、DOOR、DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR／USR：80、90（5）180KDR721型：UTR：最高达210心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR有无频率骤降反应:有起搏自动阈值管理（夺获）:有有无AF房颤预防:有（NCAP）备注:重量：23.6g；体积：11.1cc；IS-1BI或UNI接口；专为儿童设计有无感知灵敏度自动调节功能:有电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有A-V间期范围（ms）:30（10）350； |
| 76.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国Medtronic，BV | KDR901／903／906 | 美敦力（瑞士） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6可转换工作模式:DDDR、DDIR、DVIR、DOOR、DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR：80、90（5）180KDR921型：UTR：最高达210心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR有无频率骤降反应:有起搏自动阈值管理（夺获）:有有无AF房颤预防:有（PMOP，NCAP）备注:具有“心脏指南针”诊断功能；KDR901:IS-1BI或UNI接口；KDR903:3.2mmLPBI或IS-1BI或UNI接口；KDR906:5或6mmUNI接口有无感知灵敏度自动调节功能:有电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有A-V间期范围（ms）:30（10）350； |
| 77.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | KDR721 | 美敦力（美国产） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6可转换工作模式:DDDR、DDIR、DVIR、DOOR、DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR／USR：80、90（5）180KDR721型：UTR：最高达210心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR有无频率骤降反应:有起搏自动阈值管理（夺获）:有有无AF房颤预防:有（NCAP）备注:重量：23.6g；体积：11.1cc；IS-1BI或UNI接口；专为儿童设计有无感知灵敏度自动调节功能:有电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有A-V间期范围（ms）:30（10）350； |
| 78.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | KDR701／703／706 | 美敦力（美国产） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6可转换工作模式:DDDR、DDIR、DVIR、DOOR、DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR：80、90（5）180心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR有无频率骤降反应:有起搏自动阈值管理（夺获）:夺获（一次）有无AF房颤预防:有（NCAP）备注:频率轨迹优化有无感知灵敏度自动调节功能:有电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有A-V间期范围（ms）:30（10）350； |
| 79.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | KDR901／903／906 | 美敦力（美国产） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6可转换工作模式:DDDR、DDIR、DVIR、DOOR、DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR：80、90（5）180KDR921型：UTR：最高达210心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR有无频率骤降反应:有起搏自动阈值管理（夺获）:有有无AF房颤预防:有（PMOP，NCAP）备注:具有“心脏指南针”诊断功能；KDR901:IS-1BI或UNI接口；KDR903:3.2mmLPBI或IS-1BI或UNI接口；KDR906:5或6mmUNI接口有无感知灵敏度自动调节功能:有电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有A-V间期范围（ms）:30（10）350； |
| 80.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | KDR921 | 美敦力（美国产） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6可转换工作模式:DDDR、DDIR、DVIR、DOOR、DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR：80、90（5）180KDR921型：UTR：最高达210心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR有无频率骤降反应:有起搏自动阈值管理（夺获）:有有无AF房颤预防:有（PMOP，NCAP）备注:具有“心脏指南针”诊断功能；重量：23.6g；体积：11.1cc；IS-1BI或UNI接口；专为儿童设计有无感知灵敏度自动调节功能:有电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有A-V间期范围（ms）:30（10）350； |
| 81.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | SDR303／306 | 美敦力 | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6可转换工作模式:DDDR、DDIR、DVIR、DOOR、DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗500Ω基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR／USR：80、90（5）180心室脉冲振幅（v）:0.5（0.5）4.0、5.0、7.5心房脉冲振幅（v）:0.5（0.5）4.0、5.0、7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:有从DDDR转到DDIR有无频率骤降反应:无起搏自动阈值管理（夺获）:无有无AF房颤预防:有（NCAP）有无感知灵敏度自动调节功能:无备注:具有Auto-PVARP功能；SDR303:3.2mmLPBI或IS-1BI或UNI接口；SDR306:5或6mmUNI接口电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:无A-V间期范围（ms）:30（10）350配件名称:没有提交资料； |
| 82.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 荷兰VitatronB.V | VitatronC60DR（C60A1） | Vitatron | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6可转换工作模式:DDD（R）、DDI（R）、DOO、VDD（R）、VVI（R）、VVT、VOO、AAI（R）、AAT、AOO、OOO保质年限出厂标准:3.75V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗500Ω基本频率（次／分）:＂LRL:40-130instepsof5，60；MTR:90-190instepsof5，140＂心室脉冲振幅（v）:0.5-4.0instepsof0.25，4.0-8.0instepsof0.5；3.75心房脉冲振幅（v）:0.5-4.0instepsof0.25，4.0-8.0instepsof0.5；3.75心室感知灵敏度（mv）:1-10instepsof0.5；2.0心房感知灵敏度（mv）:0.25，0.3-1.0instepsof0.1，1.0-7.5instepsof0.5；0.7电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:3.2电极导线外径（F）:6.7有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有，40-130instepsof5防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:即刻模式转换（Beat-to-Beat）有无频率骤降反应:有起搏自动阈值管理（夺获）:有有无AF房颤预防:无备注:无有无感知灵敏度自动调节功能:无电极类型（高阻抗／低阻抗）:低阻抗PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有OFF，Median，Fast三档A-V间期范围（ms）:80-300instepsof5；160； |
| 83.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | E2DR01／03／06 | 美敦力 | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：6；保质年限出厂标准：3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω；基本功能描述：可转换工作模式：DDDR、DDIR、DVIR、DOOR、DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI；基本功能描述：基本频率(次/分)：LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR：80、90（5）180（10）210；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：有；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有（心房及心室都有）；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有（心房和心室都有）；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：有（PMOP，NCAP，VRP，SearchAV＋）；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：30（10）350；备注：具有“心脏指南针”诊断功能，新增自动心房阈值管理，VRP功能，SeachAV＋； |
| 84.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | E2DR01／03／06 | 美敦力 | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：6；保质年限出厂标准：3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω；基本功能描述：可转换工作模式：DDDR、DDIR、DVIR、DOOR、DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI；基本功能描述：基本频率(次/分)：LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR：80、90（5）180（10）210；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：有；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有（心房及心室都有）；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有（心房和心室都有）；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：有（PMOP，NCAP，VRP，SearchAV＋）；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：30（10）350；备注：具有“心脏指南针”诊断功能，新增自动心房阈值管理，VRP功能，SeachAV＋； |
| 85.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 荷兰VitatronB.V | T70DR（T70A1） | Vitatron | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：6；保质年限出厂标准：3.75V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗500Ω；基本功能描述：可转换工作模式：OOO、AOO、AAT、AAI（R）、VOO、VVT、VVI（R）、VDD（R）、DOO、DDI（R）、DDD（R）；基本功能描述：基本频率(次/分)：LRL:40-130instepsof5，60MTR:90-190instepsof5，140；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.5，0.75，1.0，...3.75，4.0，4.5，5.0，...7.5，8.0；3.75；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.5，0.75，1.0，...3.75，4.0，4.5，5.0，...7.5，8.0；3.75；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0-10.0instepsof0.5；2.0；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.25，0.3-1.0instepsof0.1，1.0-7.5instepsof0.5；0.7；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：有，40-130instepsof5，60；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：即刻模式转换（Beat-to-Beat）；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：无；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：房颤诊断程序；五种预防房颤功能（起搏调控、房早抑制、房早后反应、运动后频率控制、房颤后反应），及室率稳定程序（VRS）；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有OFF，median，fast三档；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：PAV:80-300instepof5；160SAV:45-260instepof5；120；备注：T系列数字平台；最大可存储180秒高精度腔内心电图；记录400个心律失常事件；精确的心室起搏（RVP）、精确的心房起搏（RAP）；19秒快速遥测；治疗顾问提供程控建议；CardiacDashboard软件使随访更为简单快捷； |
| 86.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 荷兰VitatronB.V | T60DR（T60A1） | Vitatron | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：6；保质年限出厂标准：3.75V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗500Ω；基本功能描述：可转换工作模式：OOO、AOO、AAT、AAI（R）、VOO、VVT、VVI（R）、VDD（R）、DOO、DDI（R）、DDD（R）；基本功能描述：基本频率(次/分)：LRL:40-130instepsof5，60MTR:90-190instepsof5，140；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.5，0.75，1.0，...3.75，4.0，4.5，5.0，...7.5，8.0；3.75；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.5，0.75，1.0，...3.75，4.0，4.5，5.0，...7.5，8.0；3.75；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0-10.0instepsof0.5；2.0；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.25，0.3-1.0instepsof0.1，1.0-7.5instepsof0.5；0.7；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：有，40-130instepsof5，60；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：即刻模式转换（Beat-to-Beat）；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：无；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：房颤诊断程序；室率稳定程序（VRS）；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有OFF，median，fast三档；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：PAV:80-300instepof5；160SAV:45-260instepof5；120；备注：T系列数字平台；最大可存储180秒高精度腔内心电图；记录400个心律失常事件；精确的心室起搏（RVP）、精确的心房起搏（RAP）；19秒快速遥测；治疗顾问提供程控建议；CardiacDashboard软件使随访更为简单快捷； |
| 87.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 陕西秦明医学仪器股份有限公司 | 德国BIOTRONIKGmbH＆Co | PHILOSDR | 百多力 | 产品灭菌保质期（月）:18&#124;产品保质年限（年）:8&#124;可转换工作模式:DDDR；DDD；DDI（R）；DVI（R）；VDD（R）；VDI（R）；VVI（R）；AAI（R）；DOO（R）；VOO（R）；DDT（R）／A；DDT（R）／V；AOO（R）；DDT（R）；DDIT（R）；DVI（R）；DDD＋；DDT／A＋；DDT／V＋；AAI＋；AAT＋；VDT（R）；VVT（R）；AAT（R）；OFF&#124;保质年限出厂标准:3.6V，0.4ms，60ppm，100%起搏，阻抗500欧姆&#124;基本频率（次／分）:30…（1）…60…（1）…88…（2）…122…（3）…140…（5）…180ppm&#124;心室脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心房脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心室感知灵敏度（mv）:0.5…（0.5）…2.5…（0.5）…7.5mV&#124;心房感知灵敏度（mv）:0.1…（0.1）…1.0…（0.1）…1.5…（0.5）…7.5mV&#124;电极是否带激素:否&#124;电极表面积（mm2）:1.3&#124;电极导线外径（F）:4.2&#124;有无电极阻抗测试功能:有&#124;有无电池状态测试功能:有&#124;有无睡眠功能:有&#124;防止PMT功能:有&#124;有无工作方式自动转换:有DDI；DDIR&#124;有无频率骤降反应:有&#124;起搏自动阈值管理（夺获）:无&#124;有无AF房颤预防:有&#124;备注:无&#124;有无感知灵敏度自动调节功能:无&#124;电极类型（高阻抗／低阻抗）:高阻抗&#124;PVC（室早）反应:有&#124;A-V自动调节功能:有&#124;A-V间期范围（ms）:15；50；75；100；120…（10）…200；225；250；300；动态&#124;； |
| 88.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 陕西秦明医学仪器股份有限公司 | 德国BIOTRONIKGmbH＆Co | AXIOSDR | 百多力 | 产品灭菌保质期（月）:18&#124;产品保质年限（年）:7&#124;可转换工作模式:DDDR；DDD；DDI（R）；DVI（R）；VDD（R）；VDI（R）；VVI（R）；AAI（R）；DOO（R）；VOO（R）；AOO（R）；DDT（R）；DDIT（R）；DVT（R）；VDT（R）；VVT（R）；AAT（R）；OFF&#124;保质年限出厂标准:3.6V，0.4ms，60ppm，100%起搏，阻抗500欧姆&#124;基本频率（次／分）:30…（1）…60…（1）…88…（2）…122…（3）…140…（5）…180ppm&#124;心室脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心房脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心室感知灵敏度（mv）:0.5…（0.5）…2.5…（0.5）…7.5mV&#124;心房感知灵敏度（mv）:0.1…（0.1）…1.0…（0.1）…1.5…（0.5）…7.5mV&#124;电极是否带激素:否&#124;电极表面积（mm2）:1.3&#124;电极导线外径（F）:4.2&#124;有无电极阻抗测试功能:有&#124;有无电池状态测试功能:有&#124;有无睡眠功能:有&#124;防止PMT功能:有&#124;有无工作方式自动转换:有&#124;有无频率骤降反应:有&#124;起搏自动阈值管理（夺获）:无&#124;有无AF房颤预防:无&#124;备注:无&#124;有无感知灵敏度自动调节功能:无&#124;电极类型（高阻抗／低阻抗）:高阻抗&#124;PVC（室早）反应:有&#124;A-V自动调节功能:有&#124;A-V间期范围（ms）:15；50；75；100；120…（10）…200；225；250；300；动态&#124;； |
| 89.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 陕西秦明医学仪器股份有限公司 | 德国百多力有限与两合公司 | PROTOSDR／CLS | 百多力 | 产品灭菌保质期（月）:18&#124;产品保质年限（年）:7&#124;可转换工作模式:DDD-CLS；VVI-CLS；DDDR；DDD；DDI（R）；DVI（R）；VDD（R）；VDI（R）；VVIR；AAI（R）；DOO（R）；VOO（R）；DDD（R）／A；DDT（R）／V；AOO（R）；DDT（R）；DDIT（R）；DVT（R）；DDD（R）＋；DDT（R）／A＋；DDT（R）／V＋；AAI（R）＋；AAT（R）＋；VDT（R）；VVT（R）；AAT（R）；OFF&#124;保质年限出厂标准:3.6V，0.4ms，60ppm，100%起搏，阻抗500欧姆&#124;基本频率（次／分）:30…（1）…60…（1）…88…（2）…122…（3）…140…（5）…180ppm&#124;心室脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心房脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心室感知灵敏度（mv）:0.5…（0.5）…2.5…（0.5）…7.5mV&#124;心房感知灵敏度（mv）:0.1…（0.1）…1.0…（0.1）…1.5…（0.5）…7.5mV&#124;电极是否带激素:否&#124;电极表面积（mm2）:1.3&#124;电极导线外径（F）:4.2&#124;有无电极阻抗测试功能:有&#124;有无电池状态测试功能:有&#124;有无睡眠功能:有&#124;防止PMT功能:有&#124;有无工作方式自动转换:有&#124;有无频率骤降反应:有&#124;起搏自动阈值管理（夺获）:无&#124;有无AF房颤预防:有&#124;备注:无&#124;有无感知灵敏度自动调节功能:无&#124;电极类型（高阻抗／低阻抗）:高阻抗&#124;PVC（室早）反应:有&#124;A-V自动调节功能:有&#124;A-V间期范围（ms）:15；50；75；100；120…（10）…200；225；250；300；动态&#124;； |
| 90.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 陕西秦明医学仪器股份有限公司 | 德国BIOTRONIKGmbH＆Co.KG | PhilosIIDR | 百多力 | 产品灭菌保质期（月）：18；产品保质年限（年）：7；可转换工作模式：DDDR，DDTR／A，DDTR／V，DDTR，DDIR，DDIR／T，DVIR，DVTR，DOOR，VDDR，VDTR，VDIR，VVIR，VVTR，VOOR，AAIR，AATR，AOOR，DDD，DDT／A，DDT／V，DDT，DDI，DDI／T，DVI，DVT，DOO，VDD，VDT，VDI，VVI，VVT，VOO，AAI，AAT，AOO，AUS，DDD（R）＋，DDT／A（R）＋，DDT／V（R）＋，AAI（R）＋，AAT（R）＋；保质年限出厂标准：3.6V，0.4ms，60ppm，100%起搏，阻抗500欧姆；基本频率（次／分）：30…（1）…60…（1）…88…（2）…122…（3）…140…（5）…180ppm；心室脉冲振幅（v）：0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（0.2）…8.4V；心房脉冲振幅（v）：0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（0.6）…8.4V；心室感知灵敏度（mv）：0.5…（0.5）…2.5…（0.5）…7.5mV；心房感知灵敏度（mv）：0.1…（0.1）…1.0…（0.1）…1.5…（0.5）…7.5mV；电极是否带激素：是；电极表面积（mm2）：1.3；电极导线外径（F）：6.5；有无电极阻抗测试功能：有；有无电池状态测试功能：有；有无睡眠功能：有；防止PMT功能：有；有无工作方式自动转换：DDI；DDIR；有无频率骤降反应：有；起搏自动阈值管理（夺获）：有；有无AF房颤预防：有；有无感知灵敏度自动调节功能：无；电极类型（高阻抗／低阻抗）：高阻抗；PVC（室早）反应：有；A-V自动调节功能：有；A-V间期范围（ms）：15；50；75；100；120…（10）…200；225；250；300；动态；备注：没有提交资料；配件名称：电极：SX60-BP，SX53-JBP，SeloxST60，SeloxST53，SeloxJT45，SeloxJT53； |
| 91.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国St.JudeMedical，Inc.CRMD | IDENTITYXLDR5376 | 圣犹达 | 产品灭菌保质期（月）:18&#124;产品保质年限（年）:7&#124;可转换工作模式:AOO（R）；AAI（R）；AAT（R）；OAO；VOO（R）；VVI（R）；VVT（R）；OVO；DOO（R）；DVI（R）；DDI（R）；DDD（R）；ODO&#124;保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗500Ω&#124;基本频率（次／分）:30，40-130instepsof5；140-170instepsof10&#124;心室脉冲振幅（v）:0.0-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5&#124;心房脉冲振幅（v）:0.0-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5&#124;心室感知灵敏度（mv）:0.5-5.0instepsof0.5；6-10instepsof1.0；12.5&#124;心房感知灵敏度（mv）:0.1，0.2，0.3，0.4，0.5，0.6，0.75，1.0，1.25，1.5，1.75，2.0，2.5，3.0，3.5，4.05.0&#124;电极是否带激素:有，可以选配螺旋电极，此套报价不包括螺旋电极价格，如选配螺旋电极详见配件中螺旋电极价格&#124;电极表面积（mm2）:2.3&#124;电极导线外径（F）:4.56&#124;有无电极阻抗测试功能:有&#124;有无电池状态测试功能:有&#124;有无睡眠功能:有&#124;防止PMT功能:有&#124;有无工作方式自动转换:有Off；DDDtoDDI；DDDtoDDIR；DDDRtoDDI；DDDRtoDDDIR；VDDtoVVI；VDDtoVVIR；VDDRtoVVI；VDDRtoVVIR&#124;有无频率骤降反应:有&#124;起搏自动阈值管理（夺获）:夺获并管理（随时）&#124;有无AF房颤预防:有，（1）DAO，（2）NIPS&#124;备注:1.存储腔内心电图时间最长的起搏器120秒；2.7种触发机制触发记录心内电图，帮助解答疑难心电图、及其与症状关系；3.抗手机干扰4.自动多获AutoCapture，备用脉冲可程控；5.AMS模式转换基本频率，增加模式转换期间的心输出量，使心室节律平稳化；6.DAO8.AV-PV正／负向搜索滞后；7.高级双腔滞后反应加介入频率治疗迷走晕厥；8.自动睡眠功能（自动休息频率），无时钟限制；9.Omnisense专利加速度活动传感器，10.房颤直方图，11.长期自动阈值记录等多项诊断功能；12.世界上同体积双腔起搏器中使用寿命最长，厚度最薄（6mm）。&#124;有无感知灵敏度自动调节功能:无&#124;电极类型（高阻抗／低阻抗）:高阻抗&#124;PVC（室早）反应:有&#124;A-V自动调节功能:有&#124;A-V间期范围（ms）:25；30-200instepsof10；225-300instepsof25；350&#124;； |
| 92.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国St.JudeMedical，Inc.CRMD | IDENTITYDR5370 | 圣犹达 | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：6；保质年限出厂标准：2.5V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗504Ω；基本功能描述：可转换工作模式：AOO（R）；AAI（R）；AAT（R）；OAO；VOO（R）；VVI（R）；VVT（R）；OVO；DOO（R）；DVI（R）；DDI（R）；DDD（R）；ODO；基本功能描述：基本频率(次/分)：30，40-130instepsof5；140-170instepsof10；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.25-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.25-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：0.5-5.0instepsof0.5；6-10instepsof1.0；12.5；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1，0.2，0.3，0.4，0.5，0.75，1.0，1.25，1.5，1.75，2.0，2.5，3.0，3.5，4.0，5.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有Off；DDDtoDDI；DDDtoDDIR；DDDRtoDDI；DDDRtoDDDIR；VDDtoVVI；VDDtoVVIR；VDDRtoVVI；VDDRtoVVIR；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：有；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：25；30-200instepsof10；225-300instepsof25；350；备注：抗手机干扰； |
| 93.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国St.JudeMedicalInc | VERITYADxXLDR5356 | 圣犹达 | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：8；保质年限出厂标准：3.5V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗504Ω；基本功能描述：可转换工作模式：AOO（R）；AAI（R）；AAT（R）；OAO；VOO（R）；VVI（R）；VVT（R）；OVO；DOO（R）；DVI（R）；DDI（R）；DDD（R）；ODO；基本功能描述：基本频率(次/分)：30，40-130instepsof5；140-170instepsof10；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.25-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.25-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：0.5-5.0instepsof0.5；6-10instepsof1.0；12.5；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1，0.2，0.3，0.4，0.5，0.75，1.0，1.25，1.5，1.75，2.0，2.5，3.0，3.5，4.0，5.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有Off；DDDtoDDI；DDDtoDDIR；DDDRtoDDI；DDDRtoDDDIR；VDDtoVVI；VDDtoVVIR；VDDRtoVVI；VDDRtoVVIR；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：无；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：无；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：25；30-200instepsof10；225-300instepsof25；350；备注：抗手机干扰； |
| 94.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国St.JudeMedicalCRMD | VERITYADxXLDR5357M／S | 圣犹达 | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：8；保质年限出厂标准：3.5V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗504Ω；基本功能描述：可转换工作模式：AOO（R）；AAI（R）；AAT（R）；OAO；VOO（R）；VVI（R）；VVT（R）；OVO；DOO（R）；DVI（R）；DDI（R）；DDD（R）；ODO；基本功能描述：基本频率(次/分)：30，40-130instepsof5；140-170instepsof10；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.25-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.25-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：0.5-5.0instepsof0.5；6-10instepsof1.0；12.5；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1，0.2，0.3，0.4，0.5，0.75，1.0，1.25，1.5，1.75，2.0，2.5，3.0，3.5，4.0，5.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有Off；DDDtoDDI；DDDtoDDIR；DDDRtoDDI；DDDRtoDDDIR；VDDtoVVI；VDDtoVVIR；VDDRtoVVI；VDDRtoVVIR；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：无；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：无；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：25；30-200instepsof10；225-300instepsof25；350；备注：抗手机干扰； |
| 95.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国圣犹达医疗用品公司CRMD分部 | IdentityADxXLDR5386 | 圣犹达 | 最小包装(台/合)：台；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：7；保质年限出厂标准：2.5V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗504Ω；基本功能描述：可转换工作模式：AOO（R）；AAI（R）；AAT（R）；OAO；VOO（R）；VVI（R）；VVT（R）；OVO；DOO（R）；DVI（R）；DDI（R）；DDD（R）；ODO；基本功能描述：基本频率(次/分)：30，40-130instepsof5；140-170instepsof10；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.25-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.25-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：0.5-5.0instepsof0.5；6-10instepsof1.0；12.5；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1，0.2，0.3，0.4，0.5，0.75，1.0，1.25，1.5，1.75，2.0，2.5，3.0，3.5，4.0，5.0；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有Off；DDDtoDDI；DDDtoDDIR；DDDRtoDDI；DDDRtoDDDIR；VDDtoVVI；VDDtoVVIR；VDDRtoVVI；VDDRtoVVIR；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：无；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：有；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：无；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：25；30-200instepsof10；225-300instepsof25；350；备注：抗手机干扰； |
| 96.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国圣犹达医疗用品公司CRMD分部 | IdentityADxXLDC5286 | 圣犹达 | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：8；保质年限出厂标准：2.5V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗502Ω；基本功能描述：可转换工作模式：AOO；AAI；AAT；OAO；VOO；VVI；VVT；OVO；DOO；DVI；DDI；DDD；ODO；基本功能描述：基本频率(次/分)：30，40-130instepsof5；140-170instepsof10；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.0-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.0-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：0.5-5.0instepsof0.5；6-10instepsof1.0；12.5；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1，0.2，0.3，0.4，0.5，0.75，1.0，1.25，1.5，1.75，2.0，2.5，3.0，3.5，4.0，5.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：无；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有Off；DDDtoDDI；DDDtoDDIR；DDDRtoDDI；DDDRtoDDDIR；VDDtoVVI；VDDtoVVIR；VDDRtoVVI；VDDRtoVVIR；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：无；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：有；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：25；30-200instepsof10；225-300instepsof25；350；备注：抗手机干扰； |
| 97.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 北京鸿景康达科技开发有限公司 | 法国ELAMEDICAL | RhapsodyD2410 | ELA | 最小包装(台/合)：1台；产品灭菌保质期(月)：19个月；产品保质年限(年)：8年；基本功能描述：可转换工作模式：DDD，DDD／AMC，DDTA，DDTV，DDTAV，VDD，DDI（R），DOO，VVI（R），VVT，VOO，AAI（R），AAT，AOO；基本功能描述：基本频率(次/分)：30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-130-140-155-165-175-185；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0-8.0-10.0-15.0；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：无；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：无；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：无；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：无；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：30-45-65-80-95-110-125-140-155-170-190-205-220-235-250；； |
| 98.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 北京鸿景康达科技开发有限公司 | 法国ELAMEDICAL | SymphonyD2450 | ELA | 最小包装(台/合)：1台；产品灭菌保质期(月)：19个月；产品保质年限(年)：8年；保质年限出厂标准：2.5V，0.5ms，60次／分，500欧姆，100%起搏；基本功能描述：可转换工作模式：DDD，DDD／AMC，DDTA，DDTV，DDTAV，AAISafeR，VDD，DDI（R），DOO，VVI（R），VVT，VOO，AAI（R），AAT，AOO；基本功能描述：基本频率(次/分)：30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-130-140-155-165-175-185；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0-8.0-10.0-15.0；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：有；特殊治疗功能：睡眠功能：无；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：无；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：30-45-65-80-95-110-125-140-155-170-190-205-220-235-250；； |
| 99.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 荷兰VitatronB.V | Ruby3740 | Vitatron | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:7保质年限出厂标准:3.8V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗500Ω可转换工作模式:DDD、DDI、DVI、DOO、VDD、VVI（R）、VVT、VOO、AAI（R）、AAT、AOO、OOO基本频率（次／分）:＂LRL:40-130instepsof5，60；MTR:90-170instepsof10，140＂心室脉冲振幅（v）:1.2，2.5，3.8，5.0，7.5；3.8心房脉冲振幅（v）:1.2，2.5，3.8，5.0，7.5；3.8心室感知灵敏度（mv）:1-8instepsof0.5，9，10；2.0心房感知灵敏度（mv）:0.25，0.3-0.8instepsof0.1，1.0-7.5instepsof0.5；1.0电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:3.2电极导线外径（F）:6.7有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有，0-30instepsof5防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:即刻模式转换（Beat-to-Beat）起搏自动阈值管理（夺获）:有有无频率骤降反应:有有无AF房颤预防:无备注:没有提交资料有无感知灵敏度自动调节功能:无PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有OFF，Median，Fast三档A-V间期范围（ms）:90-300instepsof10；180电极类型（高阻抗／低阻抗）:低阻抗； |
| 100.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国Medtronic，BV | KD701／703／706 | 美敦力（瑞士） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω可转换工作模式:DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR／USR：80、90（5）180心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR起搏自动阈值管理（夺获）:有有无频率骤降反应:有有无AF房颤预防:有（NCAP）备注:KDR701:IS-1BI或UNI接口；KDR703:3.2mmLPBI或IS-1BI或UNI接口；KDR706:5或6mmUNI接口有无感知灵敏度自动调节功能:有PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有A-V间期范围（ms）:30（10）350电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选； |
| 101.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | KD701／703／706 | 美敦力（美国产） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω可转换工作模式:DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR／USR：80、90（5）180心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR起搏自动阈值管理（夺获）:有有无频率骤降反应:有有无AF房颤预防:有（NCAP）备注:KDR701:IS-1BI或UNI接口；KDR703:3.2mmLPBI或IS-1BI或UNI接口；KDR706:5或6mmUNI接口有无感知灵敏度自动调节功能:有PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有A-V间期范围（ms）:30（10）350电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选； |
| 102.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | KD901／903／906 | 美敦力（美国产） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω可转换工作模式:DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR：80、90（5）180KDR921型：UTR：最高达210心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR起搏自动阈值管理（夺获）:有有无频率骤降反应:有有无AF房颤预防:有（PMOP，NCAP）备注:具有“心脏指南针”诊断功能；KDR901:IS-1BI或UNI接口；KDR903:3.2mmLPBI或IS-1BI或UNI接口；KDR906:5或6mmUNI接口有无感知灵敏度自动调节功能:有PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有A-V间期范围（ms）:30（10）350电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选； |
| 103.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 荷兰VitatronB.V | VitatronC50D（C50A1） | Vitatron | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:7保质年限出厂标准:3.75V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗500Ω可转换工作模式:DDD、DDI、DOO、VDD、VVI（R）、VVT、VOO、AAI（R）、AAT、AOO、OOO基本频率（次／分）:＂LRL:40-130instepsof5，60；MTR:90-190instepsof5，140＂心室脉冲振幅（v）:0.5-4.0instepsof0.25，4.0-8.0instepsof0.5；3.75心房脉冲振幅（v）:0.5-4.0instepsof0.25，4.0-8.0instepsof0.5；3.75心室感知灵敏度（mv）:1-10instepsof0.5；2.0心房感知灵敏度（mv）:0.25，0.3-1.0instepsof0.1，1.0-7.5instepsof0.5；0.7电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:3.2电极导线外径（F）:6.7有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有，40-130instepsof5防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:即刻模式转换（Beat-to-Beat）起搏自动阈值管理（夺获）:有有无频率骤降反应:有有无AF房颤预防:无备注:没有提交资料有无感知灵敏度自动调节功能:无PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有OFF，Median，Fast三档A-V间期范围（ms）:80-300instepsof5；160电极类型（高阻抗／低阻抗）:低阻抗； |
| 104.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | E2D01／03 | 美敦力 | 产品灭菌保质期（月）：18；产品保质年限（年）：6；保质年限出厂标准：3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω；可转换工作模式：DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI；基本频率（次／分）：LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR：80、90（5）180（10）210；心室脉冲振幅（v）：0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）；心房脉冲振幅（v）：0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5；心室感知灵敏度（mv）：1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）；心房感知灵敏度（mv）：0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）；电极是否带激素：是；电极表面积（mm2）：根据所选不同电极导线型号而不同；电极导线外径（F）：根据所选不同电极导线型号而不同；有无电极阻抗测试功能：有；有无电池状态测试功能：有；有无睡眠功能：有；防止PMT功能：有；有无工作方式自动转换：有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR；起搏自动阈值管理（夺获）：有；有无频率骤降反应：有；有无AF房颤预防：有（PMOP，NCAP，VRP，SearchAV＋）；有无感知灵敏度自动调节功能：有；备注：具有“心脏指南针”诊断功能，新增自动心房阈值管理，VRP功能，SeachAV＋；电极类型（高阻抗／低阻抗）：可选；PVC（室早）反应：有；A-V自动调节功能：有；A-V间期范围（ms）：30（10）350；配件名称：起搏电极导线； |
| 105.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | E2D01／03 | 美敦力 | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：6；保质年限出厂标准：3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω；基本功能描述：可转换工作模式：DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI；基本功能描述：基本频率(次/分)：LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR：80、90（5）180（10）210；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：有；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：（PMOPNCAP，VRP，SearchAV＋）；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：30（10）350；备注：具有“心脏指南针”诊断功能，新增自动心房阈值管理，VRP功能，SeachAV＋； |
| 106.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 陕西秦明医学仪器股份有限公司 | 德国BIOTRONIKGmbH＆Co | PHILOSD | 百多力 | 产品灭菌保质期（月）:18&#124;产品保质年限（年）:8&#124;保质年限出厂标准:3.6V，0.4ms，60ppm，100%起搏，阻抗500欧姆&#124;可转换工作模式:DDD；DDI（R）；DVI；VDD；VDI；VVI（R）；AAI；DOO；VOO（R）；AOO；DDT；DDI／T；DVT；VDT；VVT；AAT；DDT／A；DDT／V；DDD＋；DDT／A＋；DDT／V＋；AAI＋；AAT＋；OFF&#124;基本频率（次／分）:30…（1）…60…（1）…88…（2）…122…（3）…140…（5）…180ppm&#124;心室脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心房脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心室感知灵敏度（mv）:0.5…（0.5）…2.5…（0.5）…7.5mV&#124;心房感知灵敏度（mv）:0.1…（0.1）…1.0…（0.1）…1.5…（0.5）…7.5mV&#124;电极是否带激素:否&#124;电极表面积（mm2）:1.3&#124;电极导线外径（F）:4.2&#124;有无电极阻抗测试功能:有&#124;有无电池状态测试功能:有&#124;有无睡眠功能:有&#124;防止PMT功能:有&#124;有无工作方式自动转换:DDI；DDIR&#124;起搏自动阈值管理（夺获）:无&#124;有无频率骤降反应:有&#124;有无AF房颤预防:有&#124;备注:无&#124;有无感知灵敏度自动调节功能:无&#124;PVC（室早）反应:有&#124;A-V自动调节功能:有&#124;A-V间期范围（ms）:15；50；75；100；120…（10）…200；225；250；300；动态&#124;电极类型（高阻抗／低阻抗）:高阻抗&#124;； |
| 107.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 陕西秦明医学仪器股份有限公司 | 德国BIOTRONIKGmbH＆Co | AXIOSD | 百多力 | 产品灭菌保质期（月）:18&#124;产品保质年限（年）:7&#124;保质年限出厂标准:3.6V，0.4ms，60ppm，100%起搏，阻抗500欧姆&#124;可转换工作模式:DDD；DDI（R）；DVI；VDD；VDI；VVI（R）；AAI；DOO；VOO（R）；AOO；DDT；DDI／T；DVT；VDT；VVT；AAT；OFF&#124;基本频率（次／分）:30…（1）…60…（1）…88…（2）…122…（3）…140…（5）…180ppm&#124;心室脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心房脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心室感知灵敏度（mv）:0.5…（0.5）…2.5…（0.5）…7.5mV&#124;心房感知灵敏度（mv）:0.1…（0.1）…1.0…（0.1）…1.5…（0.5）…7.5mV&#124;电极是否带激素:否&#124;电极表面积（mm2）:1.3&#124;电极导线外径（F）:4.2&#124;有无电极阻抗测试功能:有&#124;有无电池状态测试功能:有&#124;有无睡眠功能:有&#124;防止PMT功能:有&#124;有无工作方式自动转换:DDI；DDIR&#124;起搏自动阈值管理（夺获）:无&#124;有无频率骤降反应:有&#124;有无AF房颤预防:无&#124;备注:无&#124;有无感知灵敏度自动调节功能:无&#124;PVC（室早）反应:有&#124;A-V自动调节功能:有&#124;A-V间期范围（ms）:15；50；75；100；120…（10）…200；225；250；300；动态&#124;电极类型（高阻抗／低阻抗）:高阻抗&#124;； |
| 108.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 陕西秦明医学仪器股份有限公司 | 德国BIOTRONIKGmbH＆Co.KG | PhilosIID | 百多力 | 产品灭菌保质期（月）：18；产品保质年限（年）：7；保质年限出厂标准：3.6V，0.4ms，60ppm，100%起搏，阻抗500欧姆；可转换工作模式：DDD，DDT／A，DDT／V，DDT，DDI，DDI／T，DVI，DVT，DOO，VDD，VDT，VDI，VVI，VVIR，VVT，VOO，VOOR，AAI，AAT，AOO，DDD＋，DDT／A＋，DDT／V＋，AAI＋，AAT＋，OFF；基本频率（次／分）：30…（1）…60…（1）…88…（2）…122…（3）…140…（5）…180ppm；心室脉冲振幅（v）：0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（0.2）…8.4V；心房脉冲振幅（v）：0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（0.6）…8.4V；心室感知灵敏度（mv）：0.5…（0.5）…2.5…（0.5）…7.5mV；心房感知灵敏度（mv）：0.1…（0.1）…1.0…（0.1）…1.5…（0.5）…7.5mV；电极是否带激素：是；电极表面积（mm2）：1.3；电极导线外径（F）：6.5；有无电极阻抗测试功能：有；有无电池状态测试功能：有；有无睡眠功能：有；防止PMT功能：有；有无工作方式自动转换：DDI；DDIR；起搏自动阈值管理（夺获）：有；有无频率骤降反应：有；有无AF房颤预防：有；有无感知灵敏度自动调节功能：无；备注：没有提交资料；PVC（室早）反应：有；A-V自动调节功能：有；A-V间期范围（ms）：15；50；75；100；120…（10）…200；225；250；300；动态；电极类型（高阻抗／低阻抗）：高阻抗；配件名称：没有提交资料； |
| 109.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国St.JudeMedicalCRMD | VERITYADxXLDC5256 | 圣犹达 | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：9；保质年限出厂标准：2.5V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗502Ω；基本功能描述：可转换工作模式：AOO；AAI；AAT；OAO；VOO；VVI；VVT；OVO；DOO；DVI；DDI；DDD；ODO；基本功能描述：基本频率(次/分)：30，40-130instepsof5；140-170instepsof10；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.0-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.0-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：0.5-5.0instepsof0.5；6-10instepsof1.0；12.5；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1，0.2，0.3，0.4，0.5，0.75，1.0，1.25，1.5，1.75，2.0，2.5，3.0，3.5，4.0，5.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：无；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有Off；DDDtoDDI；DDDtoDDIR；DDDRtoDDI；DDDRtoDDDIR；VDDtoVVI；VDDtoVVIR；VDDRtoVVI；VDDRtoVVIR；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：无；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：无；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：25；30-200instepsof10；225-300instepsof25；350；备注：抗手机干扰； |
| 110.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 北京鸿景康达科技开发有限公司 | 法国ELAMEDICAL | RhapsodySR2210 | ELA | 最小包装(台/合)：1台；产品灭菌保质期(月)：19个月；产品保质年限(年)：8年；保质年限出厂标准：2.5V，0.5ms，60次／分，500欧姆，100%起搏；基本功能描述：可转换工作模式：VVI（R），VVT，VOO，AAI（R），AAT，AOO，OAO，OVO；基本功能描述：基本频率(次/分)：30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-130-140-155-165-175-185；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0-8.0-10.0-15.0；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：无；特殊治疗功能：防止PMT功能：无；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：无；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：无；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：无；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：无；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：无；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：无；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：无； |
| 111.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 北京鸿景康达科技开发有限公司 | 法国ELAMEDICAL | SymphonySR2250 | ELA | 最小包装(台/合)：台；产品灭菌保质期(月)：19个月；产品保质年限(年)：8年；保质年限出厂标准：2.5V，0.5ms，60次／分，500欧姆，100%起搏；基本功能描述：可转换工作模式：VVI（R），VVT，VOO，AAI（R），AAT，AOO，OAO，OVO；基本功能描述：基本频率(次/分)：30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-130-140-155-165-175-185；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0-8.0-10.0-15.0；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：有；特殊治疗功能：睡眠功能：无；特殊治疗功能：防止PMT功能：无；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：无；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：无；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：无；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：无；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：无； |
| 112.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 荷兰VitatronB.V | Topaz3540 | Vitatron | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:8保质年限出厂标准:3.8V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗500Ω可转换工作模式:VVI（R）、VVT、VOO、AAI（R）、AAT、AOO、OOO基本频率（次／分）:LRL:40-130instepsof5，60；心室脉冲振幅（v）:1.2，2.5，3.8，5.0，7.5；3.8心房脉冲振幅（v）:1.2，2.5，3.8，5.0，7.5；3.8心室感知灵敏度（mv）:1-8instepsof0.5，9，10；2.0心房感知灵敏度（mv）:0.3-0.8instepsof0.1，1.0-7.5instepsof0.5；1.0电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:3.2电极导线外径（F）:6.7有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有，0-30instepsof5防止PMT功能:不适用有无工作方式自动转换:不适用起搏自动阈值管理（夺获）:夺获（一次）有无频率骤降反应:有有无AF房颤预防:无备注:没有提交资料有无感知灵敏度自动调节功能:无PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:不适用A-V间期范围（ms）:不适用电极类型（高阻抗／低阻抗）:低阻抗； |
| 113.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 荷兰VitatronB.V | Clarity560，565，562 | Vitatron | 产品灭菌保质期（月）:18&#124;产品保质年限（年）:8&#124;保质年限出厂标准:3.8V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗500Ω&#124;可转换工作模式:VVI（R）、VVT、VOO、AAI（R）、AAT、AOO、OOO&#124;基本频率（次／分）:LRL:40-130instepsof5，140-190instepsof10，60&#124;心室脉冲振幅（v）:1.2，2.5，3.8，5.0，7.5；3.8&#124;心房脉冲振幅（v）:1.2，2.5，3.8，5.0，7.5；3.8&#124;心室感知灵敏度（mv）:1-8instepsof0.5，9，10；2.0&#124;心房感知灵敏度（mv）:0.3-0.8instepsof0.1，1.0-7.5instepsof0.5；1.0&#124;电极是否带激素:是&#124;电极表面积（mm2）:3.2&#124;电极导线外径（F）:6.7&#124;有无电极阻抗测试功能:有&#124;有无电池状态测试功能:有&#124;有无睡眠功能:有，0-30instepsof5&#124;防止PMT功能:不适用&#124;有无工作方式自动转换:不适用&#124;起搏自动阈值管理（夺获）:夺获（一次）&#124;有无频率骤降反应:有&#124;有无AF房颤预防:无&#124;备注:选择性事件记录；可下载软件&#124;有无感知灵敏度自动调节功能:无&#124;PVC（室早）反应:有&#124;A-V自动调节功能:不适用&#124;A-V间期范围（ms）:不适用&#124;电极类型（高阻抗／低阻抗）:低阻抗&#124;； |
| 114.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国Medtronic，BV | KSR901／903／906 | 美敦力（瑞士） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:8保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω可转换工作模式:VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、OVO、OAO基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR：80、90（5）180心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:不适用有无工作方式自动转换:不适用起搏自动阈值管理（夺获）:有有无频率骤降反应:无有无AF房颤预防:无备注:KSR901:IS-1BI或UNI接口；KSR903:3.2mmLPBI或IS-1BI或UNI接口；KSR906:5或6mmUNI接口有无感知灵敏度自动调节功能:有PVC（室早）反应:无A-V自动调节功能:不适用A-V间期范围（ms）:不适用电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选； |
| 115.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | KSR401／403 | 美敦力（美国产） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:8保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω可转换工作模式:VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、OVO、OAO基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR／USR：80、90（5）180心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2心房感知灵敏度（mv）:0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:不适用有无工作方式自动转换:不适用起搏自动阈值管理（夺获）:无有无频率骤降反应:无有无AF房颤预防:无备注:KSR901:IS-1BI或UNI接口；KSR903:3.2mmLPBI或IS-1BI或UNI接口；KSR906:5或6mmUNI接口有无感知灵敏度自动调节功能:无PVC（室早）反应:无A-V自动调节功能:不适用A-V间期范围（ms）:不适用电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选； |
| 116.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | KSR901／903／906 | 美敦力（美国产） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:8保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω可转换工作模式:VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、OVO、OAO基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR：80、90（5）180心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:不适用有无工作方式自动转换:不适用起搏自动阈值管理（夺获）:有有无频率骤降反应:无有无AF房颤预防:无备注:KSR901:IS-1BI或UNI接口；KSR903:3.2mmLPBI或IS-1BI或UNI接口；KSR906:5或6mmUNI接口有无感知灵敏度自动调节功能:有PVC（室早）反应:无A-V自动调节功能:不适用A-V间期范围（ms）:不适用电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选； |
| 117.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | SSR303／306 | 美敦力 | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:8保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗500Ω可转换工作模式:VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、OVO、OAO基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）180USR：80、90（5）180心室脉冲振幅（v）:0.5（0.5）4.0、5.0、7.5心房脉冲振幅（v）:0.5（0.5）4.0、5.0、7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:不适用有无工作方式自动转换:不适用起搏自动阈值管理（夺获）:无有无频率骤降反应:无有无AF房颤预防:无备注:SSR303:3.2mmLPBI或IS-1BI或UNI接口；SSR306:5或6mmUNI接口有无感知灵敏度自动调节功能:无PVC（室早）反应:无A-V自动调节功能:不适用A-V间期范围（ms）:不适用电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选； |
| 118.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 荷兰VitatronB.V | VitatronC20SR（C20A1） | Vitatron | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:8保质年限出厂标准:3.75V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗500Ω可转换工作模式:VVI（R）、VVT、VOO、AAI（R）、AAT、AOO、OOO基本频率（次／分）:LRL:40-130instepsof5，60心室脉冲振幅（v）:0.5-4.0instepsof0.25，4.0-8.0instepsof0.5；3.75心房脉冲振幅（v）:0.5-4.0instepsof0.25，4.0-8.0instepsof0.5；3.75心室感知灵敏度（mv）:1-10instepsof0.5；2.0心房感知灵敏度（mv）:0.25，0.3-1.0instepsof0.1，1.0-7.5instepsof0.5；0.7电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:3.2电极导线外径（F）:6.7有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有，40-130instepsof5防止PMT功能:不适用有无工作方式自动转换:不适用起搏自动阈值管理（夺获）:夺获（一次）有无频率骤降反应:有有无AF房颤预防:无备注:没有提交资料有无感知灵敏度自动调节功能:无PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:不适用A-V间期范围（ms）:不适用电极类型（高阻抗／低阻抗）:低阻抗； |
| 119.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | E2SR01／03／06 | 美敦力 | 产品灭菌保质期（月）：18；产品保质年限（年）：8；保质年限出厂标准：3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω；可转换工作模式：VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、OVO、OAO；基本频率（次／分）：LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175；心室脉冲振幅（v）：0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）；心房脉冲振幅（v）：0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5；心室感知灵敏度（mv）：1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）；心房感知灵敏度（mv）：0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）；电极是否带激素：是；电极表面积（mm2）：根据所选不同电极导线型号而不同；电极导线外径（F）：根据所选不同电极导线型号而不同；有无电极阻抗测试功能：有；有无电池状态测试功能：有；有无睡眠功能：有；防止PMT功能：不适用；有无工作方式自动转换：不适用；起搏自动阈值管理（夺获）：夺获（一次）；有无频率骤降反应：无；有无AF房颤预防：VRP；有无感知灵敏度自动调节功能：有；备注：VRP功能；PVC（室早）反应：无；A-V自动调节功能：不适用；A-V间期范围（ms）：不适用；电极类型（高阻抗／低阻抗）：可选；配件名称：起搏电极导线； |
| 120.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | E2SR01／03／06 | 美敦力 | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：7；保质年限出厂标准：3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω；基本功能描述：可转换工作模式：VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、OVO、OAO；基本功能描述：基本频率(次/分)：LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：有；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：不适用；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：不适用；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：无；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：VRP；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：无；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：不适用；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：不适用；备注：VRP功能； |
| 121.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 荷兰VitatronB.V | T20SR（T20A1） | Vitatron | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：8；保质年限出厂标准：3.75V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗500Ω；基本功能描述：可转换工作模式：OOO、AOO、AAT、AAI（R）、VOO、VVT、VVI（R）；基本功能描述：基本频率(次/分)：LRL:40-130instepsof5，60；；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.5，0.75，1.0，...3.75，4.0，4.5，5.0，...7.5，8.0；3.75；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.5，0.75，1.0，...3.75，4.0，4.5，5.0，...7.5，8.0；3.75；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0-10.0instepsof0.5；2.0；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.25，0.3-1.0instepsof0.1，1.0-7.5instepsof0.5；0.7；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：有，40-130instepsof5，60；特殊治疗功能：防止PMT功能：不适用；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：不适用；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：无；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：房颤诊断程序；室率稳定程序（VRS）；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：不适用；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：不适用；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：不适用；备注：T系列数字平台；最大可存储180秒高精度腔内心电图；记录400个心律失常事件；精确的心室起搏（RVP）、精确的心房起搏（RAP）；19秒快速遥测；治疗顾问提供程控建议；CardiacDashboard软件使随访更为简单快捷； |
| 122.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 陕西秦明医学仪器股份有限公司 | 德国BIOTRONIKGmbH＆Co | PHILOSSR | 百多力 | 产品灭菌保质期（月）:18&#124;产品保质年限（年）:8&#124;保质年限出厂标准:3.6V，0.4ms，60ppm，100%起搏，阻抗500欧姆&#124;可转换工作模式:SSIR；VVI（R）；AAI（R）；AOO（R）；VOO（R）；VVT（R）；AAT（R）；OFF&#124;基本频率（次／分）:30…（1）…60…（1）…88…（2）…122…（3）…140…（5）…180ppm&#124;心室脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心房脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心室感知灵敏度（mv）:0.5…（0.5）…2.5…（0.5）…7.5mV&#124;心房感知灵敏度（mv）:0.4…（0.4）…2.0…（0.4）…6.0mV&#124;电极是否带激素:否&#124;电极表面积（mm2）:1.3&#124;电极导线外径（F）:4.2&#124;有无电极阻抗测试功能:有&#124;有无电池状态测试功能:有&#124;有无睡眠功能:有&#124;防止PMT功能:无&#124;有无工作方式自动转换:无&#124;起搏自动阈值管理（夺获）:无&#124;有无频率骤降反应:有&#124;有无AF房颤预防:无&#124;备注:无&#124;有无感知灵敏度自动调节功能:无&#124;PVC（室早）反应:有&#124;A-V自动调节功能:无&#124;A-V间期范围（ms）:无&#124;电极类型（高阻抗／低阻抗）:高阻抗&#124;； |
| 123.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 陕西秦明医学仪器股份有限公司 | 德国BIOTRONIKGmbH＆Co | AXIOSSR | 百多力 | 产品灭菌保质期（月）:18&#124;产品保质年限（年）:8&#124;保质年限出厂标准:3.6V，0.4ms，60ppm，100%起搏，阻抗500欧姆&#124;可转换工作模式:SSIR；VVI（R）；AAI（R）；AOO（R）；VOO（R）；VVT（R）；AAT（R）；OFF&#124;基本频率（次／分）:30…（1）…60…（1）…88…（2）…122…（3）…140…（5）…180ppm&#124;心室脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心房脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心室感知灵敏度（mv）:0.5…（0.5）…2.5…（0.5）…7.5mV&#124;心房感知灵敏度（mv）:0.4…（0.4）…2.0…（0.4）…6.0mV&#124;电极是否带激素:否&#124;电极表面积（mm2）:1.3&#124;电极导线外径（F）:4.2&#124;有无电极阻抗测试功能:有&#124;有无电池状态测试功能:有&#124;有无睡眠功能:有&#124;防止PMT功能:无&#124;有无工作方式自动转换:无&#124;起搏自动阈值管理（夺获）:无&#124;有无频率骤降反应:有&#124;有无AF房颤预防:无&#124;备注:无&#124;有无感知灵敏度自动调节功能:无&#124;PVC（室早）反应:有&#124;A-V自动调节功能:无&#124;A-V间期范围（ms）:无&#124;电极类型（高阻抗／低阻抗）:高阻抗&#124;； |
| 124.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 陕西秦明医学仪器股份有限公司 | 德国BIOTRONIKGmbH＆Co.KG | PhilosIISR | 百多力 | 产品灭菌保质期（月）：18；产品保质年限（年）：8；保质年限出厂标准：3.6V，0.4ms，60ppm，100%起搏，阻抗500欧姆；可转换工作模式：VVIR，VVTR，VOOR，AAIR，AATR，AOOR，VVI，VVT，VOO，AAI，AAT，AOO，OFF；基本频率（次／分）：30…（1）…60…（1）…88…（2）…122…（3）…140…（5）…180ppm；心室脉冲振幅（v）：0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（0.2）…8.4V；心房脉冲振幅（v）：0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（0.2）…8.4V；心室感知灵敏度（mv）：0.5…（0.5）…7.5mV（40mssin2）；心房感知灵敏度（mv）：0.5…（0.5）…7.5mV（40mssin2）；电极是否带激素：否是；电极表面积（mm2）：1.3；电极导线外径（F）：6.5；有无电极阻抗测试功能：有；有无电池状态测试功能：有；有无睡眠功能：有；防止PMT功能：无；有无工作方式自动转换：无；起搏自动阈值管理（夺获）：有；有无频率骤降反应：有；有无AF房颤预防：无；有无感知灵敏度自动调节功能：无；备注：没有提交资料；PVC（室早）反应：有；A-V自动调节功能：无；A-V间期范围（ms）：无；电极类型（高阻抗／低阻抗）：高阻抗；配件名称：电极：SX60-BP，SX53-JBP，SeloxST60，SeloxST53，SeloxJT45，SeloxJT53； |
| 125.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国St.JudeMedical，Inc.CRMD | IDENTITYSR5172 | 圣犹达 | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：7；保质年限出厂标准：2.5V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗501Ω；基本功能描述：可转换工作模式：AOO（R）、AAI（R）、AAT（R）、OAO、VOO（R）、VVI（R）、VVT（R）、OVO；基本功能描述：基本频率(次/分)：30；40-130stepof5；140-170instepsof10；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.0-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.0-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：0.5-5.0instepsof0.5；6-10instepsof1.0；12.5；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.5-5.0instepsof0.5；6-10instepsof1.0；12.6；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：无；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：无；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：无；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：有；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：无；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：无；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：无；备注：抗手机干扰； |
问题:
哪些产品的生产企业是美国St.JudeMedicalDaigDivision或者投标企业是圣犹达医疗用品（上海）有限公司
Answer:
射频消融导管
射频消融导管
Hallo电极
Hallo电极
标测电极导管
标测电极导管
标测电极导管
标测电极导管
标测电极导管
标测电极导管
标测电极导管
标测电极导管
标测电极导管
标测电极导管
标测电极导管
标测电极导管
标测电极导管
标测电极导管
标测电极导管
射频消融导管
射频消融导管
射频消融导管
射频消融导管
射频消融导管
射频消融导管
特殊标测电极（Ensite球囊标测）
特殊标测电极（希氏束）
固定弯冠状窦标测电极（十极可造影）
特殊标测电极（NavX体表电极）
心脏介入特殊长鞘组
射频消融导管
射频消融导管
ICD三腔型
三腔起搏器加除颤器
DDDR型心脏起搏器
DDDR型心脏起搏器
DDDR型心脏起搏器
DDDR型心脏起搏器
DDDR型心脏起搏器
DDD型心脏起搏器
DDD型心脏起搏器
SSIR型心脏起搏器