请阅读下面这张Markdown格式的表格并回答问题。同一行中不同列的单元格用'|'分隔，不同行的单元格用'
'分隔。

表格:
| 序号 | 品种分类 | 产品目录 | 产品名称 | 投标企业 | 生产企业 | 型号 | 商标品牌 | 性能与组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 电生理 | 8毫米消融导管 | 射频消融导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国St.JudeMedicalDaigDivision | 402101、402102、402104、402105 | DAIG | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；可调弯：是；极数：4；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：2-5-2；备注：普通，顶端电极8mm； |
| 4.0 | 电生理 | 8毫米消融导管 | 射频消融导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国爱尔湾生物医学公司 | 83302、83306、83307、83308、83309、83310、83311、83312、83420、83421、83422、83423、83424、83425、83426、83427、83428、83474、83477、83481、83542、83543、83545、83548、83550、83556 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：是；固定弯：否；极数：4；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：2-5-2；区分弯形标记：S，M，L；特殊用途电极：否；备注：顶端电极8mm，热敏电阻，热电偶； |
| 6.0 | 电生理 | Hallo电极 | Hallo电极 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国DaigDivision，St.JudeMedicalCo | 401904／401905／401914／401908 | DAIG | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；可调弯：是；极数：20；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：7； |
| 7.0 | 电生理 | Hallo电极 | Hallo电极 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 81110，81120 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：是；固定弯：否；极数：10，20；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：6，7；电极间距（mm）：1-7-1；区分弯形标记：H；特殊用途电极：心房标测；备注：10极，20极； |
| 8.0 | 电生理 | 标测电极十极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 80055、80052、80054、80051、80053、、80001、80002、80008、80010、80533、80214、80533 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：否；固定弯：是；极数：10；导管长度（cm）：110，60；导管直径（F）：5，6；电极间距（mm）：2-5-2，2-8-2，5，；区分弯形标记：J，C，D；特殊用途电极：用于心房标测或体内除颤；备注：需另配尾线； |
| 9.0 | 电生理 | 标测电极十极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 81101、81102、81104、81105、81106、81107、81108、81109、81520、81524、81940、81946、81945、81943、81947、81504 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：是；固定弯：否；极数：10；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：5，6；电极间距（mm）：2-5-2，5，10；区分弯形标记：S，M，L；备注：可调弯度，需尾线1910-S； |
| 10.0 | 电生理 | 标测电极四极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极（四极固定弯） | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | TORQR　6F　041005JM／UM／DM | 美敦力 | 最小包装(条/包)：1条；产品灭菌保质期(月)：24；可调弯：---；固定弯：固定弯曲；极数：四极；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：6F；电极间距（mm）：5／5／5；区分弯形标记：J型／U型／D型；特殊用途电极：---；备注：---； |
| 12.0 | 电生理 | 标测电极四极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国DaigDivision，St.JudeMedical | Supreme系列固定弯各种弯型四极标测电极:401891，401890，401892，402012，401433，401859，401435，401441，401860，401443，401444，401466，401955，401954，401434／36／38／40／42／74／30／75／45，402004，401950／51／52 | DAIG | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；固定弯：是；极数：4；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：5，6；电极间距（mm）：2-5-2，5，10；区分弯形标记：CRD，JSN，DAO；备注：需尾线； |
| 13.0 | 电生理 | 标测电极四极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国DaigDivision，St.JudeMedical | Response系列固定弯各种弯型四极标测电极:401206／07／22／23／24／，401210／11／12／25／26／27／28，401354／56／57／29；401154至401158， | DAIG | 最小包装(条/包)：1；固定弯：是；极数：4；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：5，6；电极间距（mm）：2-5-2，5，10；区分弯形标记：CRD，JSN，DAO；备注：需尾线； |
| 14.0 | 电生理 | 标测电极四极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 80452、80453、80455、80456、80458、80459、80463、80476、80479、80473、80247、80248、80249、80250、80251、80252、80253、80254、80255、80405、80406、80408、80409、80411、80412、80413、80414、80415、80520、80519、80537 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：否；固定弯：是；极数：４；导管长度（cm）：１１０；导管直径（F）：５Ｆ，６Ｆ；电极间距（mm）：2-5-2，5，10；区分弯形标记：J，C，D；特殊用途电极：心房，心室，希氏束；备注：需另配尾线； |
| 15.0 | 电生理 | 标测电极四极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 80240、80241、80242、80243、80244、80245、80246、80437、80438、80242、80244 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；固定弯：是；极数：4；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：6；电极间距（mm）：2-5-2，5，10；区分弯形标记：J，C，D；特殊用途电极：J弯可用于冠状窦标测；备注：尾线一体； |
| 16.0 | 电生理 | 标测电极四极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 81471、81472、81473、81474、81475、81478、81479 | IBI | 最小包装(条/包)：１；产品灭菌保质期(月)：６０；可调弯：是；固定弯：否；极数：4；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：5，6；电极间距（mm）：2-5-2.5，10；区分弯形标记：S，M，L；特殊用途电极：可用于各种标测；备注：可调弯，； |
| 18.0 | 电生理 | 标测电极双极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 80202、80213、80214 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；固定弯：是；极数：2；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：6；电极间距（mm）：10；区分弯形标记：J，C；备注：尾线一体； |
| 19.0 | 电生理 | 冠状窦标测电极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极（十极固定弯） | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | TORQR　5F　041890CS | 美敦力 | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：24；可调弯：---；固定弯：固定弯曲；极数：十极；导管长度（cm）：90；导管直径（F）：5F；电极间距（mm）：2／5／2；区分弯形标记：---；特殊用途电极：---；备注：---； |
| 20.0 | 电生理 | 冠状窦标测电极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极（十极固定弯） | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | TORQR　5F　041865CS | 美敦力 | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：24；可调弯：---；固定弯：固定弯曲；极数：十极；导管长度（cm）：65；导管直径（F）：5F；电极间距（mm）：2／8／2；区分弯形标记：---；特殊用途电极：---；备注：---； |
| 24.0 | 电生理 | 冠状窦标测电极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国DaigDivision，St.JudeMedical | Supreme系列10极冠状窦电极:401863-401865，401893，401979 | DAIG | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；固定弯：是；极数：10；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：5，6；电极间距（mm）：2-5-2，5，10；区分弯形标记：CSL；备注：冠状窦专用电极； |
| 25.0 | 电生理 | 冠状窦标测电极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国DaigDivision，St.JudeMedical | Response系列10极冠状窦电极:401305-401313，401353／81／92／93／99／401400 | DAIG | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；固定弯：是；极数：10；导管长度（cm）：120，65；导管直径（F）：5，6；电极间距（mm）：2-8-2，2-5-2；区分弯形标记：CSL； |
| 26.0 | 电生理 | 冠状窦标测电极（注明是可调弯还是固定弯） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 80065、80064、80533、80214、80003、80136、80139、80017 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：否；固定弯：是；极数：10；导管长度（cm）：110，60；导管直径（F）：5，6；电极间距（mm）：2-5-2，2-8-2；区分弯形标记：sc；特殊用途电极：只用于冠状窦标测；备注：需尾线1910-S； |
| 31.0 | 电生理 | 环状标测电极（各种型号） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国DaigDivision，St.JudeMedical | Supreme系列:10极固定弯环行电极（401896-401898） | DAIG | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；固定弯：是；极数：10；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：7；区分弯形标记：CRD； |
| 32.0 | 电生理 | 环状标测电极（各种型号） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 81680、81594、81672、81673、81596、81595、81597、81599、 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：是；固定弯：否；极数：10；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：5，6；电极间距（mm）：3.5，5；区分弯形标记：SM；特殊用途电极：肺静脉标测用；备注：10极，固定环，环直径15，20，25mm； |
| 33.0 | 电生理 | 环状标测电极（各种型号） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 81587、81598 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：是；固定弯：否；极数：20；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：5，7；电极间距（mm）：3.5，5；区分弯形标记：SM；特殊用途电极：肺静脉标测用；备注：环直径15，20，25mm； |
| 34.0 | 电生理 | 环状标测电极（各种型号） | 标测电极导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 81573、81685、81683 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：是；固定弯：否；极数：10；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：5.5；区分弯形标记：SM；特殊用途电极：肺静脉标测；备注：可调环15-20mm； |
| 35.0 | 电生理 | 冷盐水灌注消融导管 | 射频消融导管（温控可调弯） | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | SPINKLR（冷盐水） | 美敦力 | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：24；可调弯：可调弯；固定弯：---；极数：四极；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：7F；电极间距（mm）：2／5／2；区分弯形标记：---；特殊用途电极：---；备注：---； |
| 37.0 | 电生理 | 冷盐水灌注消融导管 | 射频消融导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国爱尔湾生物医学公司 | 83352、83353、83354、83358、83359、83360 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：是；固定弯：否；极数：4；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：2-5-2；区分弯形标记：M，L；特殊用途电极：否；备注：顶端有6个盐水灌注孔； |
| 40.0 | 电生理 | 射频消融导管非温控（加硬/普通） | 射频消融导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国DaigDivision，St.JudeMedicalCo | 401576／401578／401579、401586／401587／401588 | DAIG | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；可调弯：是；极数：4；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：2-5-2；区分弯形标记：s，m，l；备注：非温控； |
| 41.0 | 电生理 | 射频消融导管温控（加硬/普通） | 射频消融导管（温控多方向多功能可调弯） | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | MARINR（加硬型） | 美敦力 | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：24；可调弯：多方向可调控；固定弯：---；极数：---；导管长度（cm）：110／112；导管直径（F）：7F；电极间距（mm）：2／5／2；区分弯形标记：---；特殊用途电极：---；备注：---； |
| 42.0 | 电生理 | 射频消融导管温控（加硬/普通） | 射频消融导管（温控双弯可调） | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | CONDUCT（普通型） | 美敦力 | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：24；可调弯：双弯可调；固定弯：---；极数：四极；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：7F；电极间距（mm）：2／5／2；区分弯形标记：---；特殊用途电极：---；备注：---； |
| 43.0 | 电生理 | 射频消融导管温控（加硬/普通） | 射频消融导管（温控双弯可调） | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | CONDUCT（加硬型） | 美敦力 | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：24；可调弯：双向可调；固定弯：---；极数：四极；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：7F；电极间距（mm）：2／5／2；区分弯形标记：---；特殊用途电极：---；备注：---； |
| 48.0 | 电生理 | 射频消融导管温控（加硬/普通） | 射频消融导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国St.JudeMedicalDaigDivision | 402112，402113，402114，402115 | DAIG | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；可调弯：是；极数：4；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：2-5-2；区分弯形标记：S，M，L；备注：加硬导管，热敏电阻，热电偶； |
| 49.0 | 电生理 | 射频消融导管温控（加硬/普通） | 射频消融导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国St.JudeMedicalDaigDivision | 402120，402121，402122，402123，402124，402125 | DAIG | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；可调弯：是；极数：4；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：2-5-2；区分弯形标记：S，M，L；备注：温控，热敏电阻，热电偶； |
| 50.0 | 电生理 | 射频消融导管温控（加硬/普通） | 射频消融导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国爱尔湾生物医学公司 | 83404、83405、83407、83408、83411、83413、83414、83416、83417、83431、83432、83453、83454、83456、83459、83460、83462、83465、 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：是；固定弯：否；极数：4；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：2-5-2；区分弯形标记：S，M，L；备注：加硬； |
| 51.0 | 电生理 | 射频消融导管温控（加硬/普通） | 射频消融导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国爱尔湾生物医学公司 | 83510、83511、83513、83516、83519、83552、83553、83554、83555、 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：是；固定弯：否；极数：4；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：2-5-2；区分弯形标记：S，M，L；备注：普通导管，热敏电阻，热电偶； |
| 52.0 | 电生理 | 特殊标测电极 | 特殊标测电极（Ensite球囊标测） | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国EndocardialSolutionsInc | EC1000 | Ensite | 产品灭菌保质期(月)：36；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：9； |
| 53.0 | 电生理 | 特殊标测电极 | 特殊标测电极（希氏束） | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 81843、81845、81848 | IBI | 产品灭菌保质期(月)：60个月；可调弯：是；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：5；区分弯形标记：希氏束； |
| 54.0 | 电生理 | 特殊标测电极 | 固定弯冠状窦标测电极（十极可造影） | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国IrvineBiomedical，Inc | 80901、80902 | IBI | 产品灭菌保质期(月)：60个月；固定弯：是；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：6；区分弯形标记：特殊弯度；特殊用途电极：带腔； |
| 55.0 | 电生理 | 特殊标测电极 | 特殊标测电极（NavX体表电极） | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国EndocardialSolutionsInc | EN0010 | Ensite | 产品灭菌保质期(月)：36； |
| 57.0 | 电生理 | 特殊长鞘组 | 心脏介入特殊长鞘组 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国St.JudeMedicalInc | 406840406841406842406843406844406845406846406847406848406849406850406851406852406853406854406855406856406857 | SJMEP | 产品灭菌保质期(月)：36；导管长度（cm）：60-63； |
| 63.0 | 电生理 | 特殊消融导管 | 射频消融导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国St.JudeMedicalDaigDivision | 402275／402277／402278 | daig | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；可调弯：是；极数：4；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：2-5-2；备注：双向弯； |
| 64.0 | 电生理 | 特殊消融导管 | 射频消融导管 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国爱尔湾生物医学公司 | 83701、83702、83703、83705、83710 | IBI | 最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：60；可调弯：是；固定弯：否；极数：4；导管长度（cm）：110；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：2-5-2；区分弯形标记：S，M，L；特殊用途电极：否；备注：热敏电阻，热电偶； |
| 65.0 | 起搏器 | CRT-D（各种型号） | ICD三腔型 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国圣犹达医疗用品公司CRMD部 | Atlas＋HFV-341 | 圣犹达 | 最小包装(台/合)：台；产品灭菌保质期(月)：12；产品保质年限(年)：4；保质年限出厂标准：3.5V，0.4ms，60次／，阻抗500Ω；基本功能描述：可转换工作模式：永久DDD（R），DDI（R），VVI（R），AAI（R），PacerOFF，临时DDD，DDI，VVI，AAI，AAT，DOO，VOO，AOO；基本功能描述：基本频率(次/分)：40-100每步5；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.25-7.5每步0.25；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.25-7.5每步0.25；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：自动，Thresholdstart，DecayDelay；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：自动，Thresholdstart，DecayDelay；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：有；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：DDD（R）-DDI（R）；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：无；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：无；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：DAO（动态心房超速抑制功能）；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：35-350；备注：抗手机干扰； |
| 66.0 | 起搏器 | CRT-D（各种型号） | 三腔起搏器加除颤器 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国圣犹达医疗用品公司CRMD部 | Epic＋HFV-350 | 圣犹达 | 产品灭菌保质期（月）：12；产品保质年限（年）：2＋2；保质年限出厂标准：60ppm，心房、心室3.5V／0.5ms，3.5V／0.5ms，阻抗500ohm；基本频率（次／分）：40-100每步5；可转换工作模式：永久DDD（R），DDI（R），VVI（R），AAI（R），PacerOFF，临时DDD，DDI，VVI，AAI，AAT，DOO，VOO，AOO；心室脉冲振幅（v）：左室／右室:0.0-4.0每步0.25；4.5-7.5每步0.5；心房脉冲振幅（v）：0.0-4.0每步0.25；4.5-7.5每步0.5；心室感知灵敏度（mv）：自动，Thresholdstart，DecayDelay；心房感知灵敏度（mv）：自动，Thresholdstart，DecayDelay；电极是否带激素：是；电极表面积（mm2）：5；电极导线外径（F）：8；有无电极阻抗测试功能：有；有无电池状态测试功能：有；有无睡眠功能：有；防止PMT功能：有；有无工作方式自动转换：DDD（R）-DDI（R）；起搏自动阈值管理（夺获）：无；有无频率骤降反应：无；有无AF房颤预防：DAO；有无感知灵敏度自动调节功能：有；备注：流线型，12.7mm厚，36cc，73克，储存能量34J，最大释放能量30J；是世界上体积最小的三腔ICD；可分别程控左右室，拥有V-V可调间期；25分钟可储存腔内心电图，包括16秒触发前事件记录；唯一提供可程控波型，斜率和脉宽，程控打开／关闭上腔静脉放电线圈，从而有效降低除颤阈值；除ShockonT和Burst外，唯一提供直流电（DC）诱颤模式，成功率高，降低手术风险。A-V关系加上形态学的鉴别及发作的突然性和间期的稳定性，对室性心律失常诊断敏感性高。；电极类型（高阻抗／低阻抗）：低阻抗；PVC（室早）反应：有；A-V自动调节功能：有；A-V间期范围（ms）：35-350；配件名称：1570／1580Riata电极；1642T／1688T心房电极导线／；QuickSite1056T／K冠状窦电极导线；ApeelCS左室输送系统；405112鞘；405116鞘；3827消毒袋； |
| 67.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 北京鸿景康达科技开发有限公司 | 法国ELAMEDICAL | RhapsodyDR2530 | ELA | 最小包装(台/合)：1台；产品灭菌保质期(月)：19个月；产品保质年限(年)：8年；保质年限出厂标准：2.5V，0.5ms，60次／分，500欧姆，100%起搏；基本功能描述：可转换工作模式：DDD（R），DDD／AMC，DDTA，DDTV，DDTAV，VDD，DDI（R），DOO，VVI（R），VVT，VOO，AAI（R），AAT，AOO，；基本功能描述：基本频率(次/分)：30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-130-140-155-165-175-185；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0-8.0-10.0-15.0；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：有；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：无；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：30-45-65-80-95-110-125-140-155-170-190-205-220-235-250；； |
| 68.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 北京鸿景康达科技开发有限公司 | 法国ELAMEDICAL | RhapsodyDR2510 | ELA | 最小包装(台/合)：1台；产品灭菌保质期(月)：19个月；产品保质年限(年)：8年；保质年限出厂标准：2.5V，0.5ms，60次／分，500欧姆，100%起搏；基本功能描述：可转换工作模式：DDD（R），DDD／AMC，DDTA，DDTV，DDTAV，AAISafeR，VDD，DDI（R），DOO，VVI（R），VVT，VOO，AAI（R），AAT，AOO；基本功能描述：基本频率(次/分)：30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-130-140-155-165-175-185；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0-8.0-10.0-15.0；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：无；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：无；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：无；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：无；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：30-45-65-80-95-110-125-140-155-170-190-205-220-235-250；； |
| 69.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 北京鸿景康达科技开发有限公司 | 法国ELAMEDICAL | SymphonyDR2550 | ELA | 最小包装(台/合)：1台；产品灭菌保质期(月)：19个月；产品保质年限(年)：8年；保质年限出厂标准：2.5V，0.5ms，70次／分，500欧姆，100%起搏；基本功能描述：可转换工作模式：DDD（R），DDD／AMC，DDTA，DDTV，DDTAV，AAISafeR，VDD，DDI（R），DOO，VVI（R），VVT，VOO，AAI（R），AAT，AOO，；基本功能描述：基本频率(次/分)：30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-130-140-155-165-175-185；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0-8.0-10.0-15.0；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：有；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：有；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有，自动；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：30-45-65-80-95-110-125-140-155-170-190-205-220-235-250； |
| 70.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 荷兰VitatronB.V | Diamond3840 | Vitatron | 产品灭菌保质期（月）:18&#124;产品保质年限（年）:6&#124;可转换工作模式:DDD（R）、DDI（R）、DVI、DOO、VDD（R）、VVI（R）、VVT、VOO、AAI（R）、AAT、AOO、OOO&#124;保质年限出厂标准:3.8V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗500Ω&#124;基本频率（次／分）:＂LRL:40-130instepsof5，60；MTR:90-170instepsof10，140＂&#124;心室脉冲振幅（v）:1.2，2.5，3.8，5.0，7.5；3.8&#124;心房脉冲振幅（v）:1.2，2.5，3.8，5.0，7.5；3.8&#124;心室感知灵敏度（mv）:1-8instepsof0.5，9，10；2.0&#124;心房感知灵敏度（mv）:0.25，0.3-0.8instepsof0.1，1.0-7.5instepsof0.5；1.0&#124;电极是否带激素:是&#124;电极表面积（mm2）:3.2&#124;电极导线外径（F）:6.7&#124;有无电极阻抗测试功能:有&#124;有无电池状态测试功能:有&#124;有无睡眠功能:有，0-30instepsof5&#124;防止PMT功能:有&#124;有无工作方式自动转换:即刻模式转换（Beat-to-Beat）&#124;有无频率骤降反应:有&#124;起搏自动阈值管理（夺获）:有&#124;有无AF房颤预防:无&#124;备注:QT＋体动双感知器&#124;有无感知灵敏度自动调节功能:无&#124;电极类型（高阻抗／低阻抗）:低阻抗&#124;PVC（室早）反应:有&#124;A-V自动调节功能:有OFF，Median，Fast三档&#124;A-V间期范围（ms）:90-300instepsof10；180&#124;； |
| 71.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 荷兰VitatronB.V | Clarity860，865，862 | Vitatron | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6可转换工作模式:DDD（R）、DDI（R）、DVI、DOO、VDD（R）、VVI（R）、VVT、VOO、AAI（R）、AAT、AOO、OOO保质年限出厂标准:3.8V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗500Ω基本频率（次／分）:＂LRL:40-130instepsof5，60；MTR:90-190instepsof10，140＂心室脉冲振幅（v）:1.2，2.5，3.8，5.0，7.5；3.8心房脉冲振幅（v）:1.2，2.5，3.8，5.0，7.5；3.8心室感知灵敏度（mv）:1-8instepsof0.5，9，10；2.0心房感知灵敏度（mv）:0.25，0.3-0.8instepsof0.1，1.0-7.5instepsof0.5；1.0电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:3.2电极导线外径（F）:6.7有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有，0-30instepsof5防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:即刻模式转换（Beat-to-Beat）有无频率骤降反应:有起搏自动阈值管理（夺获）:有有无AF房颤预防:无备注:颈动脉窦过敏或血管迷走神经性晕厥的频率骤降的干预；选择性事件记录；可下载软件；颈动脉窦过敏或血管迷走神经性晕厥的频率骤降事件计数；QT＋体动双感知器有无感知灵敏度自动调节功能:无电极类型（高阻抗／低阻抗）:低阻抗PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有OFF，Median，Fast三档A-V间期范围（ms）:90-300instepsof10；180； |
| 72.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDRP型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | AT501 | 美敦力 | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:5可转换工作模式:DDDRP、DDDR、DDD、DDIR、DDI、AAIR、AAI、VVIR、VVI、DOO、ODO保质年限出厂标准:3.0V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1001Ω基本频率（次／分）:LRL：34、35（5）105、109、115、120UTR：80（5）105、109、115（5）130、136、140、146、150、154、162心室脉冲振幅（v）:1（1）6心房脉冲振幅（v）:1（1）6心室感知灵敏度（mv）:0.45／0.6／0.9／1.2／1.5／2.1（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.15（0.15）0.6／0.9（0.3）1.5／2.1（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:有：从DDDR转到DDIR有无频率骤降反应:无起搏自动阈值管理（夺获）:无有无AF房颤预防:有（心房优先起搏，心房频率平稳化，模式转换后超速起搏）ATP终止AT：（50Hz脉冲、Burst＋、Ramp）备注:全球唯一具有终止AT功能且建立在ICD平台上的抗房颤起搏器有无感知灵敏度自动调节功能:有电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:无A-V间期范围（ms）:30（10）350； |
| 73.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国Medtronic，BV | KDR401／403 | 美敦力 | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：6；保质年限出厂标准：3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω；基本功能描述：可转换工作模式：DDDR、DDIR、DVIR、DOOR、DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI；基本功能描述：基本频率(次/分)：LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）180；UTR／USR：80、90（5）180；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.5（0.5）4.0、5.0、7.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.5（0.5）4.0、5.0、7.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有（平均心房率）DDDR／DDIR；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：无；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：无；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：有（NCAP）；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：无；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：30（10）350； |
| 74.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国Medtronic，BV | KDR701／703／706 | 美敦力（瑞士） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6可转换工作模式:DDDR、DDIR、DVIR、DOOR、DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR：80、90（5）180心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR有无频率骤降反应:有起搏自动阈值管理（夺获）:夺获（一次）有无AF房颤预防:有（NCAP）备注:频率轨迹优化有无感知灵敏度自动调节功能:有电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有A-V间期范围（ms）:30（10）350； |
| 75.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国Medtronic，BV | KDR721 | 美敦力（瑞士） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6可转换工作模式:DDDR、DDIR、DVIR、DOOR、DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR／USR：80、90（5）180KDR721型：UTR：最高达210心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR有无频率骤降反应:有起搏自动阈值管理（夺获）:有有无AF房颤预防:有（NCAP）备注:重量：23.6g；体积：11.1cc；IS-1BI或UNI接口；专为儿童设计有无感知灵敏度自动调节功能:有电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有A-V间期范围（ms）:30（10）350； |
| 76.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国Medtronic，BV | KDR901／903／906 | 美敦力（瑞士） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6可转换工作模式:DDDR、DDIR、DVIR、DOOR、DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR：80、90（5）180KDR921型：UTR：最高达210心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR有无频率骤降反应:有起搏自动阈值管理（夺获）:有有无AF房颤预防:有（PMOP，NCAP）备注:具有“心脏指南针”诊断功能；KDR901:IS-1BI或UNI接口；KDR903:3.2mmLPBI或IS-1BI或UNI接口；KDR906:5或6mmUNI接口有无感知灵敏度自动调节功能:有电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有A-V间期范围（ms）:30（10）350； |
| 77.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | KDR721 | 美敦力（美国产） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6可转换工作模式:DDDR、DDIR、DVIR、DOOR、DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR／USR：80、90（5）180KDR721型：UTR：最高达210心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR有无频率骤降反应:有起搏自动阈值管理（夺获）:有有无AF房颤预防:有（NCAP）备注:重量：23.6g；体积：11.1cc；IS-1BI或UNI接口；专为儿童设计有无感知灵敏度自动调节功能:有电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有A-V间期范围（ms）:30（10）350； |
| 78.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | KDR701／703／706 | 美敦力（美国产） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6可转换工作模式:DDDR、DDIR、DVIR、DOOR、DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR：80、90（5）180心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR有无频率骤降反应:有起搏自动阈值管理（夺获）:夺获（一次）有无AF房颤预防:有（NCAP）备注:频率轨迹优化有无感知灵敏度自动调节功能:有电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有A-V间期范围（ms）:30（10）350； |
| 79.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | KDR901／903／906 | 美敦力（美国产） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6可转换工作模式:DDDR、DDIR、DVIR、DOOR、DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR：80、90（5）180KDR921型：UTR：最高达210心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR有无频率骤降反应:有起搏自动阈值管理（夺获）:有有无AF房颤预防:有（PMOP，NCAP）备注:具有“心脏指南针”诊断功能；KDR901:IS-1BI或UNI接口；KDR903:3.2mmLPBI或IS-1BI或UNI接口；KDR906:5或6mmUNI接口有无感知灵敏度自动调节功能:有电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有A-V间期范围（ms）:30（10）350； |
| 80.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | KDR921 | 美敦力（美国产） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6可转换工作模式:DDDR、DDIR、DVIR、DOOR、DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR：80、90（5）180KDR921型：UTR：最高达210心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR有无频率骤降反应:有起搏自动阈值管理（夺获）:有有无AF房颤预防:有（PMOP，NCAP）备注:具有“心脏指南针”诊断功能；重量：23.6g；体积：11.1cc；IS-1BI或UNI接口；专为儿童设计有无感知灵敏度自动调节功能:有电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有A-V间期范围（ms）:30（10）350； |
| 81.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | SDR303／306 | 美敦力 | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6可转换工作模式:DDDR、DDIR、DVIR、DOOR、DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗500Ω基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR／USR：80、90（5）180心室脉冲振幅（v）:0.5（0.5）4.0、5.0、7.5心房脉冲振幅（v）:0.5（0.5）4.0、5.0、7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:有从DDDR转到DDIR有无频率骤降反应:无起搏自动阈值管理（夺获）:无有无AF房颤预防:有（NCAP）有无感知灵敏度自动调节功能:无备注:具有Auto-PVARP功能；SDR303:3.2mmLPBI或IS-1BI或UNI接口；SDR306:5或6mmUNI接口电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:无A-V间期范围（ms）:30（10）350配件名称:没有提交资料； |
| 82.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 荷兰VitatronB.V | VitatronC60DR（C60A1） | Vitatron | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6可转换工作模式:DDD（R）、DDI（R）、DOO、VDD（R）、VVI（R）、VVT、VOO、AAI（R）、AAT、AOO、OOO保质年限出厂标准:3.75V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗500Ω基本频率（次／分）:＂LRL:40-130instepsof5，60；MTR:90-190instepsof5，140＂心室脉冲振幅（v）:0.5-4.0instepsof0.25，4.0-8.0instepsof0.5；3.75心房脉冲振幅（v）:0.5-4.0instepsof0.25，4.0-8.0instepsof0.5；3.75心室感知灵敏度（mv）:1-10instepsof0.5；2.0心房感知灵敏度（mv）:0.25，0.3-1.0instepsof0.1，1.0-7.5instepsof0.5；0.7电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:3.2电极导线外径（F）:6.7有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有，40-130instepsof5防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:即刻模式转换（Beat-to-Beat）有无频率骤降反应:有起搏自动阈值管理（夺获）:有有无AF房颤预防:无备注:无有无感知灵敏度自动调节功能:无电极类型（高阻抗／低阻抗）:低阻抗PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有OFF，Median，Fast三档A-V间期范围（ms）:80-300instepsof5；160； |
| 83.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | E2DR01／03／06 | 美敦力 | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：6；保质年限出厂标准：3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω；基本功能描述：可转换工作模式：DDDR、DDIR、DVIR、DOOR、DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI；基本功能描述：基本频率(次/分)：LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR：80、90（5）180（10）210；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：有；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有（心房及心室都有）；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有（心房和心室都有）；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：有（PMOP，NCAP，VRP，SearchAV＋）；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：30（10）350；备注：具有“心脏指南针”诊断功能，新增自动心房阈值管理，VRP功能，SeachAV＋； |
| 84.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | E2DR01／03／06 | 美敦力 | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：6；保质年限出厂标准：3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω；基本功能描述：可转换工作模式：DDDR、DDIR、DVIR、DOOR、DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI；基本功能描述：基本频率(次/分)：LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR：80、90（5）180（10）210；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：有；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有（心房及心室都有）；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有（心房和心室都有）；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：有（PMOP，NCAP，VRP，SearchAV＋）；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：30（10）350；备注：具有“心脏指南针”诊断功能，新增自动心房阈值管理，VRP功能，SeachAV＋； |
| 85.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 荷兰VitatronB.V | T70DR（T70A1） | Vitatron | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：6；保质年限出厂标准：3.75V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗500Ω；基本功能描述：可转换工作模式：OOO、AOO、AAT、AAI（R）、VOO、VVT、VVI（R）、VDD（R）、DOO、DDI（R）、DDD（R）；基本功能描述：基本频率(次/分)：LRL:40-130instepsof5，60MTR:90-190instepsof5，140；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.5，0.75，1.0，...3.75，4.0，4.5，5.0，...7.5，8.0；3.75；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.5，0.75，1.0，...3.75，4.0，4.5，5.0，...7.5，8.0；3.75；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0-10.0instepsof0.5；2.0；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.25，0.3-1.0instepsof0.1，1.0-7.5instepsof0.5；0.7；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：有，40-130instepsof5，60；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：即刻模式转换（Beat-to-Beat）；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：无；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：房颤诊断程序；五种预防房颤功能（起搏调控、房早抑制、房早后反应、运动后频率控制、房颤后反应），及室率稳定程序（VRS）；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有OFF，median，fast三档；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：PAV:80-300instepof5；160SAV:45-260instepof5；120；备注：T系列数字平台；最大可存储180秒高精度腔内心电图；记录400个心律失常事件；精确的心室起搏（RVP）、精确的心房起搏（RAP）；19秒快速遥测；治疗顾问提供程控建议；CardiacDashboard软件使随访更为简单快捷； |
| 86.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 荷兰VitatronB.V | T60DR（T60A1） | Vitatron | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：6；保质年限出厂标准：3.75V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗500Ω；基本功能描述：可转换工作模式：OOO、AOO、AAT、AAI（R）、VOO、VVT、VVI（R）、VDD（R）、DOO、DDI（R）、DDD（R）；基本功能描述：基本频率(次/分)：LRL:40-130instepsof5，60MTR:90-190instepsof5，140；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.5，0.75，1.0，...3.75，4.0，4.5，5.0，...7.5，8.0；3.75；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.5，0.75，1.0，...3.75，4.0，4.5，5.0，...7.5，8.0；3.75；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0-10.0instepsof0.5；2.0；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.25，0.3-1.0instepsof0.1，1.0-7.5instepsof0.5；0.7；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：有，40-130instepsof5，60；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：即刻模式转换（Beat-to-Beat）；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：无；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：房颤诊断程序；室率稳定程序（VRS）；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有OFF，median，fast三档；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：PAV:80-300instepof5；160SAV:45-260instepof5；120；备注：T系列数字平台；最大可存储180秒高精度腔内心电图；记录400个心律失常事件；精确的心室起搏（RVP）、精确的心房起搏（RAP）；19秒快速遥测；治疗顾问提供程控建议；CardiacDashboard软件使随访更为简单快捷； |
| 87.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 陕西秦明医学仪器股份有限公司 | 德国BIOTRONIKGmbH＆Co | PHILOSDR | 百多力 | 产品灭菌保质期（月）:18&#124;产品保质年限（年）:8&#124;可转换工作模式:DDDR；DDD；DDI（R）；DVI（R）；VDD（R）；VDI（R）；VVI（R）；AAI（R）；DOO（R）；VOO（R）；DDT（R）／A；DDT（R）／V；AOO（R）；DDT（R）；DDIT（R）；DVI（R）；DDD＋；DDT／A＋；DDT／V＋；AAI＋；AAT＋；VDT（R）；VVT（R）；AAT（R）；OFF&#124;保质年限出厂标准:3.6V，0.4ms，60ppm，100%起搏，阻抗500欧姆&#124;基本频率（次／分）:30…（1）…60…（1）…88…（2）…122…（3）…140…（5）…180ppm&#124;心室脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心房脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心室感知灵敏度（mv）:0.5…（0.5）…2.5…（0.5）…7.5mV&#124;心房感知灵敏度（mv）:0.1…（0.1）…1.0…（0.1）…1.5…（0.5）…7.5mV&#124;电极是否带激素:否&#124;电极表面积（mm2）:1.3&#124;电极导线外径（F）:4.2&#124;有无电极阻抗测试功能:有&#124;有无电池状态测试功能:有&#124;有无睡眠功能:有&#124;防止PMT功能:有&#124;有无工作方式自动转换:有DDI；DDIR&#124;有无频率骤降反应:有&#124;起搏自动阈值管理（夺获）:无&#124;有无AF房颤预防:有&#124;备注:无&#124;有无感知灵敏度自动调节功能:无&#124;电极类型（高阻抗／低阻抗）:高阻抗&#124;PVC（室早）反应:有&#124;A-V自动调节功能:有&#124;A-V间期范围（ms）:15；50；75；100；120…（10）…200；225；250；300；动态&#124;； |
| 88.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 陕西秦明医学仪器股份有限公司 | 德国BIOTRONIKGmbH＆Co | AXIOSDR | 百多力 | 产品灭菌保质期（月）:18&#124;产品保质年限（年）:7&#124;可转换工作模式:DDDR；DDD；DDI（R）；DVI（R）；VDD（R）；VDI（R）；VVI（R）；AAI（R）；DOO（R）；VOO（R）；AOO（R）；DDT（R）；DDIT（R）；DVT（R）；VDT（R）；VVT（R）；AAT（R）；OFF&#124;保质年限出厂标准:3.6V，0.4ms，60ppm，100%起搏，阻抗500欧姆&#124;基本频率（次／分）:30…（1）…60…（1）…88…（2）…122…（3）…140…（5）…180ppm&#124;心室脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心房脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心室感知灵敏度（mv）:0.5…（0.5）…2.5…（0.5）…7.5mV&#124;心房感知灵敏度（mv）:0.1…（0.1）…1.0…（0.1）…1.5…（0.5）…7.5mV&#124;电极是否带激素:否&#124;电极表面积（mm2）:1.3&#124;电极导线外径（F）:4.2&#124;有无电极阻抗测试功能:有&#124;有无电池状态测试功能:有&#124;有无睡眠功能:有&#124;防止PMT功能:有&#124;有无工作方式自动转换:有&#124;有无频率骤降反应:有&#124;起搏自动阈值管理（夺获）:无&#124;有无AF房颤预防:无&#124;备注:无&#124;有无感知灵敏度自动调节功能:无&#124;电极类型（高阻抗／低阻抗）:高阻抗&#124;PVC（室早）反应:有&#124;A-V自动调节功能:有&#124;A-V间期范围（ms）:15；50；75；100；120…（10）…200；225；250；300；动态&#124;； |
| 89.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 陕西秦明医学仪器股份有限公司 | 德国百多力有限与两合公司 | PROTOSDR／CLS | 百多力 | 产品灭菌保质期（月）:18&#124;产品保质年限（年）:7&#124;可转换工作模式:DDD-CLS；VVI-CLS；DDDR；DDD；DDI（R）；DVI（R）；VDD（R）；VDI（R）；VVIR；AAI（R）；DOO（R）；VOO（R）；DDD（R）／A；DDT（R）／V；AOO（R）；DDT（R）；DDIT（R）；DVT（R）；DDD（R）＋；DDT（R）／A＋；DDT（R）／V＋；AAI（R）＋；AAT（R）＋；VDT（R）；VVT（R）；AAT（R）；OFF&#124;保质年限出厂标准:3.6V，0.4ms，60ppm，100%起搏，阻抗500欧姆&#124;基本频率（次／分）:30…（1）…60…（1）…88…（2）…122…（3）…140…（5）…180ppm&#124;心室脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心房脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心室感知灵敏度（mv）:0.5…（0.5）…2.5…（0.5）…7.5mV&#124;心房感知灵敏度（mv）:0.1…（0.1）…1.0…（0.1）…1.5…（0.5）…7.5mV&#124;电极是否带激素:否&#124;电极表面积（mm2）:1.3&#124;电极导线外径（F）:4.2&#124;有无电极阻抗测试功能:有&#124;有无电池状态测试功能:有&#124;有无睡眠功能:有&#124;防止PMT功能:有&#124;有无工作方式自动转换:有&#124;有无频率骤降反应:有&#124;起搏自动阈值管理（夺获）:无&#124;有无AF房颤预防:有&#124;备注:无&#124;有无感知灵敏度自动调节功能:无&#124;电极类型（高阻抗／低阻抗）:高阻抗&#124;PVC（室早）反应:有&#124;A-V自动调节功能:有&#124;A-V间期范围（ms）:15；50；75；100；120…（10）…200；225；250；300；动态&#124;； |
| 90.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 陕西秦明医学仪器股份有限公司 | 德国BIOTRONIKGmbH＆Co.KG | PhilosIIDR | 百多力 | 产品灭菌保质期（月）：18；产品保质年限（年）：7；可转换工作模式：DDDR，DDTR／A，DDTR／V，DDTR，DDIR，DDIR／T，DVIR，DVTR，DOOR，VDDR，VDTR，VDIR，VVIR，VVTR，VOOR，AAIR，AATR，AOOR，DDD，DDT／A，DDT／V，DDT，DDI，DDI／T，DVI，DVT，DOO，VDD，VDT，VDI，VVI，VVT，VOO，AAI，AAT，AOO，AUS，DDD（R）＋，DDT／A（R）＋，DDT／V（R）＋，AAI（R）＋，AAT（R）＋；保质年限出厂标准：3.6V，0.4ms，60ppm，100%起搏，阻抗500欧姆；基本频率（次／分）：30…（1）…60…（1）…88…（2）…122…（3）…140…（5）…180ppm；心室脉冲振幅（v）：0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（0.2）…8.4V；心房脉冲振幅（v）：0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（0.6）…8.4V；心室感知灵敏度（mv）：0.5…（0.5）…2.5…（0.5）…7.5mV；心房感知灵敏度（mv）：0.1…（0.1）…1.0…（0.1）…1.5…（0.5）…7.5mV；电极是否带激素：是；电极表面积（mm2）：1.3；电极导线外径（F）：6.5；有无电极阻抗测试功能：有；有无电池状态测试功能：有；有无睡眠功能：有；防止PMT功能：有；有无工作方式自动转换：DDI；DDIR；有无频率骤降反应：有；起搏自动阈值管理（夺获）：有；有无AF房颤预防：有；有无感知灵敏度自动调节功能：无；电极类型（高阻抗／低阻抗）：高阻抗；PVC（室早）反应：有；A-V自动调节功能：有；A-V间期范围（ms）：15；50；75；100；120…（10）…200；225；250；300；动态；备注：没有提交资料；配件名称：电极：SX60-BP，SX53-JBP，SeloxST60，SeloxST53，SeloxJT45，SeloxJT53； |
| 91.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国St.JudeMedical，Inc.CRMD | IDENTITYXLDR5376 | 圣犹达 | 产品灭菌保质期（月）:18&#124;产品保质年限（年）:7&#124;可转换工作模式:AOO（R）；AAI（R）；AAT（R）；OAO；VOO（R）；VVI（R）；VVT（R）；OVO；DOO（R）；DVI（R）；DDI（R）；DDD（R）；ODO&#124;保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗500Ω&#124;基本频率（次／分）:30，40-130instepsof5；140-170instepsof10&#124;心室脉冲振幅（v）:0.0-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5&#124;心房脉冲振幅（v）:0.0-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5&#124;心室感知灵敏度（mv）:0.5-5.0instepsof0.5；6-10instepsof1.0；12.5&#124;心房感知灵敏度（mv）:0.1，0.2，0.3，0.4，0.5，0.6，0.75，1.0，1.25，1.5，1.75，2.0，2.5，3.0，3.5，4.05.0&#124;电极是否带激素:有，可以选配螺旋电极，此套报价不包括螺旋电极价格，如选配螺旋电极详见配件中螺旋电极价格&#124;电极表面积（mm2）:2.3&#124;电极导线外径（F）:4.56&#124;有无电极阻抗测试功能:有&#124;有无电池状态测试功能:有&#124;有无睡眠功能:有&#124;防止PMT功能:有&#124;有无工作方式自动转换:有Off；DDDtoDDI；DDDtoDDIR；DDDRtoDDI；DDDRtoDDDIR；VDDtoVVI；VDDtoVVIR；VDDRtoVVI；VDDRtoVVIR&#124;有无频率骤降反应:有&#124;起搏自动阈值管理（夺获）:夺获并管理（随时）&#124;有无AF房颤预防:有，（1）DAO，（2）NIPS&#124;备注:1.存储腔内心电图时间最长的起搏器120秒；2.7种触发机制触发记录心内电图，帮助解答疑难心电图、及其与症状关系；3.抗手机干扰4.自动多获AutoCapture，备用脉冲可程控；5.AMS模式转换基本频率，增加模式转换期间的心输出量，使心室节律平稳化；6.DAO8.AV-PV正／负向搜索滞后；7.高级双腔滞后反应加介入频率治疗迷走晕厥；8.自动睡眠功能（自动休息频率），无时钟限制；9.Omnisense专利加速度活动传感器，10.房颤直方图，11.长期自动阈值记录等多项诊断功能；12.世界上同体积双腔起搏器中使用寿命最长，厚度最薄（6mm）。&#124;有无感知灵敏度自动调节功能:无&#124;电极类型（高阻抗／低阻抗）:高阻抗&#124;PVC（室早）反应:有&#124;A-V自动调节功能:有&#124;A-V间期范围（ms）:25；30-200instepsof10；225-300instepsof25；350&#124;； |
| 92.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国St.JudeMedical，Inc.CRMD | IDENTITYDR5370 | 圣犹达 | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：6；保质年限出厂标准：2.5V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗504Ω；基本功能描述：可转换工作模式：AOO（R）；AAI（R）；AAT（R）；OAO；VOO（R）；VVI（R）；VVT（R）；OVO；DOO（R）；DVI（R）；DDI（R）；DDD（R）；ODO；基本功能描述：基本频率(次/分)：30，40-130instepsof5；140-170instepsof10；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.25-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.25-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：0.5-5.0instepsof0.5；6-10instepsof1.0；12.5；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1，0.2，0.3，0.4，0.5，0.75，1.0，1.25，1.5，1.75，2.0，2.5，3.0，3.5，4.0，5.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有Off；DDDtoDDI；DDDtoDDIR；DDDRtoDDI；DDDRtoDDDIR；VDDtoVVI；VDDtoVVIR；VDDRtoVVI；VDDRtoVVIR；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：有；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：25；30-200instepsof10；225-300instepsof25；350；备注：抗手机干扰； |
| 93.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国St.JudeMedicalInc | VERITYADxXLDR5356 | 圣犹达 | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：8；保质年限出厂标准：3.5V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗504Ω；基本功能描述：可转换工作模式：AOO（R）；AAI（R）；AAT（R）；OAO；VOO（R）；VVI（R）；VVT（R）；OVO；DOO（R）；DVI（R）；DDI（R）；DDD（R）；ODO；基本功能描述：基本频率(次/分)：30，40-130instepsof5；140-170instepsof10；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.25-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.25-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：0.5-5.0instepsof0.5；6-10instepsof1.0；12.5；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1，0.2，0.3，0.4，0.5，0.75，1.0，1.25，1.5，1.75，2.0，2.5，3.0，3.5，4.0，5.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有Off；DDDtoDDI；DDDtoDDIR；DDDRtoDDI；DDDRtoDDDIR；VDDtoVVI；VDDtoVVIR；VDDRtoVVI；VDDRtoVVIR；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：无；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：无；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：25；30-200instepsof10；225-300instepsof25；350；备注：抗手机干扰； |
| 94.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国St.JudeMedicalCRMD | VERITYADxXLDR5357M／S | 圣犹达 | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：8；保质年限出厂标准：3.5V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗504Ω；基本功能描述：可转换工作模式：AOO（R）；AAI（R）；AAT（R）；OAO；VOO（R）；VVI（R）；VVT（R）；OVO；DOO（R）；DVI（R）；DDI（R）；DDD（R）；ODO；基本功能描述：基本频率(次/分)：30，40-130instepsof5；140-170instepsof10；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.25-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.25-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：0.5-5.0instepsof0.5；6-10instepsof1.0；12.5；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1，0.2，0.3，0.4，0.5，0.75，1.0，1.25，1.5，1.75，2.0，2.5，3.0，3.5，4.0，5.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有Off；DDDtoDDI；DDDtoDDIR；DDDRtoDDI；DDDRtoDDDIR；VDDtoVVI；VDDtoVVIR；VDDRtoVVI；VDDRtoVVIR；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：无；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：无；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：25；30-200instepsof10；225-300instepsof25；350；备注：抗手机干扰； |
| 95.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDDR型心脏起搏器 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国圣犹达医疗用品公司CRMD分部 | IdentityADxXLDR5386 | 圣犹达 | 最小包装(台/合)：台；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：7；保质年限出厂标准：2.5V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗504Ω；基本功能描述：可转换工作模式：AOO（R）；AAI（R）；AAT（R）；OAO；VOO（R）；VVI（R）；VVT（R）；OVO；DOO（R）；DVI（R）；DDI（R）；DDD（R）；ODO；基本功能描述：基本频率(次/分)：30，40-130instepsof5；140-170instepsof10；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.25-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.25-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：0.5-5.0instepsof0.5；6-10instepsof1.0；12.5；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1，0.2，0.3，0.4，0.5，0.75，1.0，1.25，1.5，1.75，2.0，2.5，3.0，3.5，4.0，5.0；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有Off；DDDtoDDI；DDDtoDDIR；DDDRtoDDI；DDDRtoDDDIR；VDDtoVVI；VDDtoVVIR；VDDRtoVVI；VDDRtoVVIR；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：无；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：有；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：无；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：25；30-200instepsof10；225-300instepsof25；350；备注：抗手机干扰； |
| 96.0 | 起搏器 | DDDR型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国圣犹达医疗用品公司CRMD分部 | IdentityADxXLDC5286 | 圣犹达 | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：8；保质年限出厂标准：2.5V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗502Ω；基本功能描述：可转换工作模式：AOO；AAI；AAT；OAO；VOO；VVI；VVT；OVO；DOO；DVI；DDI；DDD；ODO；基本功能描述：基本频率(次/分)：30，40-130instepsof5；140-170instepsof10；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.0-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.0-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：0.5-5.0instepsof0.5；6-10instepsof1.0；12.5；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1，0.2，0.3，0.4，0.5，0.75，1.0，1.25，1.5，1.75，2.0，2.5，3.0，3.5，4.0，5.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：无；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有Off；DDDtoDDI；DDDtoDDIR；DDDRtoDDI；DDDRtoDDDIR；VDDtoVVI；VDDtoVVIR；VDDRtoVVI；VDDRtoVVIR；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：无；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：有；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：25；30-200instepsof10；225-300instepsof25；350；备注：抗手机干扰； |
| 97.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 北京鸿景康达科技开发有限公司 | 法国ELAMEDICAL | RhapsodyD2410 | ELA | 最小包装(台/合)：1台；产品灭菌保质期(月)：19个月；产品保质年限(年)：8年；基本功能描述：可转换工作模式：DDD，DDD／AMC，DDTA，DDTV，DDTAV，VDD，DDI（R），DOO，VVI（R），VVT，VOO，AAI（R），AAT，AOO；基本功能描述：基本频率(次/分)：30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-130-140-155-165-175-185；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0-8.0-10.0-15.0；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：无；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：无；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：无；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：无；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：30-45-65-80-95-110-125-140-155-170-190-205-220-235-250；； |
| 98.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 北京鸿景康达科技开发有限公司 | 法国ELAMEDICAL | SymphonyD2450 | ELA | 最小包装(台/合)：1台；产品灭菌保质期(月)：19个月；产品保质年限(年)：8年；保质年限出厂标准：2.5V，0.5ms，60次／分，500欧姆，100%起搏；基本功能描述：可转换工作模式：DDD，DDD／AMC，DDTA，DDTV，DDTAV，AAISafeR，VDD，DDI（R），DOO，VVI（R），VVT，VOO，AAI（R），AAT，AOO；基本功能描述：基本频率(次/分)：30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-130-140-155-165-175-185；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0-8.0-10.0-15.0；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：有；特殊治疗功能：睡眠功能：无；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：无；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：30-45-65-80-95-110-125-140-155-170-190-205-220-235-250；； |
| 99.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 荷兰VitatronB.V | Ruby3740 | Vitatron | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:7保质年限出厂标准:3.8V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗500Ω可转换工作模式:DDD、DDI、DVI、DOO、VDD、VVI（R）、VVT、VOO、AAI（R）、AAT、AOO、OOO基本频率（次／分）:＂LRL:40-130instepsof5，60；MTR:90-170instepsof10，140＂心室脉冲振幅（v）:1.2，2.5，3.8，5.0，7.5；3.8心房脉冲振幅（v）:1.2，2.5，3.8，5.0，7.5；3.8心室感知灵敏度（mv）:1-8instepsof0.5，9，10；2.0心房感知灵敏度（mv）:0.25，0.3-0.8instepsof0.1，1.0-7.5instepsof0.5；1.0电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:3.2电极导线外径（F）:6.7有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有，0-30instepsof5防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:即刻模式转换（Beat-to-Beat）起搏自动阈值管理（夺获）:有有无频率骤降反应:有有无AF房颤预防:无备注:没有提交资料有无感知灵敏度自动调节功能:无PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有OFF，Median，Fast三档A-V间期范围（ms）:90-300instepsof10；180电极类型（高阻抗／低阻抗）:低阻抗； |
| 100.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国Medtronic，BV | KD701／703／706 | 美敦力（瑞士） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω可转换工作模式:DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR／USR：80、90（5）180心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR起搏自动阈值管理（夺获）:有有无频率骤降反应:有有无AF房颤预防:有（NCAP）备注:KDR701:IS-1BI或UNI接口；KDR703:3.2mmLPBI或IS-1BI或UNI接口；KDR706:5或6mmUNI接口有无感知灵敏度自动调节功能:有PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有A-V间期范围（ms）:30（10）350电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选； |
| 101.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | KD701／703／706 | 美敦力（美国产） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω可转换工作模式:DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR／USR：80、90（5）180心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR起搏自动阈值管理（夺获）:有有无频率骤降反应:有有无AF房颤预防:有（NCAP）备注:KDR701:IS-1BI或UNI接口；KDR703:3.2mmLPBI或IS-1BI或UNI接口；KDR706:5或6mmUNI接口有无感知灵敏度自动调节功能:有PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有A-V间期范围（ms）:30（10）350电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选； |
| 102.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | KD901／903／906 | 美敦力（美国产） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:6保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω可转换工作模式:DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR：80、90（5）180KDR921型：UTR：最高达210心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR起搏自动阈值管理（夺获）:有有无频率骤降反应:有有无AF房颤预防:有（PMOP，NCAP）备注:具有“心脏指南针”诊断功能；KDR901:IS-1BI或UNI接口；KDR903:3.2mmLPBI或IS-1BI或UNI接口；KDR906:5或6mmUNI接口有无感知灵敏度自动调节功能:有PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有A-V间期范围（ms）:30（10）350电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选； |
| 103.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 荷兰VitatronB.V | VitatronC50D（C50A1） | Vitatron | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:7保质年限出厂标准:3.75V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗500Ω可转换工作模式:DDD、DDI、DOO、VDD、VVI（R）、VVT、VOO、AAI（R）、AAT、AOO、OOO基本频率（次／分）:＂LRL:40-130instepsof5，60；MTR:90-190instepsof5，140＂心室脉冲振幅（v）:0.5-4.0instepsof0.25，4.0-8.0instepsof0.5；3.75心房脉冲振幅（v）:0.5-4.0instepsof0.25，4.0-8.0instepsof0.5；3.75心室感知灵敏度（mv）:1-10instepsof0.5；2.0心房感知灵敏度（mv）:0.25，0.3-1.0instepsof0.1，1.0-7.5instepsof0.5；0.7电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:3.2电极导线外径（F）:6.7有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有，40-130instepsof5防止PMT功能:有有无工作方式自动转换:即刻模式转换（Beat-to-Beat）起搏自动阈值管理（夺获）:有有无频率骤降反应:有有无AF房颤预防:无备注:没有提交资料有无感知灵敏度自动调节功能:无PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:有OFF，Median，Fast三档A-V间期范围（ms）:80-300instepsof5；160电极类型（高阻抗／低阻抗）:低阻抗； |
| 104.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | E2D01／03 | 美敦力 | 产品灭菌保质期（月）：18；产品保质年限（年）：6；保质年限出厂标准：3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω；可转换工作模式：DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI；基本频率（次／分）：LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR：80、90（5）180（10）210；心室脉冲振幅（v）：0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）；心房脉冲振幅（v）：0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5；心室感知灵敏度（mv）：1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）；心房感知灵敏度（mv）：0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）；电极是否带激素：是；电极表面积（mm2）：根据所选不同电极导线型号而不同；电极导线外径（F）：根据所选不同电极导线型号而不同；有无电极阻抗测试功能：有；有无电池状态测试功能：有；有无睡眠功能：有；防止PMT功能：有；有无工作方式自动转换：有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR；起搏自动阈值管理（夺获）：有；有无频率骤降反应：有；有无AF房颤预防：有（PMOP，NCAP，VRP，SearchAV＋）；有无感知灵敏度自动调节功能：有；备注：具有“心脏指南针”诊断功能，新增自动心房阈值管理，VRP功能，SeachAV＋；电极类型（高阻抗／低阻抗）：可选；PVC（室早）反应：有；A-V自动调节功能：有；A-V间期范围（ms）：30（10）350；配件名称：起搏电极导线； |
| 105.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | E2D01／03 | 美敦力 | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：6；保质年限出厂标准：3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω；基本功能描述：可转换工作模式：DDD、VDD、DDI、DVI、DOO、VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、ODO、OVO、OAO、VDIR、VDI、ADIR、ADI；基本功能描述：基本频率(次/分)：LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR：80、90（5）180（10）210；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：有；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有（4／7模式转换，空白期房扑搜索）DDDR／DDIR；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：（PMOPNCAP，VRP，SearchAV＋）；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：30（10）350；备注：具有“心脏指南针”诊断功能，新增自动心房阈值管理，VRP功能，SeachAV＋； |
| 106.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 陕西秦明医学仪器股份有限公司 | 德国BIOTRONIKGmbH＆Co | PHILOSD | 百多力 | 产品灭菌保质期（月）:18&#124;产品保质年限（年）:8&#124;保质年限出厂标准:3.6V，0.4ms，60ppm，100%起搏，阻抗500欧姆&#124;可转换工作模式:DDD；DDI（R）；DVI；VDD；VDI；VVI（R）；AAI；DOO；VOO（R）；AOO；DDT；DDI／T；DVT；VDT；VVT；AAT；DDT／A；DDT／V；DDD＋；DDT／A＋；DDT／V＋；AAI＋；AAT＋；OFF&#124;基本频率（次／分）:30…（1）…60…（1）…88…（2）…122…（3）…140…（5）…180ppm&#124;心室脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心房脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心室感知灵敏度（mv）:0.5…（0.5）…2.5…（0.5）…7.5mV&#124;心房感知灵敏度（mv）:0.1…（0.1）…1.0…（0.1）…1.5…（0.5）…7.5mV&#124;电极是否带激素:否&#124;电极表面积（mm2）:1.3&#124;电极导线外径（F）:4.2&#124;有无电极阻抗测试功能:有&#124;有无电池状态测试功能:有&#124;有无睡眠功能:有&#124;防止PMT功能:有&#124;有无工作方式自动转换:DDI；DDIR&#124;起搏自动阈值管理（夺获）:无&#124;有无频率骤降反应:有&#124;有无AF房颤预防:有&#124;备注:无&#124;有无感知灵敏度自动调节功能:无&#124;PVC（室早）反应:有&#124;A-V自动调节功能:有&#124;A-V间期范围（ms）:15；50；75；100；120…（10）…200；225；250；300；动态&#124;电极类型（高阻抗／低阻抗）:高阻抗&#124;； |
| 107.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 陕西秦明医学仪器股份有限公司 | 德国BIOTRONIKGmbH＆Co | AXIOSD | 百多力 | 产品灭菌保质期（月）:18&#124;产品保质年限（年）:7&#124;保质年限出厂标准:3.6V，0.4ms，60ppm，100%起搏，阻抗500欧姆&#124;可转换工作模式:DDD；DDI（R）；DVI；VDD；VDI；VVI（R）；AAI；DOO；VOO（R）；AOO；DDT；DDI／T；DVT；VDT；VVT；AAT；OFF&#124;基本频率（次／分）:30…（1）…60…（1）…88…（2）…122…（3）…140…（5）…180ppm&#124;心室脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心房脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心室感知灵敏度（mv）:0.5…（0.5）…2.5…（0.5）…7.5mV&#124;心房感知灵敏度（mv）:0.1…（0.1）…1.0…（0.1）…1.5…（0.5）…7.5mV&#124;电极是否带激素:否&#124;电极表面积（mm2）:1.3&#124;电极导线外径（F）:4.2&#124;有无电极阻抗测试功能:有&#124;有无电池状态测试功能:有&#124;有无睡眠功能:有&#124;防止PMT功能:有&#124;有无工作方式自动转换:DDI；DDIR&#124;起搏自动阈值管理（夺获）:无&#124;有无频率骤降反应:有&#124;有无AF房颤预防:无&#124;备注:无&#124;有无感知灵敏度自动调节功能:无&#124;PVC（室早）反应:有&#124;A-V自动调节功能:有&#124;A-V间期范围（ms）:15；50；75；100；120…（10）…200；225；250；300；动态&#124;电极类型（高阻抗／低阻抗）:高阻抗&#124;； |
| 108.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 陕西秦明医学仪器股份有限公司 | 德国BIOTRONIKGmbH＆Co.KG | PhilosIID | 百多力 | 产品灭菌保质期（月）：18；产品保质年限（年）：7；保质年限出厂标准：3.6V，0.4ms，60ppm，100%起搏，阻抗500欧姆；可转换工作模式：DDD，DDT／A，DDT／V，DDT，DDI，DDI／T，DVI，DVT，DOO，VDD，VDT，VDI，VVI，VVIR，VVT，VOO，VOOR，AAI，AAT，AOO，DDD＋，DDT／A＋，DDT／V＋，AAI＋，AAT＋，OFF；基本频率（次／分）：30…（1）…60…（1）…88…（2）…122…（3）…140…（5）…180ppm；心室脉冲振幅（v）：0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（0.2）…8.4V；心房脉冲振幅（v）：0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（0.6）…8.4V；心室感知灵敏度（mv）：0.5…（0.5）…2.5…（0.5）…7.5mV；心房感知灵敏度（mv）：0.1…（0.1）…1.0…（0.1）…1.5…（0.5）…7.5mV；电极是否带激素：是；电极表面积（mm2）：1.3；电极导线外径（F）：6.5；有无电极阻抗测试功能：有；有无电池状态测试功能：有；有无睡眠功能：有；防止PMT功能：有；有无工作方式自动转换：DDI；DDIR；起搏自动阈值管理（夺获）：有；有无频率骤降反应：有；有无AF房颤预防：有；有无感知灵敏度自动调节功能：无；备注：没有提交资料；PVC（室早）反应：有；A-V自动调节功能：有；A-V间期范围（ms）：15；50；75；100；120…（10）…200；225；250；300；动态；电极类型（高阻抗／低阻抗）：高阻抗；配件名称：没有提交资料； |
| 109.0 | 起搏器 | DDD型心脏起搏器（各种型号） | DDD型心脏起搏器 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国St.JudeMedicalCRMD | VERITYADxXLDC5256 | 圣犹达 | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：9；保质年限出厂标准：2.5V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗502Ω；基本功能描述：可转换工作模式：AOO；AAI；AAT；OAO；VOO；VVI；VVT；OVO；DOO；DVI；DDI；DDD；ODO；基本功能描述：基本频率(次/分)：30，40-130instepsof5；140-170instepsof10；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.0-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.0-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：0.5-5.0instepsof0.5；6-10instepsof1.0；12.5；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1，0.2，0.3，0.4，0.5，0.75，1.0，1.25，1.5，1.75，2.0，2.5，3.0，3.5，4.0，5.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：无；特殊治疗功能：防止PMT功能：有；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：有Off；DDDtoDDI；DDDtoDDIR；DDDRtoDDI；DDDRtoDDDIR；VDDtoVVI；VDDtoVVIR；VDDRtoVVI；VDDRtoVVIR；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：无；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：无；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：有；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：有；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：25；30-200instepsof10；225-300instepsof25；350；备注：抗手机干扰； |
| 110.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 北京鸿景康达科技开发有限公司 | 法国ELAMEDICAL | RhapsodySR2210 | ELA | 最小包装(台/合)：1台；产品灭菌保质期(月)：19个月；产品保质年限(年)：8年；保质年限出厂标准：2.5V，0.5ms，60次／分，500欧姆，100%起搏；基本功能描述：可转换工作模式：VVI（R），VVT，VOO，AAI（R），AAT，AOO，OAO，OVO；基本功能描述：基本频率(次/分)：30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-130-140-155-165-175-185；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0-8.0-10.0-15.0；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：无；特殊治疗功能：防止PMT功能：无；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：无；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：无；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：无；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：无；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：无；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：无；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：无； |
| 111.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 北京鸿景康达科技开发有限公司 | 法国ELAMEDICAL | SymphonySR2250 | ELA | 最小包装(台/合)：台；产品灭菌保质期(月)：19个月；产品保质年限(年)：8年；保质年限出厂标准：2.5V，0.5ms，60次／分，500欧姆，100%起搏；基本功能描述：可转换工作模式：VVI（R），VVT，VOO，AAI（R），AAT，AOO，OAO，OVO；基本功能描述：基本频率(次/分)：30-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100-110-120-130-140-155-165-175-185；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：1.5-2.0-2.5-3.0-3.5-4.0-5.0-7.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0-8.0-10.0-15.0；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.1-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0-1.2-1.5-1.8-.2.0-2.2-2.5-2.7-3.0-3.5-4.0-4.5-5.0-6.0；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：有；特殊治疗功能：睡眠功能：无；特殊治疗功能：防止PMT功能：无；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：无；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：无；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：无；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：无；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：无； |
| 112.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 荷兰VitatronB.V | Topaz3540 | Vitatron | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:8保质年限出厂标准:3.8V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗500Ω可转换工作模式:VVI（R）、VVT、VOO、AAI（R）、AAT、AOO、OOO基本频率（次／分）:LRL:40-130instepsof5，60；心室脉冲振幅（v）:1.2，2.5，3.8，5.0，7.5；3.8心房脉冲振幅（v）:1.2，2.5，3.8，5.0，7.5；3.8心室感知灵敏度（mv）:1-8instepsof0.5，9，10；2.0心房感知灵敏度（mv）:0.3-0.8instepsof0.1，1.0-7.5instepsof0.5；1.0电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:3.2电极导线外径（F）:6.7有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有，0-30instepsof5防止PMT功能:不适用有无工作方式自动转换:不适用起搏自动阈值管理（夺获）:夺获（一次）有无频率骤降反应:有有无AF房颤预防:无备注:没有提交资料有无感知灵敏度自动调节功能:无PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:不适用A-V间期范围（ms）:不适用电极类型（高阻抗／低阻抗）:低阻抗； |
| 113.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 荷兰VitatronB.V | Clarity560，565，562 | Vitatron | 产品灭菌保质期（月）:18&#124;产品保质年限（年）:8&#124;保质年限出厂标准:3.8V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗500Ω&#124;可转换工作模式:VVI（R）、VVT、VOO、AAI（R）、AAT、AOO、OOO&#124;基本频率（次／分）:LRL:40-130instepsof5，140-190instepsof10，60&#124;心室脉冲振幅（v）:1.2，2.5，3.8，5.0，7.5；3.8&#124;心房脉冲振幅（v）:1.2，2.5，3.8，5.0，7.5；3.8&#124;心室感知灵敏度（mv）:1-8instepsof0.5，9，10；2.0&#124;心房感知灵敏度（mv）:0.3-0.8instepsof0.1，1.0-7.5instepsof0.5；1.0&#124;电极是否带激素:是&#124;电极表面积（mm2）:3.2&#124;电极导线外径（F）:6.7&#124;有无电极阻抗测试功能:有&#124;有无电池状态测试功能:有&#124;有无睡眠功能:有，0-30instepsof5&#124;防止PMT功能:不适用&#124;有无工作方式自动转换:不适用&#124;起搏自动阈值管理（夺获）:夺获（一次）&#124;有无频率骤降反应:有&#124;有无AF房颤预防:无&#124;备注:选择性事件记录；可下载软件&#124;有无感知灵敏度自动调节功能:无&#124;PVC（室早）反应:有&#124;A-V自动调节功能:不适用&#124;A-V间期范围（ms）:不适用&#124;电极类型（高阻抗／低阻抗）:低阻抗&#124;； |
| 114.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国Medtronic，BV | KSR901／903／906 | 美敦力（瑞士） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:8保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω可转换工作模式:VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、OVO、OAO基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR：80、90（5）180心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:不适用有无工作方式自动转换:不适用起搏自动阈值管理（夺获）:有有无频率骤降反应:无有无AF房颤预防:无备注:KSR901:IS-1BI或UNI接口；KSR903:3.2mmLPBI或IS-1BI或UNI接口；KSR906:5或6mmUNI接口有无感知灵敏度自动调节功能:有PVC（室早）反应:无A-V自动调节功能:不适用A-V间期范围（ms）:不适用电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选； |
| 115.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | KSR401／403 | 美敦力（美国产） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:8保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω可转换工作模式:VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、OVO、OAO基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR／USR：80、90（5）180心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2心房感知灵敏度（mv）:0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:不适用有无工作方式自动转换:不适用起搏自动阈值管理（夺获）:无有无频率骤降反应:无有无AF房颤预防:无备注:KSR901:IS-1BI或UNI接口；KSR903:3.2mmLPBI或IS-1BI或UNI接口；KSR906:5或6mmUNI接口有无感知灵敏度自动调节功能:无PVC（室早）反应:无A-V自动调节功能:不适用A-V间期范围（ms）:不适用电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选； |
| 116.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | KSR901／903／906 | 美敦力（美国产） | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:8保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω可转换工作模式:VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、OVO、OAO基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175UTR：80、90（5）180心室脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）心房脉冲振幅（v）:0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:不适用有无工作方式自动转换:不适用起搏自动阈值管理（夺获）:有有无频率骤降反应:无有无AF房颤预防:无备注:KSR901:IS-1BI或UNI接口；KSR903:3.2mmLPBI或IS-1BI或UNI接口；KSR906:5或6mmUNI接口有无感知灵敏度自动调节功能:有PVC（室早）反应:无A-V自动调节功能:不适用A-V间期范围（ms）:不适用电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选； |
| 117.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | SSR303／306 | 美敦力 | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:8保质年限出厂标准:3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗500Ω可转换工作模式:VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、OVO、OAO基本频率（次／分）:LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）180USR：80、90（5）180心室脉冲振幅（v）:0.5（0.5）4.0、5.0、7.5心房脉冲振幅（v）:0.5（0.5）4.0、5.0、7.5心室感知灵敏度（mv）:1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2心房感知灵敏度（mv）:0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:根据所选不同电极导线型号而不同电极导线外径（F）:根据所选不同电极导线型号而不同有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有防止PMT功能:不适用有无工作方式自动转换:不适用起搏自动阈值管理（夺获）:无有无频率骤降反应:无有无AF房颤预防:无备注:SSR303:3.2mmLPBI或IS-1BI或UNI接口；SSR306:5或6mmUNI接口有无感知灵敏度自动调节功能:无PVC（室早）反应:无A-V自动调节功能:不适用A-V间期范围（ms）:不适用电极类型（高阻抗／低阻抗）:可选； |
| 118.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 荷兰VitatronB.V | VitatronC20SR（C20A1） | Vitatron | 产品灭菌保质期（月）:18产品保质年限（年）:8保质年限出厂标准:3.75V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗500Ω可转换工作模式:VVI（R）、VVT、VOO、AAI（R）、AAT、AOO、OOO基本频率（次／分）:LRL:40-130instepsof5，60心室脉冲振幅（v）:0.5-4.0instepsof0.25，4.0-8.0instepsof0.5；3.75心房脉冲振幅（v）:0.5-4.0instepsof0.25，4.0-8.0instepsof0.5；3.75心室感知灵敏度（mv）:1-10instepsof0.5；2.0心房感知灵敏度（mv）:0.25，0.3-1.0instepsof0.1，1.0-7.5instepsof0.5；0.7电极是否带激素:是电极表面积（mm2）:3.2电极导线外径（F）:6.7有无电极阻抗测试功能:有有无电池状态测试功能:有有无睡眠功能:有，40-130instepsof5防止PMT功能:不适用有无工作方式自动转换:不适用起搏自动阈值管理（夺获）:夺获（一次）有无频率骤降反应:有有无AF房颤预防:无备注:没有提交资料有无感知灵敏度自动调节功能:无PVC（室早）反应:有A-V自动调节功能:不适用A-V间期范围（ms）:不适用电极类型（高阻抗／低阻抗）:低阻抗； |
| 119.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | E2SR01／03／06 | 美敦力 | 产品灭菌保质期（月）：18；产品保质年限（年）：8；保质年限出厂标准：3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω；可转换工作模式：VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、OVO、OAO；基本频率（次／分）：LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175；心室脉冲振幅（v）：0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）；心房脉冲振幅（v）：0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5；心室感知灵敏度（mv）：1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）；心房感知灵敏度（mv）：0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）；电极是否带激素：是；电极表面积（mm2）：根据所选不同电极导线型号而不同；电极导线外径（F）：根据所选不同电极导线型号而不同；有无电极阻抗测试功能：有；有无电池状态测试功能：有；有无睡眠功能：有；防止PMT功能：不适用；有无工作方式自动转换：不适用；起搏自动阈值管理（夺获）：夺获（一次）；有无频率骤降反应：无；有无AF房颤预防：VRP；有无感知灵敏度自动调节功能：有；备注：VRP功能；PVC（室早）反应：无；A-V自动调节功能：不适用；A-V间期范围（ms）：不适用；电极类型（高阻抗／低阻抗）：可选；配件名称：起搏电极导线； |
| 120.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 美国MedtronicInc | E2SR01／03／06 | 美敦力 | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：7；保质年限出厂标准：3.5V，0.4ms，60bpm，100%起搏，阻抗300-1000Ω；基本功能描述：可转换工作模式：VVIR、VVI、VVT、VOOR、VOO、AAIR、AAI、AAT、AOOR、AOO、OVO、OAO；基本功能描述：基本频率(次/分)：LRL：30（5）60、70（5）80、90（5）175；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5（自动调整输出）；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.5、0.75（0.25）4.0、4.5（0.5）7.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.2（自动调整感知）；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0（自动调整感知）；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：有；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：不适用；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：不适用；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：无；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：VRP；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：无；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：不适用；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：不适用；备注：VRP功能； |
| 121.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 美敦力医疗用品技术服务（上海）有限公司 | 荷兰VitatronB.V | T20SR（T20A1） | Vitatron | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：8；保质年限出厂标准：3.75V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗500Ω；基本功能描述：可转换工作模式：OOO、AOO、AAT、AAI（R）、VOO、VVT、VVI（R）；基本功能描述：基本频率(次/分)：LRL:40-130instepsof5，60；；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.5，0.75，1.0，...3.75，4.0，4.5，5.0，...7.5，8.0；3.75；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.5，0.75，1.0，...3.75，4.0，4.5，5.0，...7.5，8.0；3.75；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：1.0-10.0instepsof0.5；2.0；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.25，0.3-1.0instepsof0.1，1.0-7.5instepsof0.5；0.7；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：有，40-130instepsof5，60；特殊治疗功能：防止PMT功能：不适用；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：不适用；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：无；特殊治疗功能：频率骤降反应：有；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：房颤诊断程序；室率稳定程序（VRS）；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：不适用；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：不适用；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：不适用；备注：T系列数字平台；最大可存储180秒高精度腔内心电图；记录400个心律失常事件；精确的心室起搏（RVP）、精确的心房起搏（RAP）；19秒快速遥测；治疗顾问提供程控建议；CardiacDashboard软件使随访更为简单快捷； |
| 122.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 陕西秦明医学仪器股份有限公司 | 德国BIOTRONIKGmbH＆Co | PHILOSSR | 百多力 | 产品灭菌保质期（月）:18&#124;产品保质年限（年）:8&#124;保质年限出厂标准:3.6V，0.4ms，60ppm，100%起搏，阻抗500欧姆&#124;可转换工作模式:SSIR；VVI（R）；AAI（R）；AOO（R）；VOO（R）；VVT（R）；AAT（R）；OFF&#124;基本频率（次／分）:30…（1）…60…（1）…88…（2）…122…（3）…140…（5）…180ppm&#124;心室脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心房脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心室感知灵敏度（mv）:0.5…（0.5）…2.5…（0.5）…7.5mV&#124;心房感知灵敏度（mv）:0.4…（0.4）…2.0…（0.4）…6.0mV&#124;电极是否带激素:否&#124;电极表面积（mm2）:1.3&#124;电极导线外径（F）:4.2&#124;有无电极阻抗测试功能:有&#124;有无电池状态测试功能:有&#124;有无睡眠功能:有&#124;防止PMT功能:无&#124;有无工作方式自动转换:无&#124;起搏自动阈值管理（夺获）:无&#124;有无频率骤降反应:有&#124;有无AF房颤预防:无&#124;备注:无&#124;有无感知灵敏度自动调节功能:无&#124;PVC（室早）反应:有&#124;A-V自动调节功能:无&#124;A-V间期范围（ms）:无&#124;电极类型（高阻抗／低阻抗）:高阻抗&#124;； |
| 123.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 陕西秦明医学仪器股份有限公司 | 德国BIOTRONIKGmbH＆Co | AXIOSSR | 百多力 | 产品灭菌保质期（月）:18&#124;产品保质年限（年）:8&#124;保质年限出厂标准:3.6V，0.4ms，60ppm，100%起搏，阻抗500欧姆&#124;可转换工作模式:SSIR；VVI（R）；AAI（R）；AOO（R）；VOO（R）；VVT（R）；AAT（R）；OFF&#124;基本频率（次／分）:30…（1）…60…（1）…88…（2）…122…（3）…140…（5）…180ppm&#124;心室脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心房脉冲振幅（v）:0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（1.2）…8.4V&#124;心室感知灵敏度（mv）:0.5…（0.5）…2.5…（0.5）…7.5mV&#124;心房感知灵敏度（mv）:0.4…（0.4）…2.0…（0.4）…6.0mV&#124;电极是否带激素:否&#124;电极表面积（mm2）:1.3&#124;电极导线外径（F）:4.2&#124;有无电极阻抗测试功能:有&#124;有无电池状态测试功能:有&#124;有无睡眠功能:有&#124;防止PMT功能:无&#124;有无工作方式自动转换:无&#124;起搏自动阈值管理（夺获）:无&#124;有无频率骤降反应:有&#124;有无AF房颤预防:无&#124;备注:无&#124;有无感知灵敏度自动调节功能:无&#124;PVC（室早）反应:有&#124;A-V自动调节功能:无&#124;A-V间期范围（ms）:无&#124;电极类型（高阻抗／低阻抗）:高阻抗&#124;； |
| 124.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 陕西秦明医学仪器股份有限公司 | 德国BIOTRONIKGmbH＆Co.KG | PhilosIISR | 百多力 | 产品灭菌保质期（月）：18；产品保质年限（年）：8；保质年限出厂标准：3.6V，0.4ms，60ppm，100%起搏，阻抗500欧姆；可转换工作模式：VVIR，VVTR，VOOR，AAIR，AATR，AOOR，VVI，VVT，VOO，AAI，AAT，AOO，OFF；基本频率（次／分）：30…（1）…60…（1）…88…（2）…122…（3）…140…（5）…180ppm；心室脉冲振幅（v）：0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（0.2）…8.4V；心房脉冲振幅（v）：0.1…（0.1）…3.6…（0.1）…4.8…（0.2）…8.4V；心室感知灵敏度（mv）：0.5…（0.5）…7.5mV（40mssin2）；心房感知灵敏度（mv）：0.5…（0.5）…7.5mV（40mssin2）；电极是否带激素：否是；电极表面积（mm2）：1.3；电极导线外径（F）：6.5；有无电极阻抗测试功能：有；有无电池状态测试功能：有；有无睡眠功能：有；防止PMT功能：无；有无工作方式自动转换：无；起搏自动阈值管理（夺获）：有；有无频率骤降反应：有；有无AF房颤预防：无；有无感知灵敏度自动调节功能：无；备注：没有提交资料；PVC（室早）反应：有；A-V自动调节功能：无；A-V间期范围（ms）：无；电极类型（高阻抗／低阻抗）：高阻抗；配件名称：电极：SX60-BP，SX53-JBP，SeloxST60，SeloxST53，SeloxJT45，SeloxJT53； |
| 125.0 | 起搏器 | SSIR型心脏起搏器（各种型号） | SSIR型心脏起搏器 | 圣犹达医疗用品（上海）有限公司 | 美国St.JudeMedical，Inc.CRMD | IDENTITYSR5172 | 圣犹达 | 最小包装(台/合)：1；产品灭菌保质期(月)：18；产品保质年限(年)：7；保质年限出厂标准：2.5V，0.4ms，60次／分，100%起搏，阻抗501Ω；基本功能描述：可转换工作模式：AOO（R）、AAI（R）、AAT（R）、OAO、VOO（R）、VVI（R）、VVT（R）、OVO；基本功能描述：基本频率(次/分)：30；40-130stepof5；140-170instepsof10；基本功能描述：心室脉冲振幅(v)：0.0-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心房脉冲振幅(v)：0.0-4.0instepsof0.25；4.5-7.5instepsof0.5；基本功能描述：心室感知灵敏度(mv)：0.5-5.0instepsof0.5；6-10instepsof1.0；12.5；基本功能描述：心房感知灵敏度(mv)：0.5-5.0instepsof0.5；6-10instepsof1.0；12.6；特殊治疗功能：感知灵敏度自动调节：无；特殊治疗功能：睡眠功能：有；特殊治疗功能：防止PMT功能：无；特殊治疗功能：工作方式自动转换（具体模式）：无；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获(一次)：有；特殊治疗功能：起搏自动阈值夺获并管理(随时)：有；特殊治疗功能：频率骤降反应：无；特殊治疗功能：AF房颤预防(详细预防方式)：有；特殊治疗功能：PVC(室早)反应：无；特殊治疗功能：A-V自动调节功能：无；特殊治疗功能：A-V间期范围(ms)：无；备注：抗手机干扰； |
问题:
你可以告诉我商标品牌是DAIG或者401904／401905／401914／401908型号的产品性能与组成吗
Answer:
最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；可调弯：是；极数：4；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：2-5-2；备注：普通，顶端电极8mm；
最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；可调弯：是；极数：20；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：7；
最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；固定弯：是；极数：4；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：5，6；电极间距（mm）：2-5-2，5，10；区分弯形标记：CRD，JSN，DAO；备注：需尾线；
最小包装(条/包)：1；固定弯：是；极数：4；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：5，6；电极间距（mm）：2-5-2，5，10；区分弯形标记：CRD，JSN，DAO；备注：需尾线；
最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；固定弯：是；极数：10；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：5，6；电极间距（mm）：2-5-2，5，10；区分弯形标记：CSL；备注：冠状窦专用电极；
最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；固定弯：是；极数：10；导管长度（cm）：120，65；导管直径（F）：5，6；电极间距（mm）：2-8-2，2-5-2；区分弯形标记：CSL；
最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；固定弯：是；极数：10；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：7；区分弯形标记：CRD；
最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；可调弯：是；极数：4；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：2-5-2；区分弯形标记：s，m，l；备注：非温控；
最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；可调弯：是；极数：4；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：2-5-2；区分弯形标记：S，M，L；备注：加硬导管，热敏电阻，热电偶；
最小包装(条/包)：1；产品灭菌保质期(月)：36；可调弯：是；极数：4；导管长度（cm）：120；导管直径（F）：7；电极间距（mm）：2-5-2；区分弯形标记：S，M，L；备注：温控，热敏电阻，热电偶；