请阅读下面这张Markdown格式的表格并回答问题。同一行中不同列的单元格用'|'分隔，不同行的单元格用'
'分隔。

表格:
| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 压电超声波洁牙机 | 广州从化生华实业有限公司 | 广州从化生华实业有限公司 | 3H | 生产日期:2012.7.5;出厂编号:201207001 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 识别、标记和文件 |
| 2.0 | 超声洁牙机 | 桂林维润医疗科技有限公司 | 桂林维润医疗科技有限公司 | VRN-A8 | 出厂编号:主机:A8000358;手柄:BAE040104 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 识别、标记和文件 |
| 3.0 | UltrasonicPiezoScaler | 桂林懿可仕机械制造有限公司 | GuilinYikeshiMachineCo.,Ltd | SHEL-E | 生产日期:28May.2015;出厂编号:E0001903 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 识别、标记和文件 |
| 4.0 | 超声洁牙机 | 咸阳西北医疗器械（集团）有限公司 | 咸阳西北医疗器械（集团）有限公司 | US-IIJ | 201411031.0 | 陕西省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 识别、标记和文件 |
| 5.0 | 超声电导治疗仪 | 成都康富科学仪器有限公司 | 成都康富科学仪器有限公司 | ZCD-S1 | 生产日期:20150709;出厂编号:ZCDS120150070 | 四川省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 识别、标记和文件 |
| 6.0 | 微波治疗机 | 南京三乐机电技术研究所有限公司 | 南京三乐机电技术研究所有限公司 | AMT-A | 生产日期:2015.3.19;产品编号:150380 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 7.0 | 微波消融治疗仪 | 南京维京九洲医疗器械研发中心 | 南京维京九洲医疗器械研发中心 | MTC-3C型 | 生产日期:20154;出厂编号:15041302 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.控制器和仪表的标记；2.随机文件 |
| 8.0 | 超声波雾化器 | 南京道芬电子有限公司 | 南京道芬电子有限公司 | S-888E | 生产日期:15年5月25日;出厂编号:WHE1505006R | 江苏省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 识别、标记和文件 |
| 9.0 | 呼吸机 | 江苏奥凯医疗设备有限公司 | 江苏奥凯医疗设备有限公司 | AV-2000B2 | H214091802 | 江苏省食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 10.0 | 呼吸机 | 南京普澳医疗设备有限公司 | 南京普澳医疗设备有限公司 | PA-700B | 731504104.0 | 江苏省食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 11.0 | 呼吸机 | 江苏蓝韵凯泰医疗设备有限公司 | 江苏蓝韵凯泰医疗设备有限公司 | HVJ-880C+ | 361409005.0 | 江苏省食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 12.0 | 呼吸机 | 山东瑞得通圆医疗仪器有限公司 | 山东瑞得通圆医疗仪器有限公司 | WDH-1 | WH150803B | 山东省食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 13.0 | 呼吸机 | 深圳市普博科技有限公司 | 深圳市普博科技有限公司 | Boaray5000D | 20115060004.0 | 广东省食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 14.0 | 呼吸机 | 深圳市普博科技有限公司 | 深圳市普博科技有限公司 | Boaray3000D | 21115060004.0 | 广东省食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 设备或设备部件的外部标记 |
问题:
请问哪个企业生产了微波治疗机？
Answer:
南京三乐机电技术研究所有限公司