请阅读下面这张Markdown格式的表格并回答问题。同一行中不同列的单元格用'|'分隔，不同行的单元格用'
'分隔。

表格:
| 序号 | 名称 | 进口／国产 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） | 材质 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 肋木 | 国产 | 1.0 | 组 | 2660.0 | 国产 | 2660.0 | 借助肋木杠进行上下肢体关节活动范围和肌力训练、坐站立训练、平衡训练及躯干的牵伸训练 |
| 2.0 | 体操棒及抛接球 | 国产 | 4.0 | 组 | 1300.0 | 国产 | 5200.0 | 通过带棒做操和抛接球活动，改善上肢活动范围，提高肢体协调控制能力及平衡能力 |
| 3.0 | 姿势矫正镜 | 国产 | 1.0 | 套 | 1636.0 | 国产 | 1636.0 | 矫正镜面玻璃厚度不小于0.5cm。各种姿势矫正训练 |
| 4.0 | 平行杠 | 国产 | 1.0 | 组 | 3980.0 | 国产 | 3980.0 | 平衡杠高度调节范围78～122cm,宽度调节范围34～64cm，杠杆静载荷不小于135kg，矫正板坡度15°。借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态训练。练习中杠的高度和宽度可根据每个患者情况进行调节。 |
| 5.0 | 肌力训练设备 | 国产 | 1.0 | 台 | 46000.0 | 国产 | 46000.0 | 彩色LED显示屏，可调节阻力，主运动模式下，具有4种针对性训练模式，神经模式，反馈模式、游戏模式，被动训练模式。四种安全保护功能，痉挛保护，声控保护，靶心率保护，磁控保护。改善上肢关节活动范围和进行上肢肌力及协调性训练；适用于脑梗中风偏瘫/脑瘫，关节多样化僵硬，截瘫、下肢发冷麻痹，四肢截瘫、四肢发冷麻痹神经紊乱等患者使用。康复原理：1、运动使肌肉拉伸压缩，提高了经脉回流压力，改善了血液循环；2、增加关节的活动度。 |
| 6.0 | 肩关节旋转运动器 | 国产 | 1.0 | 台 | 2434.0 | 国产 | 2434.0 | 高度调节范围0～63cm。手柄至转动轴距离调节范围17～33cm。改善肩,肘关节活动范围 |
| 7.0 | 前臂旋转训练器 | 国产 | 1.0 | 台 | 2245.0 | 国产 | 2245.0 | 高度调节范0～63cm,托架前后调节范围0～26cm。改善前臂旋转功能，型钢静电喷塑、塑料。 |
| 8.0 | 腕关节屈伸运动器 | 国产 | 1.0 | 台 | 2188.0 | 国产 | 2188.0 | 平台升降调节范围0～63cm，最大阻尼980N·cm。改善腕部关节活动范围及肌力训练。 |
| 9.0 | 系列哑铃 | 国产 | 2.0 | 组 | 1063.0 | 国产 | 2126.0 | 哑铃规格：质量，2.3kg，4个。1.8kg，4个。1.4kg，4个。0.9kg，4个。0.5kg，2个。进行肌力和医疗体操训练，肌力训练，耐力训练。 |
| 10.0 | 股四头肌训练椅 | 国产 | 1.0 | 套 | 4239.0 | 国产 | 4239.0 | 座位高65cm,座面高度67cm，扶手宽度81cm,伸缩杆调节范围0～15cm，小腿垫调节范围0～47cm，助力手柄调节范围0～28cm，座位额定负载质量135kg,靠背额定负载质量70kg，靠背平放时额定负载质70g，配重块每块1.8kg（每侧4块共8块）/膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻肌力主动运动训练，也可进行膝关节牵引。优质型钢，静电喷塑、采用高密度泡沫海绵，外包优质PU革。 |
| 11.0 | 功率自行车 | 国产 | 1.0 | 台 | 1500.0 | 国产 | 1500.0 | 坐垫调节范围73～98cm，阻尼调节档数8，坐垫额定载荷:135kg。用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练 |
| 12.0 | 手动功率车 | 国产 | 1.0 | 台 | 4980.0 | 国产 | 4980.0 | 搬运手柄调节范围52～84cm，回旋手柄角度调节范围各0°～80°。改善上肢关节活动范围和进行上肢肌力及协调性训练 |
| 13.0 | 连续性关节被动训练器（上肢） | 国产 | 1.0 | 台 | 13000.0 | 国产 | 13000.0 | 01.微特电机驱动，机械结构设计、选材合理，精度高，运行平稳，噪音低，寿命长久。02.微特电脑数码控制设计，并采用进口集成元器件，内设大容量进口CPU中央处理器,智能化软件编程，并具有超力矩过载保护等功能。03.LCD液晶显示，所有参数一览无遗，方便了医疗临床研究。04.同一机器可以使用于患者的肩或肘关节，活动范围适应性增大，在一般适用于成人的同时，也适用于一般儿童。充分考虑了医疗治疗需要。05.肩或肘关节运动转换方便，长度调节方式灵活，产品适用面广泛，可用于患者的左、右肩关节在垂直平面内的活动，也适用于患者的左、右肘关节的被动运动。06.采用最优化结构设计，关节角度速度变化分布合理。07.关节角度活动范围：0°—150°；08.关节角度变化速度范围：0.5°—3°/s；09.电源：220Vac±10%，50±1Hz；10.功耗：≤60W。大容量CPU微电脑控制，大屏幕LCD液晶显示运动角度、速度和时间均可控制和显示。通过简单的支架变换，可以对患者的肩、肘关节进行运动，具有力矩保护功能，安全可靠。 |
| 14.0 | 连续性关节被动训练器（下肢CPM） | 国产 | 1.0 | 台 | 12000.0 | 国产 | 12000.0 | 01.无极手动调速、手动机械定位。02.康复器大腿支架长度可调节范围不小于90mm，小腿支架长度可调节范围不小于100mm。03.康复器的调节范围：a)大小腿支架之间的夹角（α）运动最大变化范围不小于125°b)脚托板前后翻转角落(β)变化范围应不小于40°，左右移动角度（γ）变化范围应不小于40°。04.康复器额定载荷为200N,在额定荷载下应能平稳工作不卡滞，往复运行无异常撞击声。05.康复器整机工作噪音应不大于65dB。06.康复器腿支架夹角（α）的角速度调范围：最低速不大于1°/s，最高速度不小于2.5°/s，并连续可调。07.康复器在于200N荷载下可连续工作时间大于2h。08.康复器设置手动控制件，使病人能自行控制康复器暂停或进行伸展运动（α向180°运动）。09.康复器开机先出现伸展运动，即大小腿支架之间的夹角（α）向180°运动（伸展位置）◆微电脑控制，技术更先进，功能更完善。　◆关节活动角度，速度调节范围、患肢搁架调节范围大，完全能满足临床使用要求。　◆患肢搁架采用双侧撑杆，运行平稳，患肢固定方式简便、舒适、可靠。　◆具有过负载自动反转的功能，确保病人使用安全。　◆设有定时关机功能，机器工作到了设定时间，可以自动关机，为临床使用的管理提供了方便。　◆宽视角液晶显示，直观、准确，给临床记录及医学研究提供了方便。　◆有四种工作方式可供选择，活动角度可根据临床需要自动增加，自动完成“循序渐进”锻炼的全过程。 |
| 15.0 | 训练用阶梯 | 国产 | 1.0 | 台 | 5980.0 | 国产 | 5980.0 | 337×82×134～160cm，相邻台阶距离10cm，12cm，扶手杠调节范围0～34cm。扶手杠侧向额定载荷70kg，阶梯额定载荷135kg。用于患者恢复日常上下楼功能 |
| 16.0 | 拉升牵引倒挂器 | 国产 | 1.0 | 台 | 2480.0 | 国产 | 2480.0 | 可承重150公斤，调节范围从140cm-220cm，可有效缓解腰椎间盘突出，颈椎酸痛，头痛，坐骨神经痛等症状。 |
| 17.0 | 踏步器 | 国产 | 1.0 | 台 | 1500.0 | 国产 | 1500.0 | 扶手杆宽50cm,扶手杆高95cm，额定负载135kg，油缸阻力12档可调，线速度位5cm/s，力值调节范围位：200～1500N。下肢关节活动度及肌力训练。 |
| 18.0 | 踝关节训练器 | 国产 | 1.0 | 台 | 3850.0 | 国产 | 3850.0 | 靠背架83×49×189cm，立式靠垫架与墙面夹角调节范围0°～25°，扶手架高度调节范围50m,胸部绑带高度调节范围50cm。踝关节矫正板:37×31×10～21cm,角度调节范围15°，25°，30°，35°，额定承载量135kg。矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。优质型钢，静电喷塑、床面采用高密度泡沫海绵，外包优质PU革。 |
| 19.0 | 颈腰椎牵引设备 | 国产 | 1.0 | 台 | 29800.0 | 国产 | 29800.0 | 牵引速度：≤15㎜/s腰椎牵引行程0-200mm颈椎牵引行程0-300mm腰椎牵引力：0-900N（可调）颈椎牵引力：0-300N（可调）总时间:：0-60min（可调）持续时间：0-9min（可调）间歇时间：0-9min（可调）腰椎牵引有微电脑控制数码管显示、牵引力牵引力自动补偿功能牵引力实时显示★多个病例参数存储多种安全设计一机双牵（腰椎、颈椎牵引可同时进行） |
| 20.0 | 砂磨板 | 国产 | 1.0 | 套 | 1880.0 | 国产 | 1880.0 | 沙磨板角度调节范围0°～50°，4只附件，每种1只。/上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。 |
| 21.0 | 握力计 | 国产 | 1.0 | 个 | 1880.0 | 国产 | 1880.0 | 测量手指抓握力量 |
| 22.0 | 墙拉力器 | 国产 | 1.0 | 组 | 2986.0 | 国产 | 2986.0 | 拉力器个数2个，每个拉力器配6个配重块，最大行程不小于115cm。进行四肢抗阻力运动，训练肌肉力量，也可进行关节活动度训练，优质型钢，静电喷塑。 |
| 23.0 | 系列沙袋 | 国产 | 1.0 | 组 | 1780.0 | 国产 | 1080.0 | 沙袋重量（kg）及个数：0.5(2个)、0.75（2个）、1（2个）、1.5（2个）、2（2个）、2.5（2个）共12个。肌力训练，关节活动度训练，关节屈伸训练。主架优质型钢，静电喷塑 |
| 24.0 | 深层肌肉刺激仪 | 国产 | 1.0 | 台 | 40000.0 | 国产 | 40000.0 | 1、通过振动头产生动能冲击和机械振动，在深层肌肉组织产生具有一定压力的冲击波，刺激本体感觉功能，松弛痉挛肌肉，改善筋膜粘连，加快血液循环及淋巴回流，降低肌源性疼痛，减少局部乳酸堆积，松解疤痕组织。广泛应用于颞额关节炎、肩周炎、网球肘、腱鞘炎、骨关节病、肌肉软组织损伤、进行性脊柱弯曲，肌筋膜导致的疼痛、术后肢体恢复；2、治疗振动头规格：20mm、25mm、30mm、35mm；3、振动频率：振动频率可调范围：20~70Hz可调；4、传动结构：自润滑传动装置，无需加油保养；6、治疗时间显示：显示总治疗时间，方便维护；7、材质：主机：不锈钢，振动头：钛合金。 |
| 25.0 | 医用慢速跑台 | 国产 | 1.0 | 台 | 16500.0 | 国产 | 16500.0 | 参数：输出功率：不小于（1800W）2.5HP展开尺寸：不小于1775*715*1378mm有效跑步面积：不小于1260*420*1.6mm速度范围：医疗慢速跑步：0.1—6.0km/h普通跑步：1.0—14.0km/h额定载重：不小于120kg功能特点：一：跑步，医疗慢速跑台功能。二：H工业级马达，低噪音动力强劲，采用高强度抗拉，抗静电静音跑带。和高强度，高密度，高弹性跑板。三：LCD蓝色背光液晶显示屏，即时显示速度，心率，卡路里，时间，距离，运动模式。四：手握感应心率和加减停止开关键，电动升降调节.。五：多接口功能，声音加减键高保真效果速度快。六：折叠式简易安装设计，安装时只需安装几个螺丝。出厂时整套线路都已安装好，让安装更方便。 |
| 26.0 | 训练用垫 | 国产 | 4.0 | 组 | 980.0 | 国产 | 3920.0 | 长度不小于180cm，宽度不小于120cm，厚度不小于50cm。适用于各种垫上运动，包括关节活动度、座位平衡、卧位医疗体操及卧位肌力训练。海绵，优质布料 |
| 27.0 | 楔形板 | 国产 | 1.0 | 组 | 590.0 | 国产 | 590.0 | 有15°；25°；30°；45°四种角度可选择，卧位功能、综合基本功能、关节活动度、肌肉松弛训练 |
| 28.0 | 肩梯 | 国产 | 1.0 | 组 | 988.0 | 国产 | 988.0 | 肩梯升降范围0～22cm。/通过手指沿着阶梯不断上移,逐渐提高肩关节的活动范围,减轻疼痛.适用于各类原因引起的肩关节活动障碍。 |
| 29.0 | 股四头肌训练板 | 国产 | 1.0 | 组 | 780.0 | 国产 | 780.0 | 训练分6档，档间距为5cm/膝关节运动受限者进行股四头肌主动运动/泡沫海绵、优质PU革、实木材 |
| 30.0 | 肌力训练弹力带 | 国产 | 2.0 | 组 | 190.0 | 国产 | 380.0 | 绳索和拉环额定承载50kg/全身各主要肌肉肌力训练/橡筋弹力带 |
| 31.0 | PT凳 | 国产 | 2.0 | 组 | 790.0 | 国产 | 1580.0 | 铝钢结合，带液压油缸，360°旋转。凳面上升载荷≤15kg,凳面下降载荷≥25kg。治疗师对患者进行手法治疗时的可移动式坐具 |
| 32.0 | 支撑器 | 国产 | 2.0 | 组 | 580.0 | 国产 | 1160.0 | 18×17×14cm，2个/18×17×17cm，2个/16×17×19cm，2个。用于截瘫患者垫上移动，双手支撑后有利于臀部抬起作垫上移动。 |
| 33.0 | 巴氏球（中） | 国产 | 1.0 | 组 | 880.0 | 国产 | 880.0 | 用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛 |
| 34.0 | 巴氏球（大） | 国产 | 1.0 | 组 | 980.0 | 国产 | 980.0 | 不小于￠94cm/用于脑瘫患儿的平衡感觉、反射调节、缓解肌痉挛 |
| 35.0 | 助行器 | 国产 | 2.0 | 组 | 598.0 | 国产 | 1196.0 | 最大高度96cm.最小高度78cm，最大宽度57cm,最大长度70cm,折叠尺寸78X57X53cm，手柄套宽度2～5cm/辅助代步用具，恢复日常行走功能 |
| 36.0 | 平衡板 | 国产 | 1.0 | 组 | 490.0 | 国产 | 490.0 | 面板摆动角度-13°～+13°，额定载荷不小于135kg。偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练 |
| 37.0 | 踝关节矫正板 | 国产 | 1.0 | 组 | 280.0 | 国产 | 280.0 | 角度调节范围15°，25°，30°，35°，额定承载量不小于135kg。矫正和防止足下垂、足内翻、足外翻等畸形。/主架钢型，表层为塑料凹凸颗粒防滑材质。 |
| 38.0 | 滚筒 | 国产 | 1.0 | 组 | 780.0 | 国产 | 780.0 | 预防和纠正不良直立姿势 |
| 39.0 | 角度尺 | 国产 | 1.0 | 组 | 640.0 | 国产 | 640.0 | 测量器具5个。测量肘、手指等关节活动范围及脊柱弯曲程度 |
| 40.0 | 秒表 | 国产 | 1.0 | 组 | 180.0 | 国产 | 180.0 | 各种运动及测评时用 |
| 41.0 | 简易上肢功能评价器 | 国产 | 1.0 | 组 | 686.0 | 国产 | 686.0 | 检测工具一套，秒表一个，大小木块若干，弹性球5个，小木球若干，各种小器具若干。对上肢能力、运动速度进行客观的检测，判断上肢功能受限程度 |
问题:
你好，请告诉我现在国产平行杠的预算单价谢谢。
Answer:
3980.0