请阅读下面这张Markdown格式的表格并回答问题。同一行中不同列的单元格用'|'分隔，不同行的单元格用'
'分隔。

表格:
| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不符合标准规定项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 压电超声波洁牙机 | 广州从化生华实业有限公司 | 广州从化生华实业有限公司 | 3H | 生产日期:2012.7.5;出厂编号:201207001 | 广东省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 识别、标记和文件 |
| 2.0 | 超声洁牙机 | 桂林维润医疗科技有限公司 | 桂林维润医疗科技有限公司 | VRN-A8 | 出厂编号:主机:A8000358;手柄:BAE040104 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 识别、标记和文件 |
| 3.0 | UltrasonicPiezoScaler | 桂林懿可仕机械制造有限公司 | GuilinYikeshiMachineCo.,Ltd | SHEL-E | 生产日期:28May.2015;出厂编号:E0001903 | 广西壮族自治区食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 识别、标记和文件 |
| 4.0 | 超声洁牙机 | 咸阳西北医疗器械（集团）有限公司 | 咸阳西北医疗器械（集团）有限公司 | US-IIJ | 201411031.0 | 陕西省食品药品监督管理局 | 广西壮族自治区医疗器械检测中心 | 识别、标记和文件 |
| 5.0 | 超声电导治疗仪 | 成都康富科学仪器有限公司 | 成都康富科学仪器有限公司 | ZCD-S1 | 生产日期:20150709;出厂编号:ZCDS120150070 | 四川省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 识别、标记和文件 |
| 6.0 | 微波治疗机 | 南京三乐机电技术研究所有限公司 | 南京三乐机电技术研究所有限公司 | AMT-A | 生产日期:2015.3.19;产品编号:150380 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 7.0 | 微波消融治疗仪 | 南京维京九洲医疗器械研发中心 | 南京维京九洲医疗器械研发中心 | MTC-3C型 | 生产日期:20154;出厂编号:15041302 | 江苏省食品药品监督管理局 | 天津市医疗器械质量监督检验中心 | 1.控制器和仪表的标记；2.随机文件 |
| 8.0 | 超声波雾化器 | 南京道芬电子有限公司 | 南京道芬电子有限公司 | S-888E | 生产日期:15年5月25日;出厂编号:WHE1505006R | 江苏省食品药品监督管理局 | 湖北医疗器械质量监督检验中心 | 识别、标记和文件 |
| 9.0 | 呼吸机 | 江苏奥凯医疗设备有限公司 | 江苏奥凯医疗设备有限公司 | AV-2000B2 | H214091802 | 江苏省食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 10.0 | 呼吸机 | 南京普澳医疗设备有限公司 | 南京普澳医疗设备有限公司 | PA-700B | 731504104.0 | 江苏省食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 11.0 | 呼吸机 | 江苏蓝韵凯泰医疗设备有限公司 | 江苏蓝韵凯泰医疗设备有限公司 | HVJ-880C+ | 361409005.0 | 江苏省食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 12.0 | 呼吸机 | 山东瑞得通圆医疗仪器有限公司 | 山东瑞得通圆医疗仪器有限公司 | WDH-1 | WH150803B | 山东省食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 13.0 | 呼吸机 | 深圳市普博科技有限公司 | 深圳市普博科技有限公司 | Boaray5000D | 20115060004.0 | 广东省食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 设备或设备部件的外部标记 |
| 14.0 | 呼吸机 | 深圳市普博科技有限公司 | 深圳市普博科技有限公司 | Boaray3000D | 21115060004.0 | 广东省食品药品监督管理局 | 中国食品药品检定研究院 | 设备或设备部件的外部标记 |
问题:
我就想知道广州从化生华实业有限公司生产了什么型号的压电超声波洁牙机
Answer:
3H