I misuratori ionici sono utilizzati nel vuoto ultraelevato. Sono disponibili in due tipi: catodo caldo e catodo freddo. Nella versione a catodo caldo un filamento riscaldato elettricamente produce un fascio di elettroni. Gli elettroni viaggiano attraverso il calibro e ionizzano le molecole di gas intorno a loro. Gli ioni risultanti sono raccolti con un elettrodo negativo. La corrente dipende dal numero di ioni, che dipende dalla pressione nel manometro. I catodiometri a caldo sono precisi da 10-3 torr a 10-10 torr. Il principio alla base della versione a catodo freddo è lo stesso, tranne che gli elettroni sono prodotti in una scarica generata da una scarica elettrica ad alta tensione. I catodiometri a freddo sono precisi da 10-2 torr a 10-9 torr. La calibrazione del calibro di ionizzazione è molto sensibile alla geometria costruttiva, alla composizione chimica dei gas misurati, alla corrosione e ai depositi superficiali. La loro calibrazione può essere invalidata dall' attivazione a pressione atmosferica o sotto vuoto. La composizione dei gas ad alto vuoto è di solito imprevedibile, quindi per una misurazione accurata è necessario utilizzare uno spettrometro di massa insieme al misuratore di ionizzazione.
Quali sono i due tipi di misuratori ionici?
catodo caldo e catodo freddo