5 2013, No.1216 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 43 TAHUN 2013 TENTANG CARA PENYELENGGARAAN LABORATORIUM KLINIK YANG BAIK CARAPENYELENGGARAAN LABORATORIUM KLINIK YANG BAIK BAB I ORGANISASI DAN MANAJEMEN A. ORGANISASI Organisasi adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu pola koordinasi yang dipersatukan untuk mencapai suatu hasil yang telah ditetapkan. Organisasi merupakan suatu sistem dengan struktur yang teratur menggunakan semua sumber yang ada dalam suatu pekerjaan dan menentukan mekanisme untuk menjalankannya melalui kerjasama dan koordinasi.Laboratorium Klinik harus mempunyai struktur organisasi yang terpampang serta terlihat dengan jelas. 1. Komponen Organisasi Komponen dalam kelengkapan organisasi laboratorium disesuaikan dengan pedoman pelayanan di masing-masing jenis dan jenjang laboratorium, yaitu laboratorium yang mandiri atau laboratorium yang terintegrasi, dan pada dasarnya mengikuti struktur organisasi masing-masing laboratorium. Laboratorium mandiri adalah Laboratorium Klinik yang pelayanannya tidak terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya seperti Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK), Balai Laboratorium Kesehatan (BLK), Laboratorium Klinik yang diselenggarakan oleh swasta. Laboratorium terintegrasi adalah Laboratorium Klinik yang pelayanannya terintegrasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, sepertilaboratorium pada puskesmas, rumah sakit, atau klinik. Komponen Organisasi Laboratorium meliputi: a. Struktur Organisasi Struktur organisasi adalah alat untuk memusatkan perhatian dan daya pada pencapaian sasaran dan tujuan melalui pendekatan yang teratur dan sesuai prosedur. Struktur Organisasi menyediakan kerangka kerja untuk menjabarkan kebijaksanaan dan rencana menjadi kegiatan dengan memperhitungkan sejumlah tenaga atau pekerjaan terkait dengan
2013, No.1216 6 tujuan organisasi yang dapat dibagi secara sistematik menjadi unit- unit. Struktur pokok organisasi laboratorium, terdiri dari: 1) Jabatan Struktural Kepala: memimpin dan memastikan semua kegiatan selaras dengan kebijaksanaan organisasi. Bidang/seksi-seksi: melaksanakan prosedur organisasi dan bekerja sama antar bidang/seksi melalui koordinasi dan pengawasan Kepala. Tata usaha/administrasi: menjalankan sistem pengaturan dokumen organisasi, baik ke dalam maupun ke luar organisasi. 2) JabatanFungsional a) b) c) Terdiri dari tenaga-tenaga teknis pelaksana kegiatan laboratorium di luar jabatan struktural, yang melakukan kegiatan sesuai kompetensinya. b. Tata Kerja Tata Kerja menggambarkan hubungan kerja melalui penetapan garis kewenangan, tanggung jawab, komunikasi serta alur kerja agar diperoleh fungsi yang optimal melalui koordinasi unit-unit terkait. Tata kerja organisasi berusaha membentuk struktur yang baik, serta secara efisien dan efektif membuat pengelompokan dari sumber daya manusia, sarana fisik, dan fungsi-fungsi yang terkaitagar tercapai keberhasilan sasaran dan tujuan. Struktur organisasi berbentuk bagan yang memperlihatkan tata hubungan kerja antar bagian dan garis kewenangan di antara kepala/penanggung jawab laboratorium, petugas administrasi dan pelaksana teknis. 2. Proses Pengorganisasian Proses pengorganisasian dimaksudkan untuk membangun kerja sama yang baik dan cara koordinasi agar menghindari pekerjaan yang sia-sia dan menghindari situasi saling menghalangi. Proses pengorganisasian meliputi: a. Pengembangan Struktur Yang Baik-Tata Kerja 1) Penentuan fungsi-fungsi yang perlu dilaksanakan dengan jenis perkerjaan yang perlu dicapai. 2) Pembagian pekerjaan yang perlu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang dapat dilaksanakan oleh satu orang. 3) Perkiraan kebutuhan sumber daya manusia (jumlah dan kualifikasi).
7 2013, No.1216 4) Perkiraan kebutuhan sarana (peralatan, bahan dan ruang). 5) Pengelompokan dan atau pengoordinasian fungsi-fungsi termasuk sumber daya manusia dan sarana yang ada ke dalam struktur organisasi. b. Gambaran Hubungan Yang Baik-Interaksi 1) Penugasan pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tertentu (tanggung jawab) dan keputusan yang tepat untuk melakukan upaya dalam melaksanakan tugas tertentu (wewenang). 2) Penugasan kegiatan pekerjaan yang spesifik (jabatan fungsional). Tenaga teknis pada setiap instalasi laboratorium pemerintah termasuk ke dalam kelompok jabatan fungsional. Jabatan fungsional merupakan tenaga teknis laboratorium yang tidak termasuk dalam struktural. Pranata laboratorium kesehatan merupakan tenaga non struktural yang terbagi atas pranata laboratorium kesehatan ahli (minimal S1 kesehatan) dan pranata laboratorium kesehatan terampil (minimal lulusan SMAK/sederajat). 3) Gambaran penugasan ditulis dalam uraian tugas, alur/mekanisme kerja. B. MANAJEMEN 1. Visi dan Misi Visi adalah ketentuan tertulis mengenai gambaran keadaan masa depan yang diinginkan oleh Laboratorium Klinik tersebut. Ketentuan tersebut dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan kurun waktu tertentu. Misi adalah upaya-upaya yang harus dilakukan agar visi yang diinginkan terlaksana dengan hasil baik. Setiap laboratorium harus mempunyai visi dan misi, petugas yang bekerja dilaboratorium harus mengetahui dan memahami visi dan misi laboratorium. 2. Informasi dan Alur Pelayanan Informasi dan alur pelayanan menggambarkan hubungan kerja melalui penetapan garis kewenangan dan tanggungjawab, komunikasi dan alur kerja agar diperoleh fungsi yang optimal melalui unit-unit terkait (koordinasi).Hal ini menjamin bahwa masing-masing petugas memperoleh pengertian mengenai tugas dan fungsi yang diharapkan, melengkapi mereka dengan mekanisme untuk mengerti dengan jelas tanggungjawab mereka dan kepada siapa harus bertanggungjawab.
2013, No.1216 8 Pada umumnya sistem informasi laboratorium terdiri atas: a. b. c. d. sistem informasi pelayanan; sistem informasi kepegawaian; sistem informasi keuangan/akuntansi; sistem informasi logistik. Pengertian alur pelayanan oleh pelaksana di laboratorium lebih menunjukan kepada aspek pemeriksaan mulai dari pra analisis, analisis dan pasca analisis, sedangkan oleh pemakai jasa adalah ketepatan dan kecepatan hasil pemeriksaan. 3. PersyaratanUnsur-unsur Manajemen Manajemen laboratorium harus bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi untuk perbaikan system manajemen yang mencakup: a. Dukungan bagi semua petugas laboratorium dengan memberikan kewenangan dan sumberdaya yang sesuai untuk melaksanakan tugas; b. Kebijakan dan prosedur untuk menjamin kerahasiaan hasil laboratorium; c. Struktur organisasi dan struktur manajemen laboratorium serta hubungannya dengan organisasi lain yang mempunyai kaitan dengan laboratorium tersebut; d. Uraian tanggungjawab, kewenangan dan hubungan kerja yang jelas dari tiap petugas; e. Pelatihan dan pengawasan dilakukan oleh petugas yang kompeten, yang mengerti maksud, prosedur dan cara menilai hasil prosedur pemeriksaan; f. Manajer teknis yang bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap proses dan penyediaan sumberdaya yang diperlukan untuk menjamin kualitas hasil pemeriksaan laboratorium; g. manajermutu yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan untuk mengawasi persyaratan system mutu; h. petugas pada laboratorium dengan organisasi sederhana dapat melakukan tugas rangkap. 4. Tenaga Pada dasarnya kegiatan Laboratorium Klinik harus dilakukan oleh petugas yang memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman yang memadai, serta memperoleh/memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan di bidang yang menjadi tugas atau tanggung jawabnya. Setiap laboratorium harus menetapkan seorang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemantapan mutu dan keamanan kerja.
9 2013, No.1216 Pemenuhan kebutuhan jenis, kualifikasi,dan jumlah tenaga Laboratorium Klinik dilaksanakan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 5. Manajemen Mutu Suatu organisasi yang baik harus mempunyai sistem manajemen mutu yaitu kebijakan, prosedur, dokumen dan lainnya yang bertujuan agar mutu pemeriksaan dan sistem mutu secara keseluruhan berlangsung dengan pengelolaan yang baik dan terkendali secara terus menerus. Kebijakan, proses, program, prosedur dan instruksi harus didokumentasikan (berupa dokumen tertulisyang disimpan dan dipelihara sedemikian hingga mudah digunakan dan selalu terjaga kemutakhirannya) dan dikomunikasikan kepada semua petugas yang terkait. Manajemen harus memastikan melalui proses sosialisasi, pelatihan, penyeliaan, pengawasan atau cara lain yang menjamin bahwa dokumen itu dimengerti dan diterapkan oleh mereka yang ditugaskan untuk menggunakannya. Sistem manajemen mutu mencakup pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pemantapan mutu internal, pemantapan mutu eksternal, verifikasi, validasi, audit internal dan akreditasi. 6. Komunikasi Komunikasi diartikan dengan hubungan antar pribadi dan antar unit kerja baik antara tenaga laboratorium dengan sesamanya, dengan unit kerja/instansi lain, pengguna jasa maupun mitra kerjanya. a. Komunikasi Intern 1) Horisontal: tenaga laboratorium harus memiliki kesempatan cukup untuk bertukar pikiran mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan pekerjaannya dengan sesama petugas di ruang/seksi yang sama atau di ruang/seksi lain di laboratorium yang sama. 2) Vertikal: sesuai hirarkinya, tenaga laboratorium harus memiliki kesempatan berkonsultasi tentang pekerjaannya dengan kepala seksi/subinstalasi/instalasi, kepala ruangan, kepala laboratorium, kepala rumah sakit; sedangkan untuk puskesmas dengan Kepala puskesmas. b. Komunikasi ekstern Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, tenaga laboratorium harus memiliki kesempatan bertukar pikiran dan informasi dengan petugas lain yang terkait, seperti misalnya dengan dokter ruangan, dokter puskesmas, petugas farmasi dan lain-lain termasuk pemasok. c. Komunikasi ekspertis/keahlian/konsultatif Sesuai dengan wewenangnya, penanggung jawab laboratorium harus dapat memberikan uraian keahlian ( expertise) kepada pemakai jasa pelayanan laboratorium (dokter, pasien maupun pihak lain).
2013, No.1216 10 7. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pendidikan dan pelatihan tenaga laboratoriummerupakan hal yang sangat penting dalam pelayanan laboratorium dan harus direncanakan dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Penanggungjawab laboratorium perlu memantau dan menerapkan materi pelatihan (monitoring pasca pelatihan). Pendidikan dan pelatihan tenaga laboratorium dapat dilakukan dalam bentuk: a. Formal Yang dimaksud dengan diklat formal adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara terencana dan terjadwal oleh instansi resmi, berdasarkan penugasan oleh pejabat yang berwenang. Keikutsertaan dibuktikan dengan diperolehnya pernyataan tertulis (sertifikat) dari instansi penyelenggara. b. Informal Yang dimaksud dengan diklat informal adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara tidak terjadwal oleh instansi penyelenggara. Keikutsertaan dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari instansi penyelenggara, yang tidak mempunyai dampak administratif. c. Bimbingan teknis Bimbingan teknis diberikan oleh tenaga laboratorium kepada tenaga laboratorium lain yang memiliki kemampuan teknis di bawah laboratorium pembimbing. Pelaksanaan dapat dilakukan oleh laboratorium pembimbing sendiri atau oleh laboratorium lain yang ditunjuk. Pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan baik secara internal maupun eksternal laboratorium.Tenaga laboratorium sekurang-kurangnya sekali dalam setahun mengikuti pendidikan/pelatihan tambahan atau penyegar.
11 2013, No.1216 BAB II RUANGAN DAN FASILITAS PENUNJANG A. RUANGAN Luas ruangan setiap kegiatan cukup menampung peralatan yang dipergunakan, aktifitas dan jumlah petugas yang berhubungan dengan spesimen/pasien untuk kebutuhan pemeriksaan laboratorium. Semua ruangan harus mempunyai tata ruang yang baik sesuai alur pelayanan dan memperoleh sinar matahari/cahaya dalam jumlah yang cukup. Secara umum, tersedia ruang terpisah untuk: 1. 2. ruang penerimaan terdiri dari ruang tunggu pasien dan ruang pengambilan spesimen. Masing-masing sekurang-kurangnya mempunyai luas 6 m2. ruang pemeriksaan/teknis: luas ruangan tergantung jumlah dan jenis pemeriksaan yang dilakukan (beban kerja), jumlah, jenis dan ukuran peralatan, jumlah karyawan, faktor keselamatan dan keamanan kerja serta kelancaran lalu lintas spesimen, pasien, pengunjung dan karyawan, sekurang-kurangnya mempunyai luas 15 m2. 3. untuk bank darah, pemeriksaan mikrobiologi dan molekuler sebaiknya 4. masing-masing memiliki ruangan terpisah. ruang administrasi/pengolahan hasil sekurang-kurangnya mempunyai luas 6 m2. Persyaratan umum konstruksi ruang laboratorium sebagai berikut: 1. dinding terbuat dari tembok permanen warna terang, menggunakan cat 2. yang tidak luntur. Permukaan dinding harus rata agar mudah dibersihkan, tidak tembus cairan serta tahan terhadap desinfektan. langit-langit tingginya antara 2,70-3,30 m dari lantai, terbuat dari bahan yang kuat, warna terang dan mudah dibersihkan. 3. pintu harus kuat rapat dapat mencegah masuknya serangga dan binatang 4. 5. 6. lainnya, lebar minimal1,20 m dan tinggi minimal 2,10 m. jendela tinggi minimal 1,00 m dari lantai. semua stop kontakdan saklardipasang minimal1,40 m dari lantai. lantai terbuat dari bahan yang kuat, mudah dibersihkan, berwarna terang dan tahan terhadap perusakan oleh bahan kimia, kedap air, permukaan rata dan tidak licin. Bagian yang selalu kontak dengan air harus mempunyai kemiringan yang cukup kearah saluran pembuanga air limbah. Antara lantai dengan dinding harus berbentuk lengkung agar mudah dibersihkan.
2013, No.1216 12 7. meja terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata dan mudah dibersihkan dengan tinggi 0,80-1,00 m. Meja untuk instrumen elektronik harus tahan getaran. B. FASILITAS PENUNJANG Fasilitas penunjang secara umum meliputi: 1. tersedia WC pasien dan petugas yang terpisah, jumlah sesuai dengan kebutuhan. 2. penampungan/pengolahan limbah laboratorium. 3. keselamatan dan keamanan kerja. 4. ventilasi: 1/3 x luas lantai atau AC 1 PK/20m2 yang disertai dengan sistem pertukaran udara yang cukup. 5. penerangan harus cukup (1000 lux diruang kerja, 1000-1500 lux untuk 6. 7. pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan sinar harus berasal dari kanan belakang petugas). air bersih, mengalir, jernih, dapat menggunakan air PDAM atau air bersihyang memenuhi syarat. Sekurang-kurangnya 20 liter/karyawan/hari. listrik harus mempunyai aliran tersendiri dengan tegangan stabil, kapasitas harus cukup. Kualitas arus, tegangan dan frekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keamanan dan pengamanan jaringan instalasi listrik terjamin, harus tersedia grounding/arde. Harus tersedia cadangan listrik (Genset, UPS) untuk mengantisipasi listrik mati. tersedia ruang makan yang terpisah dari ruang pemeriksaan laboratorium. 8. Persyaratan fasilitas kamar mandi/WC secara umum sebagai berikut: 1. harus selalu terpelihara dan dalam keadaan bersih. 2. lantai terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, tidak licin, berwarna terang dan mudah dibersihkan. 3. pembuangan air limbah dari dilengkapi dengan penahan bau (water seal). 4. letak Kamar mandi/WC tidak berhubungan langsung dengan dapur, kamar operasi, dan ruang khusus lainnya. lubang ventilasi harus berhubungan langsung dengan udara luar. 5. 6. kamar mandi/WC pria dan wanita harus terpisah. 7. kamar mandi/WC karyawan harus terpisah dengan Kamar mandi/WC pasien. 8. kamar mandi/WC pasien harus terletak di tempat yang mudah terjangkau dan ada petunjuk arah. 9. harus dilengkapi dengan slogan atau peringatan untuk memelihara kebersihan. 10. tidak terdapat tempat penampungan atau genangan air yang dapat menjadi tempat perindukan nyamuk.
13 2013, No.1216 BAB III PERALATAN LABORATORIUM A. DASAR PEMILIHAN Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih alat, yaitu: 1. Kebutuhan Alat yang dipilih harus mempunyai spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan setempat yang meliputi jenis pemeriksaan, jenis spesimen dan volume spesimen dan jumlah pemeriksaan. 2. Fasilitasyangtersedia Alat yang dipilih harus mempunyai spesifikasi yang sesuai dengan fasilitas yang tersedia seperti luasnya ruangan, fasilitas listrik dan air yang ada, serta tingkat kelembaban dan suhu ruangan. 3. Tenaga yang ada Perlu dipertimbangkan tersedianya tenaga dengan kualifikasi tertentu yang dapat mengoperasikan alat yang akan dibeli. 4. Reagen yang dibutuhkan Perlu dipertimbangkan tersedianya reagen di pasaran dan kontinuitas distribusi dari pemasok. Selain itu sistem reagen perlu dipertimbangkan pula, apakah sistem reagen tertutup atau terbuka. Pada umumnya sistem tertutup lebih mahal dibandingkan dengan sistem terbuka. 5. Sistem alat Perlu mempertimbangkan antara lain: a. alat tersebut mudah dioperasikan b. alat memerlukan perawatan khusus c. alat memerlukan kalibrasi setiap kali akan dipakai atau hanya tiap minggu atau hanya tiap bulan 6. Pemasok/Vendor Pemasok harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Mempunyai reputasi yang baik b. Memberikan fasilitas uji fungsi c. Menyediakan petunjuk operasional alat dan trouble shooting.
2013, No.1216 14 d. Menyediakan fasilitas pelatihan dalam mengoperasikanalat, pemeliharaan dan perbaikan sederhana. e. Memberikan pelayanan purna jual yang terjamin, antara lain mempunyai teknisi yang handal, suku cadang mudah diperoleh. f. Mendaftar peralatan ke Kementerian Kesehatan. 7. Nilai Ekonomis Dalam memilih alat perlu dipertimbangkan analysis cost-benefit, yaitu seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari investasi yang dilakukan, termasuk di dalamnya biaya operasi alat. 8. Terdaftar Peralatan yang akan dibeli harus sudah terdaftar dan mendapat izin edar dari institusi yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku. B. PENGUJIAN PERALATAN BARU Pengujian alat baru (dilakukan sebelum atau sesudah pembelian) atau yang disebut juga sebagai uji fungsi. Tujuannya untuk mengenal kondisi alat, yang mencakup: kesesuaian spesifikasi alat dengan brosur, kesesuaian alat dengan lingkungan dan hal-hal khusus yang diperlukan bagi penggunaan secara rutin.Dari evaluasi ini dapat diketahui antara lain reprodusibilitas, kelemahan alat, harga per tes, dan sebagainya. C. PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN ALAT Setiap peralatan harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (instruction manual)yang disediakan oleh pabrik yang memproduksi alat tersebut. Petunjuk penggunaantersebut pada umumnya memuat cara operasional dan hal-hal lain yang pengoperasianmasing- harus ditulis dalam instruksi kerja. Pada setiap peralatan juga harus dilakukan pemeliharaan sesuai dengan petunjuk penggunaan, yaitu semua kegiatan yang dilakukan agar diperoleh kondisi yang optimal, dapat beroperasi dengan baik dan tidak terjadi kerusakan. Kegiatan tersebut harus dilakukan secara rutin untuk semua jenis alat, sehingga diperoleh peningkatan kualitas produksi, peningkatan keamanan kerja, pencegahan produksi yang tiba-tiba berhenti, penekanan waktu luang/pengangguran bagi tenaga pelaksanaserta penurunan biaya perbaikan.Untuk itu setiap alat harus mempunyai kartu pemeliharaan yang diletakkan pada atau di dekat alat tersebut yang mencatat setiap tindakan
15 2013, No.1216 pemeliharaan yang dilakukan dan kelainan-kelainan yang ditemukan. Bila ditemukan kelainan, maka hal tersebut harus segera dilaporkan kepada penanggung jawab alat untuk dilakukan perbaikan. Contoh formulir pemeliharaan dapat dilihat di bawah ini. FORMULIR PENCATATAN PEMELIHARAAN PERALATAN Alat : Ruang : Tanggal Tindakan pemeliharaan Kelainan yang ditemukan Nama dan Paraf Petugas Penanggung Jawab (... )
2013, No.1216 16 Hal-hal yang perlu diperhatikan pada pemakaian peralatan: 1. Persyaratan kecukupan peralatan Laboratorium harus dilengkapi dengan semua peralatan yang diperlukan sesuai dengan jenis layanan yang disediakan sekalipun tidak digunakan secara rutin. 2. Persyaratan kemampuan alat Pada saat instalasi alat maupun saat kerja rutin, peralatan harus diperhatikan menunjukkan kemampuan atau memenuhi kinerja yang dipersyaratkan dan harus memenuhi spesifikasi yang sesuai untuk pemeriksaan bersangkutan. 3. Penandaan peralatan Setiap jenis peralatan harus diberi label, tanda atau identifikasi lain yang khas. 4. Log alat Setiap jenis alat yang digunakan harus memiliki catatan yang dipelihara dan terkendali mencakup: a. b. nama pabrik, tipe identifikasi dan nomor seri atau identifikasi khas lain. c. d. e. f. g. h. i. j. k. identitas alat. orang yang dapat dihubungi (dari pihak pemasok). tanggal penerimaan dan tanggal pemeliharaan. lokasi (jika perlu). kondisi ketika alat diterima (alat baru/bekas atau kondisi lain); instruksi pabrik atau acuan yang dibuat. rekaman kinerja alat yang memastikan alat layak digunakan. pemeliharaan yang dilakukan/direncanakan untuk yang akan datang. kerusakan, malfungsi, modifikasi atau perbaikan alat. tanggal perkiraan penggantian alat, jika mungkin. 5. Persyaratan pengoperasian alat Alat hanya boleh dioperasikan oleh petugas yang berwenang. Instruksi penggunaan dan pemeliharaan peralatan terkini (mencakup pedoman yang sesuai dan petunjuk penggunaan yang disediakan oleh pembuat alat) harus tersedia bagi petugas laboratorium. 6. Jaminan keamanan kerja alat Alat harus dipelihara dalam kondisi kerja yang aman, mencakup keamanan listrik, alat penghenti darurat (emergency stop device) dan penanganan yang aman oleh petugas yang berwenang. Semua harus disesuaikan dengan
17 2013, No.1216 spesifikasi atau instruksi pabrik termasuk pembuangan limbahkimia, bahan radioaktif maupun biologis. 7. Penanganan terhadap alat yang rusak Alat yang diduga mengalami gangguan, tidak boleh digunakan, harus diberi label yang jelas dan disimpan dengan baik sampai selesai diperbaiki dan memenuhi kriteria yang ditentukan (pengujian dan kalibrasi)untuk digunakan kembali. Laboratorium harus melakukan tindakan yang memadai sebelum digunakan kembali. 8. Pemindahan alat Laboratorium harus memiliki prosedur penanganan, pemindahan, penyimpanan dan penggunaan yang aman untuk mencegah kontaminasi dan kerusakan alat. Apabila alat dipindahkan keluar laboratorium untuk diperbaiki, maka sebelum digunakan kembali di laboratorium harus dipastikan alat telah dicek dan berfungsi baik. 9. Pemutahiran hasil koreksi kalibrasi. Apabila kalibrasi menghasilkan sejumlah faktor koreksi, laboratorium harus memiliki prosedur untuk menjamin bahwa salinan dari faktor koreksi sebelumnya dimutahirkan dengan benar. 10. Pencegahan terhadap perlakuan orang tidak berwenang. Semua peralatan termasuk perangkat keras, perangkat lunak, bahan acuan, bahan habis pakai, pereaksi dan sistem analitik harus dijaga terhadap perusakan akibat perlakuan orang yang tidak berwenang, yang dapat membuat hasil pemeriksaan tidak sah. Beberapa jenis peralatan laboratorium yang perlu mendapat perhatian adalah: 1. Alat Gelas a. Tabung yang dipakai harus selalu bersih. b. Untuk pemakaian ulang, cuci alat gelas dengan deterjen (sedapatnya netral) dan oksidan (hipoklorit) kemudian bilas dengan aquades. 2. Blood cell counter a. Bagian luar alat dilap setiap hari. b. Periksa semua selang pembuangan limbah pemeriksaan, apakah ada sumbatan atau tidak. c. Periksa selang pembuangan limbah pemeriksaan, apakah ada sumbatan atau tidak.
2013, No.1216 18 d. Setiap selesai pemeriksaan, lakukan pencucian. e. Tutup badan alat dengan plastik bila alat tidak dipakai. 3. Elisa set a. Elisa Reader 1) Lakukan kalibrasi linearitas alat, stabilitas pembacaan dan ketepatan pembacaan. 2) Kalibrasi dilakukan pada saat pertama kali alat dipakai, penggantian lampu, dan secara periodik untuk memastikan ketepatan pembacaan. b. Elisa Washer Lakukan kalibrasi volume dispenser, sisa yang tertinggal dalam well (rest well) dan posisi well. c. Incubator Suhu yang dipakai harus sesuai dengan spesifikasi alat. d. Heating block Lakukan kalibrasi suhu heating block. 4. Flame photometer a. Letakkan alat di tempat yang terlindung dari sinar matahari langsung atau sinaremisi yang konstan, bebas dari debu dan asap rokok. b. Hindari alat terkena/tercemar keringat, serbuk/serpihan saring, sabun c. dan bahan mencuci lain. Ikuti petunjuk operasional dari pabrik pembuat mengenai; 1) Pemilihan photocell dan panjang gelombang 2) Pengaturan lebarcelah 3) Pemilihan bahan bakar dan tekanan udara atau tekanan oksigen 4) Langkah-langkah untuk pemanasan alat, koreksi dari pengganggu dan background nyala flame 5) Pencucian burner 6) Pengabuan/pemanasan sampel 7) Pengukuran intensitas emisi 5. Fotometer/Spectrofotometer a. Gunakan lampu yang sesuai dengan masing-masing jenis fotometer. b. Tegangan listrik harus stabil. c. Hidupkan alat terlebih dahulu selama 5-30 menit (tergantungjenis/merek alat),supaya cahaya lampu menjadi stabil. d. Monokromator atau filter harus bersih , tidak lembab, dan tidak berjamur.
19 2013, No.1216 e. f. g. h. i. Kuvet (tergantung jenisnya) harus tepat meletakkannya. Sisi yang dilalui cahayaharus menghadap ke arah cahaya. Bagian tersebut harus bersih, tidak ada bekastangan, goresan ataupun embun. Untuk menghindari hal tersebut pegang kuvetdiujung dekat permukaan. Isi kuvet harus cukup sehingga seluruh cahaya dapat melalui isi kuvet. Tidak boleh ada gelembung udara dalam kuvet. Untuk pemeriksaan enzimatik, kuvet harus diinkubasi pada suhu yang sesuaidengan suhu pemeriksaan. Fotodetektorharus dengan alkohol 70%. Amplifier/pengolah signal harus berfungsi dengan baik. j. 6. Inkubator a. Bagian dalam inkubator dan rak harus dibersihkan secara teratur dengan disinfektan. b. Suhu dicatat setiap pagi hari untuk inkubator yang dinyalakan terus menerus atau sebelum dan sesudah digunakan. c. Suhu yang tertera pada alat perlu dikalibrasi secara rutin untuk mengetahui keakuratannya. 7. KamarHitung a. Kamar hitung dan kaca penutup harus bersih, sebab kotoran (jamur, partikel debu) pada pengamatan di bawah mikroskop akan terlihat sebagai sel. b. Periksa di bawah mikroskop, apakah garis-garis pada kamar hitung terlihat jelas dan lengkap. c. Kamar hitung dan kaca penutup harus kering, bila basah akan menyebabkan terjadinya pengenceran dan kemungkinan sel darah akan pecah, sehingga jumlah sel yang dihitung menjadi berkurang. d. Kaca penutup harus tipis, rata,tidakcacatdan pecah, sebab kaca penutup berfungsi untuk menutup sampel, bila cacat atau pecah maka volume dalam kamar hitung menjadi tidak tepat. e. Cara pengisian kamar hitung; dengan menggunakan pipet Pasteur dalam posisi horisontal, sampel dimasukkan ke dalam kamar hitung yang tertutup kaca penutup. f. Bila pada pengisian terjadi gelembung udara di dalam kamar hitung atau sampel mengisi parit kamar hitung/menggenangi kamar lain, atau kamar hitung tidak terisi penuh, maka pengisian harus diulang. g. Cuci kamar hitung segera setelah dipakai dengan air mengalir atau dengan air deterjen encer.
2013, No.1216 20 h. Bila masih kotor, rendamlah dalam air deterjen, kemudian bilas dengan i. air bersih. Pada waktu mencuci kamar hitung tidak boleh menggunakan sikat. 8. Lemari es (refrigerator) dan freezer a. Menggunakan lemari es dan freezer khusus untuk laboratorium. b. Tempatkan lemari es sedemikian rupa sehingga bagian belakang lemari es masihlonggar untuk aliran udara dan fasilitas kebersihan kondensor. c. Pintu lemari es harus tertutup baik untuk mencegah keluarnya udara dingin dari bagian pendingin. d. Lemari es dan freezer harus selalu dalam keadaan hidup. e. Suhu dicatat setiap pagi dan sore hari. f. Termometer yang digunakan harus sesuai dengan suhu alat yang dikalibrasi,misalnya 2°C-8°C, -20°C atau -76°C. 9. Gas Chromatography-Mass Spectrometry a. Injektor 1) Bersihkan bagian dalam secara secara teratur 2) Periksa septum terhadap kebocoran dengan larutan berbusa b. Kolom 1) Amati sambungan kolom dengan menggunakan larutan sabun. 2) Periksa kepadatan isi kolom dengan pengukuran aliran udara (flow rate) secara visual. Packed kolom mempunyai aliran udara 10-25 ml/menit, sedangkan kapiler kolom mempunyai aliran udara 1-2,5 ml/menit. 3) Kolom yang baru perlu dilakukan pra kondisi dengan cara: a) Ujung keluaran tidak disambungkan pada detektor b) Alirkan gas pembawa 30 ml/menit selama 30 menit c) Naikkan suhu kolom sampai batas suhu maksimum dari kolom yang bersangkutan selama 12-13 jam c. Oven Amati suhu kontrol pada waktu pemeriksaan d. Gas 1) Periksa tekanan gas dan aliran udara pada waktu pemeriksaan secara rutin. Perubahan aliran udara dapat disebabkan oleh karena kebocoran. 2) Gas karier dimurnikan dari oksigen dan uap air dengan menggunakan filter/gas uap. 3) Lakukan pemeriksaan gas dengan cara mengalirkan gas pada tekanan maksimum setiap bulan. Bila ada bagian yang rusak segera diganti.
21 2013, No.1216 e. Detektor Lakukan pembersihan dengan hati-hati sesuai dengan petunjuk dari pabrik secara rutin. 10. Mikroskop a. Letakkan mikroskop di tempat yang datar dan tidak licin. b. Bila menggunakan cahaya matahari, tempatkan di tempat yang cukup cahayadengan mengatur cermin sehingga diperoleh medan penglihatan yang terang. c. Biasakan memeriksa dengan menggunakan lensa obyektif 10x dulu, bila sasaransudah jelas, perbesar dengan objektif 40x dan bila perlu dengan 100x. Untukpembesar 100x gunakan minyak imersi. d. Bersihkan lensa dengan kertas lensa atau kain yang lembut setiap hari setelah selesai bekerja, terutama bila lensa terkena minyakimersi bersihkan dengan eter alkohol (lihat referensi). e. Jangan membersihkan/merendam lensa dengan alkohol atau sejenisnya karenaakan melarutkan perekatnya sehingga lensa dapat lepas dari rumahnya. f. Jangan menyentuh lensa obyektif dengan jari. g. Jangan membiarkan mikroskop tanpa lensa okuler atau obyektif, karena kotoranakan mudah masuk. h. Bila lensa obyektif dibuka, tutup dengan penutup yang tersedia. i. Saat mikroskop disimpan, lensa obyektif 10x atau 100x tidak boleh berada padasatu garis dengan kondensor, karena dapat mengakibatkan lensa pecah bila ulirmakrometer dan mikrometemya sudah rusak. j. Simpan mikroskop di tempat yang rendah kelembabannya, dapat dengan caramemberikan penerangan lampu wolfram atau dengan silika gel. 11. Otoklaf (Autoclave) a. Bagian bawah autoklaf harus terisi air bebas mineral sampai setinggi penyangga. b. Pastikan bahwa air akan cukup selama proses sterilisasi. c. Pastikan autoklaf tertutup dan karet pengunci terpasang di lekukannya. d. Katup udara keluar harus terbuka. e. Pastikan pemanas (elektrik, gas atau kerosene) hidup. f. Pastikan katup pengaman terpasang selama pemanasan. g. Pastikan proses selesai sebelum melepas tutup atau membuka. h. Pastikan bahan yang disterilisasi cukup lama didiamkan sampai dingin. i. Catat suhu, tekanan dan waktu setiap digunakan.
2013, No.1216 22 12. Oven a. Bagian dalam oven harus dibersihkan sekurang-kurangnya setiap bulan. b. Pintu oven baru boleh dibuka setelah suhu turun sampai 40°C. c. Catat suhu dan waktu setiap digunakan. 13. Penangas air (Waterbath) a. Ketinggian air perlu diperiksa tiap hari. Tinggi air dalam waterbath harus lebihtinggi dari larutan yang akan di inkubasi. b. Kebersihan dinding bagian dalam harus diperhatikan dengan mengganti air setiaphari. Sebaiknya gunakan aquades. c. Catat suhu setiap digunakan. 14. Pipet a. Gunakan pipet gelas yang sesuai dengan peruntukannya yaitu pipet transfer yang dipakai untuk memindahkan sejumlah volume cairan yang tetap dengan teliti, serta pipet ukur yang dipakai untuk memindahkan berbagai volume tertentu yang diinginkan. b. Gunakan pipet yang bersih dan kering serta ujungnya masih utuh dan tidak retak. c. Cara penggunaan pipet harus disesuaikan dengan jenis pipet. d. Pemipetan cairan tidak boleh menggunakan mulut. e. Pemindahan cairan dari pipet ke dalam wadah harus dilakukan dengan caramenempelkan ujung pipet yang telah dikeringkan dahulu bagian luarnya dengankertas tissue pada dinding wadah/bejana dalam posisi tegak lurus dan cairandibiarkan mengalir sendiri. f. Pipet volumetrik tidak boleh ditiup. g. Pipet ukur yang mempunyai tanda cincin di bagian atas, setelah semua cairandialirkan maka sisa cairan diujung pipet dikeluarkan dengan ditiup memakai alatbantu pipet h. Pipet ukur yang tidak mempunyai tanda cincin tidak boleh ditiup. i. Pipet dengan volume kecil (1-500 ul) harus dibilas untuk mengeluarkan sisa cairanyang menempel pada dinding bagian dalam. j. Pipet untuk pemeriksaan biakan harus steril. k. Pipet yang telah dipakai untuk memipet larutan basa harus dibilas dahulu dengan larutan yang bersifat asam dengan konsentrasi rendah, sedangkan yang telah dipakai untuk memipet larutan asam harus dibilas dengan larutan yang bersifatbasa lemah, kemudian direndam dalam aquades selama satu malam, kemudian bilas lagi dengan aqude mineral. l. Pipet yang sudah dipakai harus direndam dalam larutan antiseptik, kemudian baru dicuci.
23 2013, No.1216 15. Pipet Semiotomatik a. Pada pipet semiotomatik, tip pipet tidak boleh dipakai ulang karena pencuciantip pipet akan mempengaruhi kelembaban plastik tip pipet, juga pengeringan sering kali menyebabkan tip meramping dan berubah bentuk saat pemanasan. b. Penggunaan tidak boleh melewati batas antara tip dan pipetnya. c. Tip yang digunakan harus terpasang erat. d. Sesudah penggunaan harus dibersihkan dan disimpan dengan baik di dalam rak pipet. 16. pH meter a. Letak konektor pada pH meter untuk tempat elektroda harus diperhatikan dengan baik, jangan sampai salah menghubungkan. b. Pada saat menuang cairan kimia harus hati-hati, jangan sampai tumpah ke pHmeter, karena akan merusak komponen di dalamnya. c. Elektroda harus terendam dalam cairan. 17. Rotator Bersihkan bagian luar alat dan bagian-bagian yang berputar diberi pelumas secara teratur. Perhatikan ke-aus-an bagian yang berputar. 18. Sentrifus a. Letakkan sentrifus pada tempat yang datar. b. Gunakan tabung dengan ukuran dan tipe yang sesuai untuk tiap sentrifus. c. Beban harus dibuat seimbang sebelum sentrifus dijalankan, kecuali pada sentrifus mikrohematokrit karena tabung kapiler sangat kecil. d. Pada penggunaan sentrifus mikrohematokrit, tabung kapiler harus ditutup pada salah satu ujungnya untuk menghindari keluarnya darah. e. Pastikan bahwa penutup telah menutup dengan baik dan kencang sebelum senfrifus dijalankan. f. Periksa bantalan pada wadah tabung. Bila bantalan tidak ada maka tabung mudah pecah waktu disentrifus karena adanya gaya sentrifugal yang kuat menekan tabung kaca ke dasar wadah. Bantalan harus sesuai dengan ukuran dan bentuk tabung. g. Putar tombol kecepatan pelan-pelan sesuai kecepatan yang diperlukan. h. Hentikan segera bila beban tidak seimbang atau terdengar suara aneh. l. Jangan mengoperasikan sentrifus dengan tutup terbuka.
2013, No.1216 24 j. Jangan menggunakan sentrifus dengan kecepatan yang lebih tinggi dari keperluan. k. Jangan membuka tutup sentrifus sebelum sentrifus benar-benar telah berhenti. 19. Timbangan analitik/digital a. Diletakkan pada meja datar, permanen, terhindar dari getaran dan angin, tidak boleh digeser . b. Periksalah selalu jarum petunjuk angka (angka menunjuk 0) setiap kali akan menimbang (untuk timbangan analitik). c. Gunakan selalu pinset untuk mengangkat anak timbangan. d. Bahan yang akan ditimbang harus sesuai suhu kamar. e. Bahan yang ditimbang tidak boleh tercecer sehingga mempengaruhi hasil penimbangan. f. Mengurangi atau menambah beban dilakukan pada saat timbangan dalam keadaan istirahat. g. Pintu kotak selalu tertutup pada waktu menimbang. Contoh pemeliharaan berbagai peralatan tersebut dapat dilihat padaTabel 1. Tabel 1. Pemeliharaan Peralatan JENIS PERALATAN JENIS KEGIATAN FREKUENSI Fotometer Periksa kebersihan kuvet (cuci dengan air akuades, air demineral atau air suling) - Rendam kuvet dalam larutan Tiap hari dan tiap akan mel analisis akukan extran 5% Bersihkan fotodetektor Tiap minggu/hari libur Inkubator Bersihkan bagian dalam dan rak dengan disinfektan Tiap bulan Kamar hitung Bersihkan menurut cara yang benar Tiap kali selesai dipakai
JENIS PERALATAN Lemari es/ Freezer Mikroskop Otoklaf/ Autoclave Oven Penangas Air pH Meter Pipet gelas Rotator Sentrifus 25 JENIS KEGIATAN Bersihkan dan defrost Catatsuh Bersihkan lensa dengan kertas lensa atau kain yang lembut Bersihkan Ganti air dalam otoklaf Bersihkan bagian dalam oven Bersihkan dinding bagian dalam dan ganti air Periksa ketinggian air Periksa suhu Bersihkan elektroda, bersihkan flow cell elektroda, elektroda harus terendam dalam cairan pH netral, ganti membran elektroda, ganti cairan pengisi elektroda Setelah dipakai direndam dalam larutan antiseptik Cuci Bersihkan bagian luar Kencangkan sekrup pada rangka pengocok minyaki mesin Periksa ke-aus- an sikat dan bagian berputar lain. Bersihkan dinding dalam dengan disinfektan (misal: alkohol) 2013, No.1216 FREKUENSI Tiap bulan Tiap pagi & sore hari Tiap hari (selesai bekerja) Tiap bulan Tiap minggu Tiap bulan Tiap bulan Tiap hari Tiap pemakaian Sesuai petunjuk pabrik Tiap kali pakai Seperlunya Seperlunya Seperlunya Seperlunya Tiap hari atau tiap kali tabung pecah
2013, No.1216 26 JENIS PERALATAN JENIS KEGIATAN FREKUENSI Spektrofoto Catat waktu pemakaian lampu Tiap hari meter Periksa sumber cahaya (lampu) Tiap hari Periksa kebersihan monokromator Tiap hari Timbangan Analitik/ digital Bersihkan dari debu, ceceran zat yang ditimbang Tiap habis pakai D. PEMECAHAN MASALAH (TROUBLESHOOTING) KERUSAKAN ALAT Dalam melakukan pemeriksaan seringkali terjadi suatu ketidakcocokan hasil, malfungsi alat ataupun kondisi yang tidak kita inginkan yang mungkin disebabkan oleh karena adanya gangguan pada peralatan. Untuk itu perlu adanya pemecahan masalah (troubleshooting). Pemecahan masalah (troubleshooting) adalah proses atau kegiatan untuk mencari penyebab terjadinya penampilan alat yang tidak memuaskan, dan memilih cara penanganan yang benar untuk mengatasinya. Makin canggih suatu alat, akan makin kompleks permasalahan yang mungkin terjadi. Contoh troubleshooting pada fotometer dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini. Tabel TANDA-TANDA PENYEBAB TINDAKAN Data/hasil tidak muncul Jumlah sampel yang dihisap kurang Tambahkan sampel Proses reaksi terlalu cepat Turunkan waktu proses Flow cell terkontaminasi Bersihkan dengan larutan pembersih Lampu halogen tidak efektif Ganti yang baru Posisi lampu tidak tepat Betulkan posisinya
27 2013, No.1216 TANDA-TANDA PENYEBAB TINDAKAN Temperatur flow ce masalah ll ada Periksa temperatur Sampel lipemik Hasil diberi keterangan Sampel hemolitik Ditolak, ambil sampel baru Konsentrasi zat terlalu tinggi Encerkan sampel Reagen tidak baik Konsultasikan dengan pemasok TANDA-TANDA PENYEBAB TINDAKAN Sampel tidak dapat dihisap Katup penghisap tertutup Buka Selang penghisap tidak berfungsi Ganti dengan yang baru Selang penghisap tidak kencang (longgar) Kencangkan Sambungan selang longgar atau lengket Periksa bagia n dalamdan luar selang, kencangkan atau ganti dengan yang baru Hal-hal yang perlu diperhatikan bila terjadi permasalahan pada peralatan: 1. Tetaplah tenang dan berpikirlah dengan jernih. 2. Pastikan masalahnya jangan membuat asumsi tentang kemungkinan permasalahan. 3. Jika penanganan sederhana gagal, minta bantuan supervisor/atasan atau hubungi agen untuk menanyakan masalah tersebut. 4. Tempelkan label bahwa alat rusak. 5. Catatlah semua tindakan/upaya perbaikan pada catatan khusus seperti
2013, No.1216 28 contoh formulirdi bawah ini. Contoh Formulir Pencatatan Perbaikan Alat Alat : Inkubator Merk/tipe/no seri : Ruang : Tgl. Suhuyang diukur Petugas Kondisi Jenis kerusakan Tindakan Perbaikan Tgl. service (teknisi) Penanggungjawab (... ) F. KALIBRASI PERALATAN Kalibrasi peralatan sangat diperlukan untuk mendapatkanhasilpemeriksaan laboratorium yang terpercaya menjamin penampilan hasil pemeriksaan. Kalibrasi peralatan dilakukan pada saat awal, ketika alat baru di install dan diuji fungsi, dan selanjutnya wajib dilakukan secara berkala kurangnya satu kali dalam satu tahun,atau sesuai dengan pedoman pabrikan prasarana dan alat kesehatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai instruksi pabrik. sekurang- Kalibrasi peralatan dapat dilakukan oleh teknisi penjual alat, petugas laboratorium yang memiliki kompetensi dan pernah dilatih, atau oleh institusi yang berwenang. Kalibrasi serta fungsi peralatan dan sistem analitik secara berkala harus dipantau dan dibuktikan memenuhi syarat/sesuai standar laboratorium harus mempunyai dokumentasi untuk pemeliharaan, tindakan pencegahan sesuai rekomendasi pabrik pembuat. Semua Instruksi pabrik untuk penggunaan dan pemeliharaan alat harus sepenuhnya dipenuhi.
29 2013, No.1216 G. PENANGGUNG JAWAB ALAT Berbagai jenis alat yang digunakan di laboratorium mempunyai cara operasional dan pemeliharaan yang berbeda satu dengan lainnya, dan biasanya digunakan oleh lebih dari 1 orang. Walaupun pihak distributor alat menyediakan teknisi untuk perbaikan apabila terjadi kerusakan, namun untuk pemeliharaan alat harus dilakukan sendiri oleh pihak laboratorium. Oleh karena itu harus ditentukan seorang petugas yang bertanggung jawab atas kegiatan pemeliharaan alat dan operasional alat melalui kegiatan pemantauan dan mengusahakan perbaikan apabila terjadi kerusakan.
2013, No.1216 30 BAB IV BAHAN LABORATORIUM Bahan laboratorium yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini terdiri dari reagen, bahan standar, bahan kontrol, air dan media. Hal-hal yang akan dibahas adalah mengenai macam/jenis, dasar pemilihan, pengadaan dan penyimpanan. A. MACAM/JENIS 1. Reagen Reagen adalah zat kimia yang digunakan dalam suatu reaksi untuk mendeteksi, mengukur, memeriksa dan menghasilkan zat lain. a. Menurut tingkat kemurniannya reagen/zat kimia dibagi menjadi: 1) Reagen Tingkat Analitis (Analytical Reagent/AR) Reagen tingkat analitis adalah reagen yang terdiri atas zat-zat kimia yang mempunyai kemurnian sangat tinggi. Kemurnian zat-zat tersebut dianalisis dan dicantumkan pada botol/wadahnya. Penggunaan bahan kimia AR pada laboratorium kesehatan tidak dapat digantikan dengan zat kimia tingkat lain. 2) Zat Kimia Tingkat Lain Zat kimia lain tersedia dalam tingkatan dan penggunaan yang berbeda, yaitu: a) tingkat kemurnian kimiawi (chemically pure grade). beberapa bahan kimia organik berada pada tingkatan ini, tetapi penggunaannya sebagai reagen laboratorium kesehatan harus melewati tahap pengujian yang teliti sebelum dipakai rutin. Tidak adanya zat-zat pengotor pada satu lot tidak berarti lot-lot yang lain pada tingkat ini cocok untuk analisis. b) c) tingkat praktis (practical grade). tingkat komersial (commercial grade). merupakan kadar zat kimia yang bebas diperjual belikan di pasaran misalnya, alkohol 70 %.
31 2013, No.1216 d) tingkat teknis (technical grade). umumnya zat kimia dalam tingkatan ini digunakan di industri-industri kimia. Zat kimia yang digunakan di Laboratorium Klinik ialah zat kimia tingkat analitis atau beberapa bahan kimia organik pada tingkat kemurnian kimiawi yang telah melewati tahap pengujian sebelum dipakai rutin. Ketiga jenis tingkatan zat kimia lainnya tidak boleh digunakan sebagai reagen di laboratorium kesehatan. b. Menurut cara pembuatannya, dibagi menjadi: 1) reagen buatan sendiri 2) reagen jadi (komersial) reagen jadi adalah reagen yang dibuat oleh pabrik/produsen. 2. Bahan Standar Bahan standar adalah zat-zat yang konsentrasi atau kemurniannya diketahui dan diperoleh dengan cara penimbangan. Ada 2 macam standar, yaitu: a. Bahan standar Primer Bahan standar primer merupakan zat termurni dalam kelasnya, yang menjadi standar untuk semua zat lain. Bahan standar primer umumnya mempunyai kemurnian > 99%, bahkan banyak yang kemurniannya 99,9%. Kemurnian bahan standar primer dapat dilihat pada sertifikat analisis (CoA=Certificate of Analysis) tertelusur ke Standard Reference Material (SRM). Syarat bahan standar primer: 1) 2) dapat dibakar sampai suhu 105-110°C tanpa perubahan kimia, atau tidak meleleh, tersublimasi, terdekomposisi atau mengalami reaksi kimia sampai suhu 120-130°C. tidak higroskopis. stabil. 3) 4) mempunyai komposisi yang jelas. 5) dapat disiapkan dengan kemurnian > 99,0%. 6) dapat dianalisis secara tepat. 7) mempunyai ekivalensi berat yang tinggi sehingga kesalahan penimbangan berefek minimal terbadap konsentrasi larutan standar. Larutan standar primer merupakan larutan yang dibuat dari bahan standar primer.
2013, No.1216 32 b. Bahan Standar sekunder Bahan standar sekunder merupakan zat-zat yang konsentrasi dan kemurniannya ditetapkan melalui analisis dengan perbandingan terhadap bahan standar primer. 3. Bahan kontrol Bahan kontrol adalah bahan yang digunakan untuk memantau ketepatan suatu pemeriksaan di laboratorium, atau untuk mengawasi kualitas hasil pemeriksaan sehari-hari. Bahan kontrol dapat dibedakan berdasarkan: a. sumber bahan kontrol Ditinjau dari sumbernya, bahan kontrol dapat berasal dari manusia, binatang atau merupakan bahan kimia murni (tertelusur ke Standard Reference Material/SRM). b. bentuk bahan kontrol Menurut bentuk bahan kontrol ada bermacam-macam, yaitu bentuk cair, bentuk padat bubuk (liofilisat) dan bentuk strip. Bahan kontrol bentuk padat bubuk atau bentuk strip harus dilarutkan terlebih dahulu sebelum digunakan. c. cara Pembuatan Bahan kontrol dapat dibuat sendiri atau dapat dibeli dalam bentuk sudah jadi. Ada beberapa macam bahan kontrol yang dibuat sendiri, yaitu: a. Bahan kontrol yang dibuat dari serum disebut juga serum kumpulan (pooled sera). Pooled sera merupakan campuran dari bahan sisa serum pasien yang sehari-hari dikirim ke laboratorium. Keuntungan dari serum kumpulan ini antara lain: mudah didapat; murah; bahan berasal dari manusia; tidak perlu dilarutkan (rekonstusi); dan laboratorium mengetahui asal bahan kontrol. Kekurangannya memerlukan tambahan waktu dan tenaga untuk membuatnya; harus membuat kumpulan khusus untuk enzim, dll; cara penyimpanan mungkin sukar bila kondisi suhu -70°C (deep freezer) tidak ada atau terlalu kecil; dan analisis stastitik harus dikerjakan tiap 3 - 4 bulan. Serum yang dipakai harus memenuhi syarat yaitu tidak boleh ikterik atau hemolitik. Pembuatan dan pemeriksaan bahan kontrol ini harus
33 2013, No.1216 dilakukan hati-hati sesuai dengan pedoman keamanan laboratorium, karena bahan ini belum tentu bebas dari HIV, HBV, HCV dan lain-lain. b. Bahan kontrol yang dibuat dari bahan kimia murni sering disebut sebagai larutan spikes. c. Bahan kontrol yang dibuat dari lisat, disebut juga hemolisat. d. Kuman kontrol yang dibuat dari strain murni kuman. Adapun macam bahan kontrol yang dibeli dalam bentuk sudah jadi (komersial) adalah: a. Bahan kontrol Unassayed Bahan kontrol unassayed merupakan bahan kontrol yang tidak mempunyai nilai rujukan sebagai tolok ukur. Nilai rujukan dapat diperoleh setelah dilakukan periode pendahuluan. Biasanya dibuat kadar normal atau abnormal (abnormal tinggi atau abnormal rendah). Kebaikan bahan kontrol jenis ini ialah lebih tahan lama, bisa digunakan untuk semua tes, tidak perlu membuat sendiri. Kekurangannya adalah kadang-kadang ada variasi dari botol ke botol ditambah kesalahan pada rekonstitusi, sering serum diambil dari hewan yang mungkin tidak sama dengan serum manusia. Karena tidak mempunyai nilai rujukan yang baku maka tidak dapat dipakai untuk kontrol akurasi. Pemanfaatan bahan kontrol jenis ini untuk memantau ketelitian pemeriksaan atau untuk melihat adanya perubahan akurasi. Uji ketelitian dilakukan setiap hari pemeriksaan. b. Bahan kontrol Assayed Bahan kontrol assayed merupakan bahan kontrol yang diketahui nilai rujukannya serta batas toleransi menurut metode pemeriksaannya. Harga bahan kontrol ini lebih mahal dibandingkan jenis unassayed. Bahan kontrol ini digunakan untuk kontrol akurasi dan juga presisi. Selain itu, bahan kontrol assayed digunakan untuk menilai alat dan cara baru. Untuk dapat digunakan sebagai bahan kontrol suatu pemeriksaan, bahan tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memiliki komposisi sama atau mirip dengan spesimen. Misalnya untuk pemeriksaan urin digunakan bahan kontrol urin atau zat yang menyerupai urin. b. Komponen yang terkandung di dalam bahan kontrol harus stabil, artinya selama masa penyimpanan bahan ini tidak boleh mengalami perubahan.
2013, No.1216 34 c. Hendaknya disertai dengan sertifikat analisis yang dikeluarkan oleh pabrik yang bersangkutan pada bahan kontrol jadi (komersial). 4. Air Air merupakan bahan termurah dari semua bahan yang digunakan di laboratorium tetapi air merupakan bahan terpenting dan yang paling sering digunakan, oleh karena itu kualitas air yang digunakan harus memenuhi standar seperti halnya bahan lain yang digunakan dalam analisis. Laboratorium harus menetapkan tingkat kualitas air yang sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan tingkat kualitasnya, terdapat beberapa jenis air yaitu air jenis 1, air jenis 2 dan air jenis 3. Spesifikasi masing-masing jenis air dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini. Tabel 3. Spesifikasi jenis-jenis air untuk laboratorium SPESIFIKASI JENIS AIR Jenis 1 Jenis 2 Jenis 3 Kandungan Bakteri maks (CFU/mL) 10 1000
Tahanan Listrik min (mega ohm-cm) 10 10 10 Kandungan silikat maks. (mg/L Si02) 0,05 0,1 1,0 pH 7,0 7,0 5,0-8,0 Bakteri dalam air dapat menginaktivasi reagen, dapat berperan dalam jumlah total kontaminasi organik, atau mengubah sifat optis larutan. Tahanan listrik menghasilkan ukuran non spesifik kandungan ion. Silikat mempengaruhi pemeriksaan pada sebagian besar penentuan enzim, analisis elektrolit dan logam berat. 5. Media Media adalah suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi (nutrient) yang dipakai untuk menumbuhkan mikroba.
35 2013, No.1216 Supaya mikroba dapat tumbuh dengan baik dalam suatu media, perlu dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Harus mengandung semua nutrisi yang mudah digunakan oleh mikroba. b. Harus mempunyai tekanan osmose, tegangan muka dan pH yang sesuai. c. Tidak mengandung zat-zat penghambat d. Harus steril. Jenis media dapat digolongkan berdasarkan : a. Susunan kimia Berdasarkan susunan kimianya, terdapat berbagai jenis media yaitu: 1) Media anorganik: media yang tersusun dari bahan-bahan anorganik, misalnya silika gel. 2) Media organik: media yang tersusun dari bahan-bahan organik. 3) Media sintetis: media buatan, dengan ramuan yang tertentu, baik ready for use maupun ramuan sendiri. 4) Media non sintetis: media alamiah, misalnya media wortel, media kentang dan lain-lain. b. Konsistensi/kepadatan Berdasarkan konsistensinya, terdapat berbagai jenis media yaitu: 1) Media cair (liquid medium), yaitu media bentuk cair (broths) misalnya: air pepton, nutrient broth, Tarozzi dan lain-lain. 2) Media setengah padat (semi solid medium), misalnya: SIM agar, Carry & Blair dan lain-lain. 3) Media padat (solid medium), yaitu media bentuk padat/beku misalnya: media wortel, media kentang, media agar dan lain-lain. c. Fungsi Berdasarkan fungsinya, terdapat berbagai jenis media yaitu: 1) Media transpor: perbenihan yang digunakan untuk mengirimkan spesimen dari suatu tempat ke laboratorium. Contoh : Carry and Blair untuk tinja/rectal swab Stuart, Amies untuk usap nasofaring 2) Enrichment media: perbenihan yang digunakan untuk memperbanyak bakteri, baik yang ada di dalam spesimen maupun koloni-koloni yang kecil-kecil.
2013, No.1216 36 Contoh : Brain Heart Infusion broth untuk darah (aerob) Thioglycolate broth untuk darah (anaerob) 3) Enrichment exclusive media: perbenihan yang dapat memperbanyak segolongan bakteri sedangkan bakteri lainnya dihambat atau tidak dapat tumbuh. Contoh : Alcalis pepton water untuk Vibrio spp Selenite broth untuk Salmonella spp 4) Exclusive media: perbenihan yang hanya dapat ditumbuhi segolongan bakteri saja, sedangkan bakteri lainnya tidak tumbuh dan dapat dibeda-bedakan koloni species satu dengan lainnya. Contoh : Blood Tellurite plate untuk difteri Azide agar untuk Enterococcus spp 5) Media universal: perbenihan yang dapat ditumbuhi oleh hampir semua jenis bakteri. Contoh : Blood Agar, Brain Heart infusion agar, Tryptose soy 6) Selective media: perbenihan yang dapat digunakan untuk membedakan golongan satu dengan lainnya. sehingga dapat dipillih koloni-koloni bakteri yang dicarinya. Contoh : Blood agar, Brain Heart infusion agar. SS Agar untuk Salmonella Shigella. 7) Media identifikasi: perbenihan untuk 1 jenis ataupun untuk menentukan jenis bakteri, biasanya digunakan beberapa jenis media. Contoh: Media gula-gula, Simon's Citrat Agar d. Cara pembuatan Berdasarkan cara pembuatannya. terdapat 2 jenis media yaitu: 1) Media buatan sendiri a) dari bahan dasar b) dari media dehidrasi (dehydrated) 2) Media jadi (komersial)
37 2013, No.1216 B. DASAR PEMILIHAN Pada umumnya untuk memilih bahan laboratorium yang akan dipergunakan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. kebutuhan. 2. produksi pabrik yang telah dikenal dan mempunyai sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. 3. deskripsi lengkap dari bahan atau produk. 4. mempunyai masa kadaluarsa yang panjang. 5. volume atau isi kemasan. 6. digunakan untuk pemakaian ulang atau sekali pakai. 7. mudah diperoleh di pasaran. 8. besarnya biaya tiap satuan (nilai ekonomis). 9. pemasok/vendor. 10. kelancaran dan kesinambungan pengadaan. 11. pelayanan purna jual. 12. terdaftar sebagai bahan laboratorium dan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan. Selain hal-hal tersebut di atas untuk masing-masing bahan laboratorium perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Reagen a. Untuk analisis di laboratorium harus dipilih reagen tingkat analitis. Beberapa zat organik dengan tingkat chemically pure harus diuji untuk setiap lot sebelum dipakai dalam penggunaan rutin , sedangkan zat kimia practical grade, commercial grade atau technical grade tidak boleh digunakan di laboratorium. b. Reagen yang sudah jadi (komersial) direkomendasikan sebagai pilihan utama. Reagen buatan sendiri dipilih bila tidak tersedia reagen jadi/komersial. Keuntungan reagen buatan sendiri: 1) Dapat dibuat segar sehingga penundaan dan kerusakan baik dalam transportasi maupun dalam penyimpanan dapat dihindari. 2) Penggunaan zat pengawet dapat dihindari. 3) Bila timbul masalah mengenai reagen dan standar, pemecahannya lebih mudah sebab proses pembuatannya diketahui.
2013, No.1216 38 4) Bila reagen terkontaminasi atau rusak tidak perlu menunggu pengiriman reagen berikutnya. 5) Merupakan penghematan. Kerugian reagen buatan sendiri 1) Sulit distandardisasi. 2) Biasanya tidak melalui uji Quality Control (QC). 3) Tidak dapat ditentukan stabilitasnya. 2. Bahan Standar Bahan standar primer merupakan standar yang direkomendasi. Digunakan dalam bentuk larutan untuk analisis. 3. Bahan Kontrol Pemilihan bahan kontrol didasarkan pada hal-hal sebagai berikut: a. Spesimen yang akan diperiksa. Apabila spesimen yang diperiksa berasal dari manusia maka lebih baik menggunakan bahan kontrol yang berasal dari manusia, karena beberapa zat dalam bahan kontrol yang berasal dari binatang berbeda dengan bahan kontrol berasal dari manusia. Sedangkan spesimen selain dari manusia, misalnya air dan lain-lain hendaknya menggunakan bahan kontrol yang berasal dari bahan kimia murni. b. Penggunaan 1) Bahan kontrol yang dibuat dari bahan kimia murni banyak dipakai pada pemeriksaan kimia lingkungan selain itu digunakan pula pada bidang kimia klinik dan urinalisis. 2) Pooled sera dan liofilisat banyak digunakan di bidang kimia klinik dan imunoserologi. 3) Bahan kontrol assayed digunakan untuk uji ketepatan dan ketelitian pemeriksaan, uji kualitas reagen, uji kualitas alat dan uji kualitas metode pemeriksaan. 4) Bahan kontrol unassayed digunakan untuk uji ketelitian suatu pemeriksaan. 5) Kuman kontrol digunakan untuk menguji mutu reagen/ media pada bidang mikrobiologi.
39 2013, No.1216 c. Stabilitas bahan kontrol Umumnya bentuk padat bubuk (liofilisat) lebih stabil dan tahan lama dari pada bentuk cair. Untuk memudahkan transportasi, umumnya bentuk padat bubuk dibuat dalam bentuk strip. Stabilitas bahan kontrol yang dibuat sendiri kurang terjamin, selain itu juga mempunyai bahaya infeksi yang tinggi. 4. Air Pemilihan jenis air didasarkan pada penggunaannya, yaitu: a. Air Jenis 1/Air Suling/Aquades digunakan untuk: Metode kultur jaringan atau sel; analisis kimia ultra-mikro; analisis kimia yang khusus dan kritis dengan satuan pada tingkat nanogram atau sub-nanogram bila diperlukan; penyiapan larutan standar, uji enzim, uji ligand, uji mineral dan logam berat, reagen tanpa pengawet dan uji kuantitatif metode imunofluoresen. b. Air Jenis 2/Air Demineralisasi/Aquades digunakan untuk: Sebagian besar metode pemeriksaan laboratorium kesehatan rutin, penyiapan media mikrobiologi, pengecatan dan pewarnaan histologi, pembuatan reagen yang akan disterilkan dan reagen dengan zat pengawet. c. Air Jenis 3/Air Bersih digunakan untuk: Sebagian besar pemeriksaan kualitatif; pencucian alat gelas; pemeriksaan laboratorium umum yang tidak memerlukan air jenis 1 atau 2. Penggunaan Air jenis 1 Digunakan untuk metode pemeriksaan yang memerlukan pengganggu minimum dan ketepatan serta ketelitian yang tinggi. Air jenis 2 Digunakan untuk pemeriksaan laboratorium umum yang tidak memerlukan air jenis 1, misalnya untuk persiapan reagen, pewarnaan atau pengecatan. Penyimpanan dan pengangkutan harus di perhatikan kontaminasi minimum dari bahan kimia dan mikroorganisme. Air jenis 3 Digunakan untuk pencucian peralatan gelas dan prosedur kualitatif tertentu misalnya pada urinalisa.
2013, No.1216 40 Pembuatan Air jenis 1 Dibuat dengan destilasi atau deionisasi atau reverse osmosis yang dilanjutkan dengan membran filter 0,2 µm pore, dengan syarat resistivity >10 mega ohm-cm pada 25°C. Air jenis 2 Dibuat dengan cara destilasi atau deionisasi, dengan syarat resistivity >1,0 mega ohm-cm pada suhu 25°C. Air jenis 3 Dibuat dengan destilasi dengan syarat resistivity 0,1 mega ohm-cm pada suhu 25°C. 5. Media Untuk pemilihan media yang akan dipergunakan harus mempertimbangkan tujuan pemeriksaan, stabilitas, transportasi dan nilai ekonomis. C. PENGADAAN Pengadaan bahan laboratorium harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Tingkat persediaan Pada umumnya tingkat persediaan harus selalu sama dengan jumlah persediaan yaitu jumlah persediaan minimum ditambah jumlah safety stock. Tingkat persediaan minimum adalah jumlah bahan yang diperlukan untuk memenuhi kegiatan operasional normal, sampai pengadaan berikutnya dari pembekal atau ruang penyimpanan umum. Safety Stock adalah jumlah persediaan cadangan yang harus ada untuk bahan-bahan yang dibutuhkan atau yang sering terlambat diterima dari pemasok. Buffer stock adalah stok penyangga kekurangan reagen di laboratorium. Reserve stock adalah cadangan reagen/sisa.
41 2013, No.1216 2. Perkiraan jumlah kebutuhan Perkiraan kebutuhan dapat diperoleh berdasarkan jumlah pemakaian atau pembelian bahan dalam periode 6-12 bulan yang lalu dan proyeksi jumlah pemeriksaan untuk periode 6-12 bulan untuk tahun yang akan datang. Jumlah rata-rata pemakaian bahan untuk satu bulan perlu dicatat. 3. Waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan bahan (delivery time) Lamanya waktu yang dibutuhkan mulai dari pemesanan sampai bahan diterima dari pemasok perlu diperhitungkan, terutama untuk bahan yang sulit didapat. D. PENYIMPANAN Bahan laboratorium yang sudah ada harus ditangani secara cermat dengan mempertimbangkan: 1. Perputaran pemakaian dengan menggunakan kaidah : a. Pertama masuk -pertama keluar (FIFO-first in-first out), yaitu bahwa barang yang lebih dahulu masuk persediaan harus digunakan lebih dahulu. b. Masa kadaluarsa pendek dipakai dahulu (FEFO-first expired first out). Hal ini adalah untuk menjamin barang tidak rusak akibat penyimpanan yang terlalu lama. 2. Tempat penyimpanan. 3. Suhu/kelembaban. 4. Sirkulasi udara. 5. Incompatibility/bahan kimia yang tidak boleh bercampur. Hal-hal khusus yang harus diperhatikan: 1. Reagen Buatan Sendiri a. Harus diketahui sifat-sifat bahan kimia yang dibuat. Reagen tertentu tidak boleh disimpan berdekatan atau dicampur karena dapat bereaksi. b. Penyimpanan untuk reagen tertentu mempunyai persyaratan khusus, misalnya: c. Larutan berwarna disimpan dalam botol kaca berwarna coklat. d. e. Larutan yang tidak mengalami reaksi fotokimia di simpan dalam botol plastik putih. Cairan dan larutan organik disimpan dalam botol kaca berwarna coklat.
2013, No.1216 42 f. g. h. Disimpan pada suhu ruangan atau suhu dingin (2-8°C) atau harus beku disesuaikan dengan ketentuannya. Harus dilakukan uji stabilitas dan uji homogenitas. Diberi label nama reagen, tanggal pembuatan, nomor register, expired date. 2. Reagen jadi (komersial) a. Tutuplah botol waktu penyimpanan. b. Tidak boleh terkena sinar matahari langsung. c. Beberapa reagen ada yang harus disimpan dalam botol berwarna gelap. d. Beberapa reagen tidak boleh diletakkan pada tempat yang berdekatan satu dengan lainnya. e. Bahan-bahan yang berbahaya diletakkan di bagian bawah/lantai dengan label tanda bahaya. f. Buat kartu stok yang memuat tanggal penerimaan, tanggal kadaluarsa, tanggal wadah reagen dibuka, jumlah reagen yang diambil dan jumlah reagen sisa serta paraf tenaga pemeriksa yang menggunakan. 3. Dehidrated media a. Media yang didehidratasi tidak dapat disimpan untuk waktu yang tak terbatas terutama bila penutup wadah telah dibuka. b. Jumlah keseluruhan harus dikemas dalam wadah yang akan habis digunakan dalam 1-2 bulan. c. Saat diterima, semua wadah tertutup rapat. d. Tanggal penerimaan harus dicatat pada setiap wadah. e. Semua media dehidratasi harus disimpan di tempat gelap, sejuk (suhu < 25°C) dan berventilasi baik. Rak-rak penyimpanan tidak boleh ditempatkan di dekat autoklaf atau tempat pencucian karena kelembaban dan suhu yang tinggi. Tanggal membuka wadah harus dicatat pada wadah tersebut. f. 4. Media yang telah dilarutkan a. Hindari terkena cahaya matahari langsung atau panas. b. Media yang diperkaya dengan darah, bahan organik atau antibiotik harus disimpan di dalam lemari es. c. Harus dijaga agar media tidak mengalami kekeringan. Untuk media dalam cawan petri sebaiknya disimpan dalam kantong plastik tertutup dan disimpan di dalam lemari es. d. Harus diperhatikan batas lama penyimpanannya, yaitu:
43 2013, No.1216 1) Tabung dengan sumbat kapas : 1 minggu. 2) Tabung dengan sumbat longgar : 1 minggu. 3) Cawan petri (dalam bungkus plastik) : 3 minggu. 4) Botol dengan tutup ulir (screwcap) : 3 bulan. 5. Bahan-bahan Kimia yang Tidak Boleh Bercampur (incompatible) Banyak bahan kimia di laboratorium yang dapat menimbulkan reaksi berbahaya jika tercampur satu sama lain, reaksi tersebut dapat berupa kebakaran dan atau ledakan. Beberapa contoh bahan kimia yang incompatible dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini. Tabel 4. Bahan-bahan reaktif yang bila tercampur menimbulkan kebakaran dan/atau ledakan Bahan kimia Hindarkan kontak dengan Ammonium nitrat Asam klorat, nitrat, debu organik, pelarut organik mudah terbakar, bubuk logam. Asam asetat Asam kromat, asam nitrat, perklorat, peroksida Oksidator (klorat, perklorat, hipoklorit). Karbon aktif Asam kromat Asam asetat, gliserin, alkohol, bahan kimia mudah terbakar. Amonium nitrat, asam kromat, hidrogen Cairan mudah terbakar peroksida, asam nitrat. Fluor, klor, asam kromat, peroksida. Hidrokarbon (butana, benzena, terpentin, benzin) Asam sulfat dan asam lainnya Kalium klorat/perklorat Gliserin, etilen glikol, Asam sulfat Kalium permanganat
2013, No.1216 44 BAB V SPESIMEN A. MACAM Spesimen yang berasal dari manusia dapat berupa: 1. Serum 8. Sperma 12. Cairan pleura* 2. Plasma 9. Swab tenggorok 13. Cairan bronchus* 3. Darah (Whole 10. Swab rektum 13. Cairan acites* Blood) 11. Sekret 16. Cairan otak* 4. Urin Uretra 17. Bilasan lambung* 5. Tinja Vagina 18. Sumsum tulang* 6. Dahak Telinga 19. Kuku 7. Pus Hidung 20. Rambut Mata 21. Kerokan kulit 22. Muntahan Pengambilan tidak dilaksanakan di laboratorium Sampel dapat diartikan sebagai bagian dari spesimen manusia atau dapat berupa bahan pemeriksaan bersumber lingkungan (non klinis) misalnya: § § § § makanan dan minuman; atau § sisa makanan; sisa bahan toksikologi; air, udara; usap alat makan, alat masak, alat medis dan lain-lain.
45 2013, No.1216 B. PERSIAPAN 1. Persiapan Pasien Secara Umum a. Persiapan pasien untuk pengambilan spesimen pada keadaan basal: 1) Untuk pemeriksaan tertentu pasien harus puasa selama 8-12 jam sebelum diambil darah (lihat tabel 5). 2) Pengambilan spesimen sebaiknya pagi hari antara pukul 07.00 - 09.00. Tabel 5. Pemeriksaan yang perlu puasa Jenis Pemeriksaan Waktu Puasa Glukosa Puasa 10-12 jam TTG (Tes Toleransi Glukosa) Puasa 10-12 jam Glukosa kurva harian Puasa 10-12 jam Trigliserida Puasa 12 jam Asam Urat Puasa 10-12 jam VMA Puasa 10-12 jam Renin (PRA) Puasa 10-12 jam Insulin Puasa 8 jam C. Peptide Puasa 8 jam Gastrin Puasa 12 jam Aldosteron Puasa 12 jam Homocysteine Puasa 12 jam Lp(a) Puasa 12 jam PTH Intact Puasa 12 jam Apo A1 Dianjurkan Puasa puasapuspua 12 jam ApoB Dianjurkan Puasa 12 jam
2013, No.1216 46 b. Menghindari obat-obatan sebelum spesimen diambil: 1) untuk pemeriksaan dengan spesimen darah, tidak minum obat 24 jam sebelum pengambilan spesimen. 2) untuk pemeriksaan dengan spesimen urin, tidak minum obat 72 jam sebelum pengambilan spesimen. 3) apabila pemberian pengobatan tidak memungkinkan untuk dihentikan, harus diinformasikan kepada petugas laboratorium. Contoh: Sebelum pemeriksaan gula 2 jam pp pasien minum obat antidiabetes. c. Menghindari aktifitas fisik/olah raga sebelum spesimen diambil. d. Memperhatikan posisi tubuh Untuk menormalkan keseimbangan cairan tubuh dari perubahan posisi, dianjurkan pasien duduk tenang sekurang-kurangnya 15 menit sebelum diambil darah. e. Memperhatikan variasi diurnal (perubahan kadar analit sepanjang hari) Pemeriksaan yang dipengaruhi variasi diurnal perlu diperhatikan waktu pengambilan darahnya, antara lain pemeriksaan ACTH, Renin, dan Aldosteron. 2. Faktor pada pasien yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan a. Diet Makanan minuman dapat mempengaruhi hasil beberapa jenis pemeriksaan, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya: 1) Pemeriksaan gula darah dan trigliserida Pemeriksaan ini dipengaruhi secara langsung oleh makanan dan minuman (kecuali air putih tawar). Karena pengaruhnya yang sangat besar, maka pada pemeriksaan gula darah puasa, pasien perlu dipuasakan 10-12 jam sebelum darah diambil dan pada pemeriksaan trigliserida perlu dipuasakan sekurang kurangnya 12 jam. 2) Pemeriksaan laju endap darah, aktivitas enzim, besi dan trace element Pemeriksaan ini dipengaruhi secara tidak langsung oleh makanan dan minuman karena makanan dan minuman akan mempengaruhi reaksi dalam proses pemeriksaan sehingga hasilnya menjadi tidak benar.
47 2013, No.1216 b. Obat-obat Obat-obat yang diberikan baik secara oral maupun cara lainnya akan menyebabkan terjadinya respon tubuh terhadap obat tersebut. Disamping itu pemberian obat secara intramuskular akan menimbulkan jejas pada otot sehingga mengakibatkan enzim yang dikandung oleh sel otot masuk ke dalam darah, yang selanjutnya akan mempengaruhi hasil pemeriksaan antara lain pemeriksaan Creatin kinase (CK) dan Lactic dehydrogenase (LDH). Obat-obat yang sering digunakan dan dapat mempengaruhi pemeriksaan dapat dilihat pada tabel 6. Tabel 6. Daftar obat dan pemeriksaan yang dipengaruhi JENIS OBAT PEMERIKSAAN YANG DIPENGARUHI Diuretik Hampir seluruh hasil pemeriksaan sub strat dan enzim dalam darah akan meningkat karena terjadi hemokonsentrasi, terutama pemeriksaan Hb, Hitung sel darah, Hematokrit, Elektrolit Pada urin akan terjadi pengenceran Cafein Sama dengan diuretik Thiazid Glukosa darah Tes toleransi glukosa Pil KB (Hormon) Ureum darah - LED Kadar hormon Morfin Enzim hati (GOT, GPT) Phenobarbital GGT Efedrin Amphetamine dan metamphetamine Asetosal Uji hemostasis Vitamin C Analisis kimia urin Obat antidiabetika - Glukosa darah Kortikosteroid Glukosa urin - Hitung eosinofil Tes toleransi glukosa
2013, No.1216 48 c. Merokok Merokok menyebabkan terjadinya perubahan cepat dan lambat pada kadar zat tertentu yang diperiksa. Perubahan cepat terjadi dalam 1 jam hanya dengan merokok 1-5 batang dan terlihat akibatnya berupa peningkatan kadar asam lemak, epinefrin, gliserol bebas, aldosteron dan kortisol. Ditemukan peningkatan kadar Hb pada perokok kronik. Perubahan lambat terjadi pada hitung leukosit, lipoprotein, aktivitas beberapa enzim, hormon, vitamin, petanda tumor dan logam berat. d. Alkohol Konsumsi alkohol juga menyebabkan perubahan cepat dan lambat beberapa kadar analit. Perubahan cepat terjadi dalam waktu 2-4 jam setelah konsumsi alkohol dan terlihat akibatnya berupa peningkatan pada kadar glukosa, laktat, asam urat, dan terjadi asidosis metabolik. Perubahan lambat berupa γ- glutamyltransferase, AST, ALT, trigliserida, kortisol dan MCV (mean corpuscular volume) sel darah merah. peningkatan aktifitas e. Aktivitas fisik Aktivitas fisik dapat menyebabkan terjadinya pemindahan cairan tubuh antara kompartemen di dalam pembuluh darah dan interstitial, kehilangan cairan karena berkeringat dan perubahan kadar hormon. Akibatnya akan terdapat perbedaan yang besar antara kadar gula darah di arteri dan di vena serta terjadi perubahan konsentrasi gas darah, kadar asam urat, kreatinin, aktivitas CK, AST, LDH, LED, Hb, hitung sel darah dan produksi urin. f. Ketinggian/altitude Beberapa parameter pemeriksaan menunjukkan perubahan yang nyata sesuai dengan tinggi rendahnya daratan terhadap permukaan laut. Parameter tersebut adalah CRP, B2-globulin, hematokrit, hemoglobin dan asam urat. Adaptasi terhadap perubahan ketinggian daratan memerlukan waktu harian hingga berminggu-minggu. g. Demam Pada waktu demam akan terjadi: 1) Peningkatan gula darah pada tahap permulaan, dengan akibat terjadi peningkatan kadar insulin yang akan menyebabkan terjadinya penurunan kadar gula darah pada tahap lebih lanjut.
49 2013, No.1216 2) Terjadi penurunan kadar kolesterol dan trigliserida pada awal demam karena terjadi peningkatan metabolisme lemak, dan terjadi peningkatan asam lemak bebas dan benda-benda keton karena penggunaan lemak yang meningkat pada demam yang sudah lama. 3) Lebih mudah menemukan parasit malaria dalam darah. 4) Lebih mudah mendapatkan biakan positif. 5) Reaksi anamnestik yang akan menyebabkan kenaikan titer Widal. h. Trauma Trauma dengan luka perdarahan akan menyebabkan antara lain terjadinya penurunan kadar substrat maupun aktivitas enzim yang akan diukur, termasuk kadar Hb, hematokrit dan produksi urin. Hal ini disebabkan karena terjadi pemindahan cairan tubuh ke dalam pembuluh darah sehingga mengakibatkan terjadinya pengenceran darah. Pada tingkat lanjut akan terjadi peningkatan kadar ureum dan kreatinin serta enzim-enzim yang berasal dari otot. i. Variasi circadian rythme Pada tubuh manusia terjadi perbedaan kadar zat-zat tertentu dalam tubuh dari waktu ke waktu yang disebut dengan variasi circadian rhytme. Perubahan kadar zat yang dipengaruhi oleh waktu dapat bersifat linear (garis lurus) seperti umur, dan dapat bersifat siklus seperti siklus harian (variasi diurnal), siklus bulanan (menstruasi) dan musiman. Variasi diurnal yang terjadi antara lain: 1) Besi serum, kadar besi serum yang diambil pada sore hari akan lebih tinggi daripada pagi hari. 2) Glukosa, kadar insulin akan mencapai puncaknya pada pagi hari, sehingga apabila tes toleransi glukosa dilakukan pada siang hari, maka hasilnya akan lebih tinggi daripada bila dilakukan pada pagi hari. 3) Enzim, Aktivitas enzim yang diukur akan berfluktuasi disebabkan oleh kadar hormon yang berbeda dari waktu ke waktu. 4) Eosinofil, Jumlah eosinofil menunjukkan variasi diurnal, jumlahnya akan lebih rendah pada malam sampai pagi hari dibandingkan pada siang hari.
2013, No.1216 50 5) Kortisol, kadarnya lebih tinggi pada pagi hari dibandingkan pada malam hari. 6) Kalium, pada pagi hari lebih tinggi daripada siang hari. Selain yang sifatnya harian dapat terjadi variasi fluktuasi kadar zat dalam tubuh yang sifatnya bulanan. Variasi siklus bulanan umumnya pada wanita karena terjadi menstruasi dan ovulasi setiap bulan. Pada masa sesudah menstruasi akan terjadi penurunan kadar besi, protein dan fosfat dalam darah disamping perubahan kadar hormon seks. Demikian pula pada saat ovulasi terjadi peningkatan kadar aldosteron dan renin serta penurunan kadar kolesterol darah. j. Umur Umur berpengaruh terhadap kadar dan aktivitas zat dalam darah. Hitung eritrosit dan kadar Hb jauh lebih tinggi pada neonatus daripada dewasa. Fosfatase alkali, kolesterol total dan kolesterol-LDL akan berubah dengan pola tertentu sesuai dengan pertambahan umur. k. Ras Jumlah leukosit orang kulit hitam Amerika lebih rendah daripada orang kulit putihnya. Demikian juga dengan aktivitas CK. Keadaan serupa dijumpai pada ras bangsa lain seperti perbedaan aktivitas amilase, kadar vitamin B12 dan lipoprotein. l. Jenis Kelamin (gender) Berbagai kadar dan aktivitas zat dipengaruhi oleh jenis kelamin. Kadar besi serum dan kadar Hb berbeda pada wanita dan pria dewasa. Perbedaan ini akan menjadi tidak bermakna lagi setelah umur lebih dari 65 tahun. Perbedaan akibat gender lainnya adalah aktivitas CK dan kreatinin. Perbedaan ini lebih disebabkan karena massa otot pria relatif lebih besar daripada wanita. Sebaliknya kadar hormon seks wanita, prolaktin dan kolesterol-HDL akan dijumpai lebih tinggi pada wanita daripada pria. m. Kehamilan Bila pemeriksaan dilakukan pada pasien hamil, sewaktu interpretasi hasil perlu mempertimbangkan masa kehamilan wanita tersebut. Pada Kehamilan akan terjadi hemodilusi (pengenceran darah) yang dimulai pada minggu ke-10 kehamilan dan terus meningkat sampai minggu ke-35 kehamilan.
51 2013, No.1216 Volume urin akan meningkat 25% pada trimester ke-3. Selama kehamilan akan terjadi perubahan kadar hormone kelenjar tiroid, elektrolit, besi, dan ferritin, protein total dan albumin, lemak, aktivitas fosfatase alkali dan faktor koagulasi serta laju endap darah. Penyebab perubahan tersebut dapat disebabkan karena induksi oleh kehamilan, peningkatan protein transport, hemodilusi, volume tubuh yang meningkat, defisiensi relatif kebutuhan atau peningkatan protein fase akut. karena peningkatan 3. Pemberian penjelasan pada pasien sebelum pengambilan spesimen, mengenai prosedur yang akan dilakukan, dan meminta persetujuan pasien. Untuk pemeriksaan tertentu harus tertulis dalam bentuk informed concern. C. PENGAMBILAN 1. Peralatan Secara umum peralatan yang digunakan harus memenuhi syarat-syarat: a. bersih. b. kering. c. tidak mengandung bahan kimia atau deterjen. d. terbuat dari bahan yang tidak mengubah zat-zat yang ada pada spesimen. e. mudah dicuci dari bekas spesimen sebelumnya. f. pengambilan spesimen untuk pemeriksaan biakan harus menggunakan peralatan yang steril. Pengambilan spesimen yang bersifat invasif harus menggunakan peralatan yang steril dan sekali pakai buang. 2. Wadah Wadah spesimen harus memenuhi syarat: a. terbuat dari gelas atau plastik. b. tidak bocor atau tidak merembes. c. harus dapat ditutup rapat dengan tutup berulir. d. besar wadah disesuaikan dengan volume spesimen. e. bersih. f. kering.
2013, No.1216 52 g. tidak mempengaruhi sifat zat-zat dalam spesimen. h. tidak mengandung bahan kimia atau deterjen. i. untuk pemeriksaan zat dalam spesimen yang mudah rusak atau terurai karena pengaruh sinar matahari, maka perlu digunakan botol berwarna coklat (inaktinis). j. untuk pemeriksaan biakan dan uji kepekaan kuman, wadah harus steril. Untuk wadah spesimen urin, dahak, tinja sebaiknya menggunakan wadah yang bermulut lebar. 3. Antikoagulan dan Pengawet Antikoagulan adalah zat kimia yang digunakan untuk mencegah sampel darah membeku. Pengawet adalah zat kimia yang ditambahkan ke dalam sampel agar analit yang akan diperiksa dapat dipertahankan kondisi dan jumlahnya untuk kurun waktu tertentu. Beberapa spesimen memerlukan bahan tambahan berupa bahan pengawet atau antikoagulan. Beberapa contoh penggunaan antikoagulan/pengawet yang digunakan untuk spesimen dapat dilihat pada tabel 7. Kesalahan dalam pemberian bahan tambahan tersebut dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Bahan tambahan yang dipakai harus memenuhi persyaratan yaitu tidak mengganggu atau mengubah kadar zat yang akan diperiksa. 4. Waktu Pada umumnya pengambilan spesimen dilakukan pada pagi hari, terutama untuk pemeriksaan kimia klinik, hematologi, dan imunologi karena umumnya nilai normal ditetapkan pada keadaan basal. Namun ada beberapa pemeriksaan yang waktu pengambilan spesimennya harus disesuaikan dengan perjalanan penyakit dan fluktuasi harian, misalnya: a. Demam tifoid Untuk pemeriksaan biakan darah, paling baik dilakukan pada minggu I atau II sakit, sedangkan biakan urin atau tinja dilakukan pada minggu II atau III. b. Untuk pemeriksaan Widal dilakukan pada fase akut dan penyembuhan. c. Pemeriksaan biakan dan uji kepekaan kuman. Spesimen harus diambil sebelum pemberian antibiotika.
53 2013, No.1216 d. Pemeriksaan Gonorrhoe U ntuk menemukan kuman gonorrhoe, pengambilan sekret uretra sebaiknya dilakukan 2 jam setelah buang air kecil yang terakhir. e. Pemeriksaan mikrofilaria Untuk menemukan parasit mikrofilaria dalam darah, pengambilan darah sebaiknya dilakukan pada waktu malam (antara jam 20-23). f. Pemeriksaan tuberkulosis Dahak diambil pada pagi hari segera setelah pasien bangun tidur memungkinkan ditemukan kuman dibandingkan dengan dahak sewaktu. M tuberkulosis lebih besar g. Pemeriksaan narkoba Pemeriksaan darah dan urin untuk deteksi morfin,ganja dan lain-lain dipengaruhi oleh waktu /lama sejak mengonsumsi. 5. Lokasi Sebelum mengambil spesimen, harus ditetapkan terlebih dahulu lokasi pengambilan yang tepat sesuai dengan jenis pemeriksaan yang diminta, misalnya: a. Spesimen untuk pemeriksaan yang menggunakan darah vena umumnya diambil dari vena cubiti daerah siku. Spesimen darah arteri umumnya diambil dari arteri radialis di pergelangan tangan atau arteri femoralis di daerah lipat paha. Spesimen darah kapiler diambil dari ujung jari tengah tangan atau jari manis tangan bagian tepi atau pada daerah tumit 1/3 bagian tepi telapak kaki atau cuping telinga pada bayi. Tempat yang dipilih tidak boleh memperlihatkan gangguan peredaran darah seperti "cyanosis" atau pucat dan pengambilan tidak boleh di lengan yang sedang terpasang infus. b. Spesimen untuk pemeriksaan biakan, harus diambil di tempat yang sedang mengalami infeksi, kecuali darah dan cairan otak. Lokasi pengambilan darah untuk pemeriksaan: mikrofilaria: sampel diambil dari darah kapiler (jari tangan). atau darah vena dengan anti koagulan.
gas darah : sampel berupa darah heparin yang diambil dari pembuluh arteri. 6. Volume Volume spesimen yang diambil harus mencukupi kebutuhan pemeriksaan laboratorium yang diminta atau dapat mewakili objek yang diperiksa.
2013, No.1216 54 Volume spesimen yang dibutuhkan untuk beberapa pemeriksaan spesimen dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 7. Beberapa spesimen dengan jenis antikoagulan/pengawet dan wadah yang dipakai untuk pemeriksaan laboratorium dengan stabilitasnya Jenis Pemeriksaan Spesimen Antikoagulan/ Pengawet Wadah Stabilitas Jenis Jumlah HEMATOLOGI Hematokrit Darah 2 ml K2/K3-EDTA 1 - 1,5 mg/ml darah G/P Suhu kamar (6 jam) LED Westergren Darah 2 ml K2/K3-EDTA 1 - 1,5 mg/ml darah G/P Suhu kamar (2 jam) LED Wintrobe Darah 2 ml K2/K3-EDTA 1 - 1,5 mg/ml darah G/P Suhu kamar (2 jam) Lekosit, hitung jumlah Darah 2 ml K2/K3-EDTA 1 - 1,5 mg/ml darah G/P Suhu kamar (2 jam) Hemostatis (PT, APTT) Darah 5 ml Sitrat 3,8% dengan perbandingan 1 : 9 P 20-25°C(4jam) Retikulosit, hitung jumlah Darah 2 ml K2/K3-EDTA 1 - 1,5 mg/ml darah G/P Suhu kamar (6 jam) Trombosit Darah 2 ml K2/K3-EDTA 1 - 1,5 mg/ml darah G/P Suhu kamar (2 jam) Masa pendarahan dan masa KIMIA KLINIK Darah 4 ml Segera diperiksa Gula darah Darah 2 ml NaF-Oksalat 4,5 mg/ml darah G/P 20-25°C (3 hari) 4°C (7 hari) 20°C (3 bulan) Serum 2 ml G/P 2-8°C (12 jam)
Jenis Pemeriksaan Kolesterol Bilirubin Amilase Asam urat Lipase Protein total Na, K, Cl Spesimen Jenis Jumlah Serum 1 ml Serum 1 ml Serum 1 ml Serum 1 ml Serum 1 ml Serum 1 ml Serum 1 ml
55 Antikoagulan/ Pengawet 2013, No.1216 Wadah Stabilitas G/P 20-25°C (6 hari) 4°C (6 hari) 20°C (6 bulan) G/P Segera mungkin G/P 20-25°C (5 hari) 4°C (5 hari) 20°C (7 hari) G/P 20-25°C (5 hari) 4°C (5 hari) 20°C (6 bulan) G/P 20-25°C (24 jam) 4°C (5 hari) 20°C (3 tahun) G/P 20-25°C (6 hari) 4°C (6 hari) 20°C (10 hari) G/P 20-25°C (14 hari) 4°C (14 hari)
2013, No.1216 Jenis Pemeriksaan Fosfatase alkali Kalsium Kreatinin Y GIutamil transferase GOT GPT Spesimen Jenis Jumlah Serum 1 ml Serum 1 ml Serum 1 ml Serum 1 ml Serum 1 ml Serum 1 ml
56 Antikoagulan/ Pengawet Wadah Stabilitas G/P 20-25°C (> 7 hari aktivitas turun 1 %) 4°C (7 hari) 20°C (7 hari) G/P 20-25°C (10 hari) 4°C (10 hari) G/P 4°C (24 jam) 20°C (8 bulan) G/P 20-25°C (7 hari) 4°C (7 hari) 20°C (7 hari) G/P 20-25°C (> 3 hari Aktivitas 10%) turun 4°C (>3 hari Aktivitas 8%) turun 20°C (7 hari) G/P 20-25°C (> 3 hari aktivitas 17%) turun
Jenis Pemeriksaan SEROLOGI Widal Treponema,VD RL HBsAg Anti HBs Anti HIV TOKSIKOLOGI Obat Bahan Napza Doping Toksin Air bersih URINALISA Pemeriksaan urin 24 Jam Protein, penetapan kuantitatif Spesimen Jenis Jumlah Serum 2ml Serum 2ml Serum 2ml Serum 2ml Serum 2ml Darah & Darah 10ml Urin Urin 50 ml Air 1000 ml Urin Urin 5ml 57 Antikoagulan/ Pengawet
Na sitrat 1%
Toluen 2
5 ml/urin
2013, No.1216 Wadah Stabilitas 4°C (> 3 hari) aktivitas turun -20°C (7 hari) G/P 2 -8°C (2 -3 hari), G/P Freezer compartment (1 bulan), G/P Deep freezer 20°C
(6 bulan, tidak boleh gelas) G/P G/P G tutup ulir Urin : Suhu kamar (segera) Suhu kamar G/P 4jam 24 jam P 20-25°C (4 hari)
2013, No.1216 Jenis Pemeriksaan Spesimen Jenis Jumlah Reduksi Urin 5ml Urin rutin (pH, BJ, protein, glukosa, urobilinogen, bilirubin, keton Urin pagi 15ml Sedimen Urin Urin pagi Urin pagi Kehamilan 10ml 5ml PARASITOLOGI DAN MIKROBIOLOGI Malaria Mikrofilaria Trichomonas Darah segar Darah segar/ Darah EDTA Sekret vagina 2 tetes kapiler (tetes tebal- 2 tetes kapiler (tetes tebal) Secukup nya /uretra Candida Sekret vagina Secukup nya 58 Antikoagulan/ Pengawet
Na2EDTA 1
mg/ml darah 1,5
Wadah Stabilitas P 20-25°C (secepatnya) 4°C (24 jam) G/P Suhu kamar (1 jam) 4-8°C (1 hari) G/P G/P Suhu kamar (1 jam) Suhu kamar (segera) 4-8°C (2 hari) G Secepatnya G Secepatnya
Langsung dikerjakan
Langsung dikerjakan
59 2013, No.1216 Keterangan: P : Plastik (polietilen atau sederajat) G : Gelas T : Tabung reaksi Volume : untuk jenis pemeriksaan lebih dari satu volume spesimen disesuaikan dengan kebutuhan. 7. Teknik Pengambilan spesimen harus dilaksanakan dengan cara yang benar, agar spesimen tersebut mewakili keadaan yang sebenarnya. Teknik pengambilan untuk beberapa spesimen yang sering diperiksa. a. Darah Vena (dengan cara plebotomi/menggunakan tabung vakum) 1) Posisi pasien duduk atau berbaring dengan posisi lengan pasien harus lurus, jangan membengkokkan siku. Pilih lengan yang banyak melakukan aktivitas. 2) Pasien diminta untuk mengepalkan tangan 3) Pasang "torniquet"± 10 cm di atas lipat siku 4) Pilih bagian vena mediana cubiti 5) Bersihkan kulit pada bagian yang akan diambil darahnya dengan alkohol 70% dan terjadinya hemolisis dan rasa terbakar. Kulit yang sudah dibersihkan jangan dipegang lagi. biarkan kering untuk mencegah 6) Tusuk bagian vena tadi dengan jarum, lubang jarum menghadap ke atas dengan sudut kemiringan antara jarum dan kulit 15 derajat, tekan tabung vakum sehingga darah terisap ke dalam tabung. Bila jarum berhasil masuk vena, akan terlihat darah masuk dalam semprit. Selanjutnya lepas torniquet dan pasien diminta lepaskan kepalan tangan. 7) Biarkan darah mengalir ke dalam tabung sampai selesai. Apabila dibutuhkan darah dengan antikoagulan yang berbeda dan volume yang lebih banyak, digunakan tabung vakum yang lain. 8) Tarik jarum dan letakkan kapas alkohol 70 % pada bekas tusukan untuk menekan bagian tersebut selama ± 2 menit. Setelah darah berhenti, plester bagian ini selama ± 15 menit. 9) Tabung vakum yang berisi darah dibolak-balik kurang lebih 5 kali agar bercampur dengan antikoagulan. Kesalahan-kesalahan dalam pengambilan darah vena: 1) Mengenakan torniquet terlalu lama dan terlalu keras sehingga mengakibatkan terjadinya hemokonsentrasi.
2013, No.1216 60 2) Kulit yang ditusuk masih basah oleh alkohol. 3) Jarum dilepaskan sebelum tabung vakum terisi penuh, sehingga mengakibatkan masuknya udara ke dalam tabung dan merusak sel darah merah. 4) Mengocok tabung vakum dapat mengakibatkan hemolisis. b. Darah kapiler 1) Bersihkan bagian yang akan ditusuk dengan alkohol 70 % dan biarkan sampai kering lagi. 2) Peganglah bagian tersebut supaya tidak bergerak dan tekan sedikit supaya rasa nyeri berkurang. 3) Tusuklah dengan cepat memakai lanset steril. Pada jari tusuklah dengan arah tegak lurus pada garis-garis sidik kulit jari, jangan sejajar dengan itu. Pada daun telinga tusuklah pinggirnya, jangan sisinya.Tusukan harus cukup dalam supaya darah mudah keluar, jangan menekan-nekan jari atau telinga untuk mendapat cukup darah. Darah yang diperas keluar semacam itu telah bercampur dengan cairan jaringan sehingga menjadi encer dan menyebabkan kesalahan dalam pemeriksaan. 4) Buanglah tetes darah yang pertama keluar dengan memakai segumpal kapas kering, tetes darah berikutnya boleh dipakai untuk pemeriksaan. Kesalahan-kesalahan dalam pengambilan darah kapiler: 1) Mengambil darah dari tempat yang memperlihatkan adanya gangguan peredaran darah seperti vasokontriksi (pucat), vasodilatasi (oleh radang, trauma, dsb), kongesti atau cyanosis setempat. 2) Tusukan yang kurang dalam sehingga darah harus diperas- peras keluar. 3) Kulit yang ditusuk masih basah oleh alkohol. Bukan saja darah itu diencerkan, tetapi darah juga melebar di atas kulit sehingga sitkar diisap ke dalam pipet. 4) Tetes darah pertama dipakai untuk pemeriksaan. 5) Terjadi bekuan pada tetes darah karena terlalu lambat bekerja. c. Urin 1) Pada wanita Pada pengambilan spesimen urin porsi tengah yang dilakukan oleh penderita sendiri, sebelumnya harus diberikan penjelasan sebagai berikut:
61 2013, No.1216 a) Penderita harus mencuci tangan memakai kemudian dikeringkan dengan handuk. sabun b) Tanggalkan pakaian dalam, lebarkan labia dengan satu tangan. c) Bersihkan labia dan vulva menggunakan kasa steril dengan arah dari depan ke belakang. d) Bilas dengan air hangat dan keringkan dengan kasa steril yang lain, e) Selama proses ini berlangsung, keluarkan urin, aliran urin yang pertama keluar dibuang. Aliran urin selanjutnya ditampung dalam wadah yang sudah disediakan. f) Hindari urin mengenai lapisan tepi wadah. g) Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. h) Wadah ditutup rapat dan segera dikirimkan ke laboratorium. 2) Pada laki-laki a) Penderita harus mencuci tangan memakai sabun. b) Jika tidak disunat tarik kulit preputium ke belakang, keluarkan urin, aliran yang pertama keluar dibuang, aliran urin selanjutnya ditampung dalam wadah yang sudah disediakan. Hindari urin mengenai lapisan tepi wadah. Pengumpulan urin selesai sebelum aliran urin habis. c) Wadah ditutup rapat dan segera dikirim ke laboratorium. 3) Pada bayi dan anak-anak a) Penderita sebelumnya diberi minum untuk memudahkan buang air kecil. b) Bersihkan alat genital seperti yang telah diterangkan di atas. c) Pengambilan urin dilakukan dengan cara: § § § Anak duduk di pangkuan perawat. Pengaruhi anak untuk mengeluarkan urin, tampung urin dalam wadah atau kantung plastik steril. Bayi dipasang kantung penampung urin pada alat genital. d. Urin Kateter 1) Lakukan disinfeksi dengan alkohol 70 % pada bagian selang kateter yang terbuat dari karet (jangan bagian yang terbuat dari plastik). 2) Aspirasi urin dengan menggunakan samprit sebanyak kurang lebih 10 ml. 3) Masukkan ke dalam wadah steril dan tutup rapat. 4) Kirimkan segera ke laboratorium.
2013, No.1216 62 e. Urin aspirasi suprapubik Urin aspirasi suprapubik harus dilakukan pada kandung kemih yang penuh. 1) Lakukan desinfeksi kulit di daerah suprapubik dengan Povidone Iodine 10%, kemudian bersihkan sisa povidone iodine dengan kapas alkohol 70%. 2) Aspirasi urin tepat di titik suprapubik menggunakan semprit. 3) Ambil urin sebanyak kurang lebih 20 ml dengan cara aseptik (dilakukan oleh petugas yang berwenang). 4) Masukkan ke dalam wadah steril dan tutup rapat. 5) Kirimkan segera ke laboratorium. Catatan: untuk pemeriksaan narkoba urin pengambilan sampel harus disaksikan oleh petugas sesuai jenis kelamin. f. Tinja Tinja untuk pemeriksaan sebaiknya yang berasal dari defekasi spontan (tanpa bantuan obat pencahar), jika pemeriksaan sangat diperlukan, dapat pula sampel tinja diambil dari rektum dengan cara colok dubur. g. Dahak Pasien diberi penjelasan mengenai pemeriksaan dan tindakan yang akan dilakukan, dan dijelaskan perbedaan dahak dengan ludah. Bila pasien mengalami kesulitan mengeluarkan dahak, pada malam hari sebelumnya diminta minum teh manis atau diberi obat gliseril guayakolat 200 mg. 1) Sebelum pengambilan spesimen, pasien diminta untuk berkumur dengan air. 2) Bila memakai gigi palsu, sebaiknya dilepas. 3) Pasien berdiri tegak atau duduk tegak. Pasien diminta untuk menarik nafas dalam, 2-3 kali kemudian keluarkan nafas bersamaan dengan batuk yang kuat dan berulang kali sampai sputum keluar. 4) Dahak yang dikeluarkan langsung ditampung di dalam wadah, dengan cara mendekatkan wadah ke mulut. Amati keadaan dahak. Dahak yang berkualitas baik akan tampak kental purulen dengan volume cukup (3-5 ml). 5) Tutup wadah dan segera kirim ke laboratorium.
63 2013, No.1216 h. Sekret Uretra 1) Pasien diberi penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan. 2) Petugas mengenakan sarung tangan. 3) Bagi yang tidak disirkumsisi, preputium ditarik ke arah pangkal. 4) Bersihkan sekitar lubang kemaluan dengan NaCI fisiologis steril, kemudian sekret dikeluarkan dengan menekan atau mengurut uretra dari pangkal ke ujung. 5) Sekret yang keluar diambil dengan lidi kapas steril atau sengkelit. 6) Apabila tidak ada sekret yang keluar atau terlalu sedikit, masukkan sengkelit atau lidi kapas steril berpenampang 2 mm kedalam uretra sedalam kira-kira 2-3 cm sambil diputar searah jarum jam, kemudian ditarik keluar. 7) Sekret diambil 2 kali yaitu untuk pemeriksaan mikroskopik dan untuk biakan. i. Sekret Endoservik 1) Pasien diberi penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan 2) Pasien berbaring telentang di atas kursi obstetrik dengan kedua lutut diletakkan pada penyangganya. 3) Petugas mengenakan sarung tangan. 4) Spekulum dibasahi dengan air hangat kemudian masukkan ke dalam vagina. 5) Masukkan lidi kapas steril ke dalam canalis cervicalis sedalam 2-3 cm, putar searah jarum jam dan diamkan selama 5-10 detik supaya sekret terserap oleh kapas kemudian keluarkan lidi kapas tanpa menyentuh spekulum. 6) Sekret diambil 2 kali yaitu untuk pemeriksaan mikroskopik dan untuk biakan. 7) Spekulum yang habis dipakai direndam dalam larutan hipoklorit 0,1%. 8) Apabila selaput dara masih utuh, tidak dilakukan pengambilan sekret endoservik. j. Sekret vagina Pengambilan bahan pemeriksaan sama dengan sekret endoservik hanya dilakukan pada fornix posterior. k. Swab rektum 1) Pasien diberi penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan.
2013, No.1216 64 2) Pasien dalam posisi menungging. 3) Petugas mengenakan sarung tangan. 4) Masukkan lidi kapas steril sedalam 3 cm ke dalam saluran anal, putar beberapa detik untuk mendapatkan sekret dari crypta di dalam lingkaran anal. l. Swab orofaring Sekret diambil dari tonsil atau bagian posterior faring. m. Pus dari luka purulen/ulcus 1) Pasien diberi penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan. 2) Bersihkan luka dengan kain kasa yang telah dibasahi dengan NaCI fisiologis sebanyak 3 kali untuk menghilangkan kotoran dan lapisan eksudat yang mengering. 3) Tanpa menyentuh bagian kapas buka kapas lidi dari pembungkusnya kemudian usapkan bagian kapasnya pada luka/ulcus tanpa menyentuh bagian tepi luka/ulcus. Lakukan sebanyak 2 kali dengan menggunakan 2 kapas lidi. 4) Kapas lidi dapat langsung diinokulasikan pada agar, atau dapat pula dimasukkan ke dalam tabung media transpor. 5) Patahkan tangkai lidi yang berada di luar tabung. 6) Tutup tabung dengan erat. 7) Cantumkan identitas dengan jelas pada tabung dan gunakan surat pengantar ke laboratorium. n. Pus dari abses 1) Pasien diberi penjelasan mengenai tindakan yang akan dilakukan. 2) Lakukan tindakan disinfeksi dengan povidone iodine 10% di atas abses atau bagian yang akan ditusuk/diinsisi. Bersihkan sisa povidone iodine dengan kapas alkohol 70%. 3) Tusukkan jarum dan hisap dengan semprit steril cairan eksudat atau pus. 4) Cabut jarum, dan tutup dengan kapas steril. 5) Teteskan cairan aspirasi eksudat/pus pada lidi kapas steril. 6) Kapas lidi dapat langsung diinokulasikan pada agar, atau dapat pula dimasukkan ke dalam media transpor. Sisa eksudat/pus pada semprit dapat dimasukkan dalam wadah steril dan dikirim ke laboratorium. 7) Rendam sisa semprit yang tidak terpakai lagi dalam larutan Natrium hipoklorit 0,1% selama 30 menit lalu diautoklaf.
65 2013, No.1216 Dapat juga dilakukan incisi pada abses dan dengan kapas lidi steril usapkan bagian dasar abses. Kapas lidi dapat langsung diinokulasikan pada agar, atau dapat pula dimasukkan dalam media transpor. o. Usap nasofaring 1) Penderita duduk (kalau anak-anak dipangku). 2) Petugas berdiri di samping penderita. 3) Kepala ditegakkan dan tangan petugas memegang bagian belakang kepala penderita. 4) Masukkan lidi dacron ke dalam rongga hidung. Posisi lidi tegak lurus. Panjang lidi yang masuk kira-kira ½ jarak ujung hidung sampai telinga. Masukkan sampai menyentuh dinding belakang nasofaring, kemudian tarik keluar. 5) Masukkan lidi dacron kedalam media transpor atau langsung tanam pada media isolasi (Agar Darah, Agar Thayer Martin, Agar Cystin Tellurite) dan dibuat sediaan. p. Swab tenggorok 1) Penderita duduk (kalau anak-anak dipangku). 2) Penderita diminta membuka mulut. 3) Lidah ditekan dengan spatel lidah. 4) Masukkan lidi kapas yang sudah dibasahi dengan saline steril hingga menyentuh dinding belakang faring, 5) Usap ke kiri dan kanan dinding belakang faring dan tonsil lalu tarik keluar dengan hati-hati tanpa menyentuh bagian mulut yang lain. 6) Masukkan lidi kapas ke dalam media transpor atau langsung tanam pada media isolasi (Agar Darah, Agar Thayer Martin, Agar Cystin Tellurite) dan dibuat sediaan. D. PEMBERIAN IDENTITAS Pemberian identitas pasien dan atau spesimen merupakan hal yang penting, baik pada saat pengisian surat pengantar/formulir permintaan pemeriksaan, pendaftaran, pengisian label wadah spesimen.
2013, No.1216 66 Pada surat pengantar/formulir permintaan pemeriksaan laboratorium sebaiknya memuat secara lengkap: 1. Tanggal permintaan 2. Tanggal dan jam pengambilan spesimen 3. Identitas pasien (nama, umur, jenis kelamin, alamat/ruang) termasuk rekam medik. 4. Identitas pengirim (nama, alamat, nomor telepon) 5. Nomor laboratorium 6. Diagnosis/keterangan klinik 7. Obat-obatan yang telah diberikan dan lama pemberian 8. Pemeriksaan laboratorium yang diminta 9. Jenis spesimen 10. Lokasi pengambilan spesimen 11. Volume spesimen 12. Transpor media/pengawet yang digunakan 13. Nama pengambil spesimen 14. Informed concern Label wadah spesimen yang akan dikirim atau diambil ke laboratorium harus memuat: 1. Tanggal pengambilan spesimen 2. Nama dan nomor Pasien 3. Jenis spesimen E. PENGOLAHAN Beberapa contoh pengolahan spesimen seperti tercantum dibawah ini: 1. Darah (Whole Blood) Darah yang diperoleh ditampung dalam tabung yang telah berisikan antikoagulan yang sesuai, kemudian dihomogenisasi dengan cara membolak-balik tabung kira-kira 10-12 kali secara perlahan-lahan dan merata.
67 2013, No.1216 2. Serum a. Biarkan darah membeku terlebih dahulu pada suhu kamar selama 20-30 menit, kemudian disentrifus 3000 rpm selama 5-15 menit. b. Pemisahan serum dilakukan paling lambat dalam waktu 2 jam setelah pengambilan spesimen. c. Serum yang memenuhi syarat harus tidak kelihatan merah dan keruh (lipemik). 3. Plasma a. Kocok darah EDTA atau sitrat dengan segera secara pelan-pelan. b. Pemisahan plasma dilakukan dalam waktu 2 jam setelah pengambilan spesimen. c. Plasma yang memenuhi syarat harus tidak kelihatan merah dan keruh (lipemik). 4. Urin Untuk uji carik celup, urin tidak perlu ada perlakuan khusus, kecuali pemeriksaan harus segera dilakukan sebelum 1 jam, sedangkan untuk pemeriksaan sedimen harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu dengan cara: a. Wadah urin digoyangkan agar memperoleh sampel yang tercampur (homogen). b. Masukkan ±15 ml urin ke dalam tabung sentrifus. c. Putar urin selama 5 menit pada 1500-2000 rpm. d. Buang supernatannya, sisakan ± 1 ml, kocoklah tabung untuk meresuspensikan sedimen. e. Suspensi sedimen ini sebaiknya diberi cat sternheimer-malbin untuk menonjolkan unsur sedimen dan memperjelas strukturnya. 5. Dahak a. Masukkan dahak ke dalam tabung steril yang berisi NaOH 4 % sama banyak. b. Kocok dengan baik. c. Inkubasi pada suhu kamar (25 -30°C) selama 15 -20 menit dengan pengocokan teratur tiap 5 menit. d. Sentrifus tabung dengan kecepatan tinggi selama 8-10 menit. e. Buang supernatan ke dalam larutan lysol. f. Ambil endapannya untuk dilakukan pemeriksaan.
2013, No.1216 68 F. PENYIMPANAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN 1. Penyimpanan Spesimen yang sudah diambil harus segera diperiksa, karena stabilitas spesimen dapat berubah. Faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas spesimen antara lain: a. Terjadi kontaminasi oleh kuman dan bahan kimia. b. Terjadi metabolisme oleh sel-sel hidup pada spesimen. c. Terjadi penguapan. d. Pengaruh suhu. e. Terkena paparan sinar matahari. Beberapa spesimen yang tidak langsung diperiksa dapat disimpan dengan memperhatikan jenis pemeriksaan yang akan diperiksa. Persyaratan penyimpanan beberapa spesimen untuk beberapa pemeriksaan laboratorium harus memperhatikan jenis spesimen, antikoagulan/pengawet dan wadah serta stabilitasnya. (terlihat pada tabel 7). Beberapa cara penyimpanan spesimen: a. Disimpan pada suhu kamar. b. Disimpan dalam lemari es dengan suhu 2 -8°C. c. Dibekukan suhu -20°C, -70°C atau -120°C (jangan sampai terjadi beku ulang). d. Dapat diberikan bahan pengawet. e. Penyimpanan spesimen darah sebaiknya dalam bentuk serum atau lisat. 2. Pengiriman Spesimen yang akan dikirim ke laboratorium lain (dirujuk), sebaiknya dikirim dalam bentuk yang relatif stabil. Untuk itu perlu diperhatikan persyaratan pengiriman spesimen antara lain: a. Waktu pengiriman jangan melampaui masa stabilitas spesimen. b. Tidak terkena sinar matahari langsung.
69 2013, No.1216 c. Kemasan harus memenuhi syarat keamanan kerja laboratorium termasuk pemberian label yang bertuliskan "Bahan Pemeriksaan Infeksius" atau "Bahan Pemeriksaan Berbahaya". d. Suhu pengiriman harus memenuhi syarat. e. Penggunaan media transpor untuk pemeriksaan mikrobiologi.
2013, No.1216 70 BAB VI METODE PEMERIKSAAN A. DASAR PEMILIHAN Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih metode yaitu: 1. Tujuan pemeriksaan Tujuan melakukan suatu pemeriksaan antara lain untuk uji saring, diagnostik dan evaluasi hasil pengobatan serta surveilans. Tiap tujuan pemeriksaan memerlukan sensitivitas dan spesifisitas yang berbeda-beda, sehingga perlu dipilih metode yang sesuai karena setiap metode mempunyai sensitivitas dan spesifisitas yang berbeda-beda pula. a. Sensitivitas Dikenal sensitivitas klinis dan sensitivitas analitik. Sensitivitas klinik adalah persentase hasil positif sejati di antara pasien-pasien yang berpenyakit. Sensitivitas klinis = Positivitas di antara yang berpenyakit Positif sejati x 100% Positif sejati + Negatif palsu Sensitivitas yang baik adalah yang mendekati 100%. Sensitivitas analitik sering kali diartikan sebagai batas deteksi, yaitu kadar terendah dari suatu analit yang dapat dideteksi oleh suatu metode. Pemeriksaan dengan sensitivitas tinggi terutama dipersyaratkan pada pemeriksaan untuk tujuan skrining. b. Spesifisitas Dikenai spesifisitas klinis dan spesifisitas analitik. Spesifisitas klinis adalah persentase hasil negatif sejati di antara pasien-pasien yang sehat.
71 2013, No.1216 Spesifisitas klinis = Negativitas di antara yang sehat Negatif sejati x 100 % Negatif sejati + Positif palsu Spesifisitas yang baik adalah yang mendekati 100%. Spesifisitas analitik berkaitan dengan kemampuan dan akurasi suatu metode untuk memeriksa suatu analit tanpa dipengaruhi zat-zat lain. Sensitivitas 100% jarang diikuti dengan Spesifisitas 100% dan sebaliknya. Metode yang baik adalah metode yang memberikan sensitivitas dan spesifisitas setinggi mungkin. Tidak ada satupun metode yang bebas dari positif palsu atau negatif palsu. 2. Kecepatan hasil pemeriksaan yang diinginkan Mengingat hasil pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan, maka waktu pemeriksaan yang diperlukan sampai diperolehnya hasil untuk berbagai metode perlu dipertimbangkan. Misalnya pasien di unit gawat darurat memerlukan metode pemeriksaan yang dapat memberikan hasil yang cepat untuk keperluan diagnostik dan pengobatan. 3. Rekomendasi resmi Berbagai metode pemeriksaan laboratorium dapat dipilih berdasarkan rekomendasi dari suatu lembaga/badan yang diakui atau organisasi profesi, antara lain: WHO (World Health Organization) IFCC (International Federation of Clinical Chemistry) NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards) ICSH (International Committee for Standarisation in Hematology)
2013, No.1216 72 B. EVALUASI Metode yang telah digunakan perlu dikaji ulang secara periodik mengingat: 1. llmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. 2. Untuk memastikan bahwa metode tersebut masih tetap memiliki makna klinis sebagaimana dibutuhkan. Contoh: a. Pemeriksaan HBsAg : dari metode hemaglutinasi ke metode EIA. b. Pemeriksaan Hb : dari metode Sahli ke Cyanmethemoglobin. c. Pemeriksaan Glukosa : dari metode O-toluidin ke enzimatik.
73 2013, No.1216 BAB VII MUTU LABORATORIUM A. BAKUAN MUTU Demi menjamin tercapainya dan terpeliharanya mutu dari waktu ke waktu, diperlukan bakuan mutu berupa standar/bakuan yang tertulis yang dapat dijadikan pedoman kerja bagi tenaga pelaksana. 1. Tiap pelaksana yang ditunjuk memiliki pegangan yang jelas tentang apa dan bagaimana prosedur melakukan suatu aktivitas. 2. Standar yang tertulis memudahkan proses pelatihan bagi tenaga pelaksana baru yang akan dipercayakan untuk mengerjakan suatu aktivitas. 3. Kegiatan yang dilaksanakan dengan mengikuti prosedur baku yang tertulis akan menjamin konsistennya mutu hasil yang dicapai. B. KLASIFIKASI Bakuan mutu dapat dibagi menurut beberapa jenis berdasarkan jenjang hirarki dalam suatu organisasi. Setiap jenjang jabatan memiliki kewenangan maupun kewajiban tertentu dalam menciptakan dan memelihara mutu, dan hal itu tercermin dari jenis dan/atau nama dokumen/bakuan mutu yang digunakan. Semakin tinggi jenjang jabatannya, semakin normatif sifat dokumen dan aktivitas yang berada di bawah tanggung jawabnya. Semakin rendah jenjang jabatannya, semakin teknis sifat dokumen dan aktivitas yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya. Pada umumnya jenjang dokumen bakuan terbagi atas tiga jenjang: 1. Normatif Pedoman Mutu/Kebijakan Mutu yang memuat segala kebijakan dalam hal mutu yang berlaku dalam lingkungan laboratorium bersangkutan. Dari pedoman seperti ini harus tercermin secara garis besar sasaran mutu yang ingin dicapai dan segala upaya yang dilakukan agar sasaran mutu tersebut dapat benar-benar tercapai. 2. Tingkat Menengah Prosedur Operasi Baku/ Standard Operating Procedure / Prosedur Tetap, yang memuat langkah-langkah utama dalam mengerjakan suatu aktivitas. Sebagai contoh: Prosedur Baku Pendaftaran dan Penerimaan Pasien/Spesimen, Prosedur Pengendalian Mutu Internal, Prosedur Pengadaan Reagen, Prosedur Pemeriksaan, dan lain sebagainya.
2013, No.1216 74 3. Teknis Petunjuk Teknis/lnstruksi Kerja, yang mengatur bagaimana segala langkah teknis harus dilakukan. Sebagai contoh : dalam Prosedur Pemeriksaan yang disebutkan di atas secara umum dirinci langkah-langkah yang harus dilakukan. 4. Dokumen pendukung Dokumen pendukung adalah setiap informasi, termasuk pernyataan kebijakan, buku teks, spesifikasi, tabel kalibrasi, rentang acuan biologis dan sumbernya, grafik, poster, catatan, memoranda, perangkat lunak, gambar, rencana dan dokumen eksternal seperti peraturan dan standar. C. PRINSIP DALAM MEMBAKUKAN AKTIVITAS LABORATORIUM 1. Pada dasarnya setiap aktivitas yang ada dalam laboratorium, harus memiliki pedoman baku yang mendukungnya, dari sistem mutu (normatif, kebijakan) secara keseluruhan sampai dengan proses paling teknis seperti cara memperoleh air untuk analisa yang baik atau pemeliharaan suhu lemari pendingin dll. 2. Pembakuan dibuat berjenjang berdasarkan jenjang aktivitas yang ada dalam laboratorium. Jenjang tertinggi adalah Pedoman Mutu yang merupakan kebijakan tertinggi dalam menjamin mutu di laboratorium, dan dibuat oleh pimpinan laboratorium bersangkutan. Jenjang kedua adalah kelompok prosedur pada jenjang kedua tertinggi misalnya di seksi-seksi, dan dibuat oleh pimpinan seksi yang bersangkutan. Demikian seterusnya hingga diperoleh bakuan prosedur di jenjang terendah dan dikerjakan serta dibuat oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut. Bakuan yang berkedudukan berbeda sebaiknya diberi nama berbeda. Misalnya: a. bakuan pada jenjang tertinggi dapat disebut sebagai panduan mutu; b. bakuan pada jenjang berikutnya disebut prosedur tetap, dan pada jenjang paling teknis disebut sebagai petunjuk kerja. Penamaan ini dibakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Istilah yang lazim digunakan adalah standar prosedur operasional ( standard operating procedure ) untuk prosedur jenjang menengah dan instruksi kerja (instruction manual) untuk petunjuk teknis. 3. Setiap prosedur dibuat oleh pejabat/staf yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan prosedur bersangkutan, sebagai contoh: a. sistem mutu secara keseluruhan, dibuat oleh pimpinan laboratorium.
75 2013, No.1216 b. prosedur pemeliharaan alat dibuat oleh staf yang diberi tanggung jawab atas pemeliharaan alat. c. prosedur pengendalian mutu harian kimia dibuat oleh pimpinan seksi kimia. 4. Prosedur disusun bersama staf yang ikut terlibat dalam proses tersebut. Keterlibatan dalam menentukan bagaimana pekerjaan sebaiknya dilakukan, akan menimbulkan komitmen yang lebih besar pada diri orang yang terlibat untuk ikut menjaga ketertiban terlaksananya prosedur tersebut dengan baik dan benar. Sebagai contoh: Prosedur pemeliharaan alat yang dibuat oleh penanggung jawab pemeliharaan alat, sebaiknya disusun bukan hanya oleh penanggungjawab pemeliharaan alat akan tetapi bersama pelaksana harian yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeliharaan alat bersangkutan. 5. Bakuan harus mengandung komponen yang menjamin bahwa bakuan tersebut telah benar dan selalu digunakan di tempat yang tepat oleh orang yang tepat. Misalnya, pada prosedur baku perlu diberi ciri yang menandakan bahwa prosedur tersebut adalah yang sedang berlaku pada saat itu. Harus dicegah kemungkinan terjadinya penggunaan prosedur yang sudah kadaluwarsa, yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah mendapatkan revisi baru. Komponen yang selayaknya terdapat dalam sebuah Prosedur Tetap dapat dilihat pada bagian lain dalam bab ini. 6. Prosedur baku yang dibuat harus mampu menjawab pertanyaan : mengapa aktivitas itu dilakukan, apa yang dilakukan, dimana aktivitas itu dilakukan, siapa yang melakukan, kapan dilakukan, dan bagaimana pekerjaan itu dilakukan. 7. Tiap prosedur baku harus didukung oleh dokumen (formulir) yang dalam aktivitas sehari-hari membuktikan bahwa prosedur tersebut memang ditaati. Sebagai contoh : Bila dibuat prosedur baku untuk setiap hasil pemeriksaan yang mengandung langkah pemeriksaan ulang untuk setiap hasil menyimpang, maka perlu disediakan pula dokumen yang ditandatangani oleh pelaksana pemeriksaan sebingga akan menjadi bukti bahwa langkah pengulangan benar-benar telah dilakukan. Dengan demikian terjamin bahwa prosedur yang ditetapkan memang benar dilaksanakan. 8. Prosedur baku perlu ditempatkan di dekat orang yang mengerjakan sehingga tiap saat dapat dijadikan pegangan pada saat bekerja.
2013, No.1216 76 9. Tiap bakuan harus didokumentasi dengan baik. Bakuan yang sudah tidak berlaku juga harus tetap disimpan, akan tetapi jangan disimpan bersama dokumen yang masih berlaku. 10. Setiap kali terjadi perubahan pada prosedur kerja, Prosedur Tetap atau Petunjuk Teknis terkait juga harus mengalami penyesuaian. D. PANDUAN MUTU Panduan Mutu adalah dokumen yang menjelaskan seluruh sistem manajemen mutu dan struktur dokumentasi (pedoman, prosedur, instruksi kerja, dll) yang digunakan dalam sistem manajemen mutu. Panduan mutu dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan dan pelaksanaan prosedur lain. Panduan mutu harus menjelaskan peran dan tanggung jawab manajemen teknis dan manajer mutu (atau yang ekivalen), termasuk tanggung jawab mereka untuk menjamin pengelolaan praktek laboratorium kesehatan yang baik. Semua petugas harus diberi instruksi tentang penggunaan, penerapan, dan persyaratan penerapan Panduan Mutu berikut dokumen yang diacu. Seorang petugas harus ditunjuk oleh manajemen laboratorium untuk bertanggung jawab atas pemutakhiran Panduan Mutu sehingga Panduan Mutu yang digunakan setiap saat terjamin kemutakhirannya terhadap sistem yang ditetapkan oleh manajemen. E. STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL Komponen Standar Prosedur Operasional terdiri dari: 1. Nama prosedur dan nomor prosedur: a. Ditulis dengan singkat namun jelas. Contoh: Pemeliharaan Mingguan Penangas Air ( Waterbath) b. Penamaan jangan rancu dengan prosedur lain yang hampir sama. Contoh: Prosedur Penanganan Limbah Sisa Reaksi, jangan ditulis Prosedur Penanganan Limbah karena akan rancu dengan limbah lain. c. Revisi: Riwayat penulisan naskah tersebut perlu dicantumkan, demikian pula tanda kapan mulai berlakunya prosedur tersebut (lihat butir 8 di bawah), untuk memastikan bahwa pengguna benar-benar sedang menggunakan protap yang sah pada saat itu. standar prosedur operasional yang sudah kadaluwarsa, perlu ditarik kembali agar tidak lagi digunakan dalam pekerjaan sehari-hari.
77 2013, No.1216 2. Tujuan dan Ruang lingkup Nyatakan tujuan dari prosedur yang ditulis, beserta batasan yang spesifik (agar tidak tumpang tindih dengan prosedur lain). 3. Penanggung jawab Tuliskan siapa yang bertanggungjawab atas kebenaran isi prosedur tersebut (sebaiknya adalah orang yang juga bertanggungjawab atas terlaksananya prosedur itu). 4. Referensi Tuliskan sumber-sumber (surat keputusan, pustaka) yang menjadi dasar dari prosedur tersebut. 5. Definisi Tuliskan pengertian dari semua istilah yang digunakan di seluruh naskah tersebut. 6. Dokumentasi Sebutkan formulir-formulir yang digunakan dalam mengoperasikan prosedur tersebut. Tiap formulir memiliki judul dan nomor/kode tersendiri. 7. Prosedur kerja Tuliskan rincian dari prosedur yang dikerjakan, secepatnya dengan alur kerja (Flowchart). Lambang yang digunakan pada alur kerja secara universal adalah seragam, dengan makna khusus bagi tiap jenis lambang, seperti dapat dilihat pada tabel 8. Perlu diperhatikan bahwa langkah-langkah dalam prosedur seringkali membutuhkan keputusan, misalnya apa yang harus dilakukan dalam hal kontrol tidak memenuhi syarat. Karena itu dalam membuat alur kerja harus diperhatikan adanya kemungkinan seperti itu. 8. Tanggal mulai diberlakukan Cantumkan tanggal diterbitkannya naskah tersebut, atau tanggal mulai diberlakukan, untuk menjamin bahwa pengguna sedang memakai naskah yang sah setiap saat. 9. Otorisasi Setiap naskah perlu mendapatkan otorisasi sebagai pensahan. Pensahan dapat dilakukan bertingkat sesuai kepentingan, misalnya pembuat (yang mungkin adalah sekaligus penanggung jawab atau " owner" dari prosedur tersebut) dan atasannya yang menyetujui diberlakukannya prosedur tersebut.
2013, No.1216 78 Contoh Standar Prosedur Operasional STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEMECAHAN MASALAH UNTUK PENYIMPANGAN PEMERIKSAAN SERUM KONTROL Nomor: PM- 002 001 1. Tujuan dan ruang lingkup Prosedur tetap ini ditujukan untuk menjadi pedoman baku dalam penyelesaian masalah bila hasil kontrol menyimpang. 2. Tanggung jawab Prosedur ini berada di bawah tanggung jawab Manajer Mutu. 3. Rujukan 3.1. Manual Mutu Rumah Sakit Sehat 1998. 3.2. Carson, PA, Dent, NJ, Good Laboratory and Clinical Practices , Butterworth, 1994. 4. Pengertian 4.1. Out of Control : hasil pemeriksaan serum kontrol keluar dari batas yang ditentukan. 4.2. Fresh vial: serum kontrol dari botol yang masih baru/segar. 4.3. Rekonstitusi: pelarutan ulang dari botol yang masih tertutup. 5. Dokumen Dokumen yang berkaitan dengan prosedur ini: QC 001 laporan harian hasil pemeriksaan kontrol QC 002 laporan harian masalah QC 6. Prosedur 6.1. Bila terjadi hasil out of control , ulangi pemeriksaan dengan serum kontrol dari fresh vial. 6.2. Bila hasil kontrol masih belum memenuhi syarat, lakukan pemeriksaan instrumen, sistem perhitungan dan ulangi pemeriksaan kontrol. 6.3. Bila hasil belum memuaskan, lakukan rekalibrasi alat dengan larutan standar atau kalibrator. 6.4. Bila hasil belum juga baik, periksalah apakah prosedur kerja sudah diikuti dengan benar, serta periksalah reagen. 6.5. Ulangi pemeriksaan kontrol, bila masih belum baik, laporkan pada pimpinan dan hubungi pemasok/pembekal.
79 2013, No.1216 Tabel 8. Lambang yang lazim digunakan dalam alur kerja LAMBANG MAKNA Proses awal dan akhir kegiatan Konektor Konektor (halaman lain) Persiapan Proses Input/output Alur Kartu kontrol Kontrol selesai
2013, No.1216 80
81 2013, No.1216 7. Pengesahan Edisi No 1 Tanggal berlaku 1 Januari 1999 Tanggal tinjau ulang 1 Juli1999 Dokumen yang digantikan PM-001 001 Lokasi Seksi Kimia Klinik Penyusun Tanda tangan Manajer Mutu Disahkan oleh Penanggung jawab laboratorium F. KOMPONEN PETUNJUK TEKNIS/INSTRUKSI KERJA Komponen dalam petunjuk teknis dapat dibuat sesuai dengan kepentingan, asal dapat dijamin bahwa langkah-langkah dituliskan dengan jelas. Petunjuk teknis bagi pemeriksaan (tahapan analitik) dapat mengandung komponen sebagai berikut: 1. Nama petunjuk/instruksi dan nomor Lihat huruf E angka 1 pada komponen prosedur tetap. 2. Pelaksana Dituliskan jabatan dari pelaksana. 3. Prinsip kerja/metode yang digunakan. Cantumkan bilamana ada. 4. Bahan yang digunakan Cantumkan dengan spesifik semua bahan yang digunakan (atau yang dapat digunakan). Termasuk disini adalah reagen dengan nama spesifik (bila merupakan reagen komersial dalam bentuk kit, sebaiknya dicantumkan pula nomor katalog).
2013, No.1216 82 5. Alat yang digunakan Cantumkan nama alat yang digunakan. 6. Langkah kerja Cantumkan langkah demi langkah semua tahapan yang harus dikerjakan. 7. Interferensi/gangguan 8. Interpretasi hasil Tuliskan bagaimana perhitungan, pembacaan atau interpretasi dari hasil langkah kerja yang dituliskan di atas. Cantumkan pula bila ada rumusan yang digunakan. 9. Nilai normal/nilai rujukan Cantumkan nilai atau rentang nilai yang digunakan sebagai rujukan yang menyatakan hasil yang diinginkan dalam keadaan normal/sehat. 10. Pustaka rujukan: Cantumkan pustaka yang digunakan sebagai rujukan bila ada. 11. Tanggal mulai diberlakukan, dan otorisasi Lihat butir 8 dan 9 pada komponen Prosedur Tetap di atas. Contoh dari Petunjuk Teknis/lnstruksi Kerja. INSTRUKSI KERJA NO. DDK. JUDUL: GLUKOSA NO. REVISI TANGGAL HALAMAN I. PELAKSANA : Staf Kimia II. PRINSIP : UV test Glukosa (sampel) + ATP (Rl) HKL (R2) G - 6 - P + ADP Heksokinase menganalisa reaksi phosphorilasi dari glukosa dalam sampel membentuk glukosa-6-phosphat dengan bantuan ATP G-6-P + NADP G6PDH glukonat-6-P + NADPH + H + Glukosa-6-phosphat dehydrogenase mengoksidasi glukosa -6- phosphat dengan adanya NADP membentuk glukonat-6-phosphat.Tidak ada karbohidrat lain yang teroksidasi. Kecepatan pembentukkan NADPH selama reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi glukosa dan
IV. SAMPEL (i) Jenis (ii) Jumlah (iii) Stabilitas V. REAGEN (i) Jenis (ii) Penyimpanan VI . KONTROL (i) Jenis (ii) Penanganan (iii) Penyimpanan 83 2013, No.1216 : Serum, plasma EDTA/Heparin/Fluoride, CSF : 300 ul : 15-25°C selama 8 jam 2-8°C selama72 jam Untuk plasma fluoride atau lodo asetat, stabil 24 jam pada suhu kamar. Pisahkan sampel dari sel-sel (sentrifuge) dilakukan dalam 30 menit setelah pengumpulan sampel. CSF: segera dikerjakan : Rl Buffer/ATP/NADP siap digunakan R2 HK/G6PDH siap digunakan 2-8°C Rl dan R2 stabil sampai dengan tanggal kadaluwarsa (sebelum vial di buka) Rl dan R2 : 28 hari di simpan pada alat yang dilengkapi dengan pendingin. : Kontrol normal dan Kontrol abnormal : Buka tutup botol hati-hati dan pipet dengan tepat 5 ml aquabidest kemudian botol ditutup dan campur secara perlahan selama 30 menit, dan hindari terbentuknya busa. 2-8°C dalam bentuk lyophilisate sampai dengan waktu tanggal kadaluarsa . Kontrol yang sudah dilarutkan stabil pada suhu : 25°C selama 12 jam 4°C selama 5 hari 20°C selama 1 bulan (tidak beku ulang)
2013, No.1216 VII. KALIBRATOR (i) Jenis (ii) Penanganan (iii) Penyimpanan (iv) Interval kalibrasi VIII. ALAT IX. LANGKAH KERJA 84 SI : 0,9% NaCI S2 : Cfas : Buka botol dengan hati-hati dan tambahkan tepat 3 ml larutan botol 2. Kemudian botol ditutup dan diamkan selama 30 menit. Campur perlahan untuk mencegah terbentuknya busa. 2-8°C dalam bentuk liofilisat sampai dengan tanggal kadaluarsa. Kalibrator yang sudah dilarutkan stabil pada suhu 25°C selama 12 jam, 4°C selama 5 hari. 20°C selama 1 bulan (tidak beku ulang). 1. Kalibrasi reagen dilakukan setiap hari dengan menggunakan kalibrator SI (NaCL) 2. Kalibrasi dengan kalibrator S2 dilakukan bila: Ada penggantian lot number reagen - Sesuai dengan permintaan dari prosedur QC Merek "x" - Sampel cup - Clinipette 250 ul - Rak sampel - Clinipette 1000 ul 1. Cara kalibrasi Pipet 250 ul kalibrator kedalam sampel cup Letakkan pada rak kalibrator di alat - Kerjakan seperti pada program kalibrasi alat 2. Mengerjakan kontrol Kontrol dikerjakan sesudah hasil
85 2013, No.1216 kalibrasi memenuhi syarat Pipet 250 ul kontrol kedalam sampel cup Letakkan pada rak kontrol alat Kerjakan kontrol 3. Melakukan pemeriksaan sampel Sesudah hasil kalibrasi dan kontrol memenuhi syarat, lakukan pemeriksaan untuk sampel. Pipet 250 ul sampel ke dalam sampel cup Letakkan pada rak sampel Kerjakan sampel X. PERHITUNGAN HASIL Konversi faktor: mg/dlx 0.0555 = mmol/L XI. NILAI RUJUKAN Konsensus D : - Konsensus DM : < 110 mg/dl CSF : 40-70 mg/dl XII. CATATAN CSF : sampel segera dikerjakan, jika sampel mengandung presipitat maka disentrifuge dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan. Daftar Pustaka : Disetujui : Dibuat oleh.
2013, No.1216 86 G. PEMANTAPAN MUTU Pemantapan mutu ( quality assurance ) Laboratorium Klinik adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menjamin ketelitian dan ketepatan hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik. Kegiatan pemantapan mutu komponen: ( quality assurance ) mengandung komponen- 1. Pemantapan Mutu Internal ( Internal Quality Control) Pemantapan mutu internal adalah kegiatan pencegahan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh masing-masing laboratorium secara terus menerus agar tidak terjadi atau mengurangi kejadian error/penyimpangan sehingga diperoleh hasil pemeriksaan yang tepat. Cakupan objek pemantapan mutu internal meliputi aktivitas: tahap pra- analitik, tahap analitik dan tahap pasca-analitik. Tujuan: a. Pemantapan dan penyempurnaan metode pemeriksaan dengan mempertimbangkan aspek analitik dan klinis. b. Mempertinggi kesiagaan tenaga, sehingga pengeluaran hasil yang salah tidak terjadi dan perbaikan penyimpangan dapat dilakukan segera. c. Memastikan bahwa semua proses mulai dari persiapan pasien, pengambilan, pengiriman, penyimpanan dan pengolahan spesimen sampai dengan pencatatan dan pelaporan telah dilakukan dengan benar. d. Mendeteksi penyimpangan dan mengetahui sumbernya. e. Membantu perbaikan pelayanan kepada pelanggan (customer). Beberapa kegiatan pemantapan mutu internal yang dibahas: a. Persiapan pasien Sebelum spesimen diambil, pasien harus dipersiapkan terlebih dahulu dengan baik sesuai dengan persyaratan pengambilan spesimen pada Bab VSpesimen. b. Pengambilan dan pengolahan spesimen Spesimen harus diambil secara benar dengan memperhatikan waktu, lokasi, volume, cara, peralatan, wadah spesimen, pengawet/antikoagulan, sesuai dengan persyaratan pengambilan spesimen yang telah diuraikan pada Bab VSpesimen.
87 2013, No.1216 c. Kalibrasi peralatan Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan laboratorium adalah peralatan laboratorium, oleh karena itu alat perlu dipelihara dan dikalibrasi secara berkala. Contoh beberapa peralatan laboratorium yang perlu dikalibrasi: 1) Inkubator (Incubator): a) Catat suhu inkubator pada kartu setiap hari sebelum mulai bekerja b) Penyimpangan suhu yang melebihi 2°C, pengatur suhu perlu disetel kembali. Contoh kartu pencatatan suhu dapat dilihat pada bagan di bawah ini PENCATATAN SUHU ALAT (Untuk lemari es dicatat suhu pagi dan sore hari) Nama alat : ... Ruang : ... Suhu yang seharusnya : ... Tgl Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Tgl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2013, No.1216 88 Tgl Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Tgl 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Catatan: Diganti per bulan (2x per hari), ditampilkan dalam bentukgrafik 2) Lemari es(Refrigerator/freezer) a) Catat suhu setiap hari (pagi dan sore) dengan termometer atau suhu yang terlihat padadigital display pada freezer b) Termometer yang digunakan harus sesuai dengan suhu alat yang dikalibrasi, misalnya 2-8°C, -20°C atau -76°C. c) Secara berkala periksa dengan menggunakan termometer standar. d) Cocokkan hasil yang didapat antara suhu yang ditunjukkan oleh thermometer digital display dengan termometer standar.
89 2013, No.1216 Upayakan memantau suhu lemari es dengan termometer maksimum dan minimum, sehingga bisa dipantau suhu terendah dan tertinggi yang pernah dicapai lemari es. 3) Oven a) Secara berkala lakukan pemeriksaan suhu dengan menggunakan termometer standar. b) Cocokkan hasil yang didapat antara suhu yang tercantum dalam oven dengan suhu yang ditunjukkan oleh termometer standar. 4) Otoklaf (Autoclave) Digunakan untuk menguji apakah fungsi alat, suhu, waktu dan tekanannya sudahbenar. Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan : a) Autoclave indicator tape Cara: § § § § Rekatkan indicator tape secara melingkar pada kemasan yang akan disterilisasi. Pada otoklaf yang besar, kemasandiletakkan pada bagian atas dan bagian bawah otoklaf. Atur suhu, waktu dan tekanan Hidupkan otoklaf Setelah selesai, baca indicator tape dengan melihat perubahan warna yang terjadi pada garis-garis diagonal. Bila proses sterilisasi berjalan dengan baik, garis-garis diagonal berubah warna dari putih menjadi coklat kehitam-hitaman. b) Bacillus stearothermophilus Cara: § Masukkan Bacillus stearothermophilus dalam bentuk § § §
liofilisasi dalam otoklaf Atur suhu, waktu dan tekanan Hidupkan otoklaf Setelah selesai, ambil Bacillus stearothermophilus dan tanam pada agar darah (Bloodagar) dan inkubasi pada suhu 40°-60°C selama 24-48 jam. Proses sterilisasi berjalan baik bila tidak ada pertumbuhan Bacillus stearothermophilus.
2013, No.1216 90 5) Peralatan Elisa (Elisa apparatus) Peralatan Elisa terdiri dari: a) Elisa Reader b) Elisa Washer c) Incubator d) Heating Block Elisa Reader Yang perlu dikalibrasi adalah: (1) Liniaritasalat (2) Stabilitas pembacaan (3) Ketepatan pembacaan Kalibrasi harus dilakukan : Pertama kali alat tersebut dipakai Setelah penggantian lampu Secara berkala untuk ketepatan pembacaan Cara kalibrasi sangat bervariasi, tergantung dari merek alat, untuk itu perlu mengikuti petunjuk yang terdapat pada masing- masing merek. Elisa Washer Yang perlu dikalibrasi pada alat ini adalah: (1) Volume dispenser Waktu dispensing, volume di dalam washer harus sesuai dengan spesifikasi masing-masing alat. Apabila volume tidak tepat, dikalibrasi sesuai dengan petunjuk yang ada pada alat. (2) Sisayang tertinggal dalam sumur (rest volume). Sisa yang tertinggal tidak boleh melebihi volume yang ditentukan untukmasing-masing alat. Apabila volume melebihi dari yang ditentukan maka alat perlu dikalibrasi. (3) Posisi sumur Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pada waktu dispensing atau aspirasi, bagian head tidak boleh menyentuh tepi atau dasar sumur.
91 2013, No.1216 Inkubator (Incubator) Suhu yang dipakai harus sesuai dengan spesifikasi masing- masing alat dan dipantau setiap kali digunakan. Heating block Suhu heating block harus dikalibrasi dengan cara: (1) Letakkan alat NIC pada ruangan inkubasi. (2) Pasang digital nilai Ohm. (3) Amati perubahan nilai Ohm. (4) Hasil yang diperoleh adalah sebesar 702 Ohm untuk suhu 37°C dan 557,5 Ohm untuk suhu 50°C. (5) Bila hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan nilai di atas, harus dilakukan penyesuaian dengan cara memutar potensio P3 dan P4 yang terdapat di dalam heating block. 6) pH meter Kalibrasi perlu dilakukan setiap kali akan digunakan. Dilakukan dengan menggunakan: a) pHSimulator Cara: (1) Siapkan alat pH meter yang akan diperiksa dan pH simulator. (2) HubungkanpH simulator ketombol yang digunakan untukmenghubungkan dengan elektroda pada pH meter. (3) Hubungkan masing-masing alat yang telah disambungkan tersebut ke listrik. (4) Berikan input pH 7 dari pH simulator dan atur zero. (5) Ulangi tindakan tersebut sampai penunjukan pH meter konstan dan menunjuk angka 7 atau 0 mV. (6) Kemudian berikan input pH 4 pada pH simulator, amati dan tepatkan penunjuk pada pH meter sampai menunjuk angka 4 dengan mengatur kompensasi temperatur. (7) Lakukan hal yang sama untuk input pH 9 dari pH simulator ke pH metersampai penunjukan konstan. (8) pH meter siap untuk digunakan. b) Larutan buffer standar Cara: (1) Siapkan larutan-larutan buffer standar pH 4, 7 dan 9 serta akuades serta kertas tissue halus.
2013, No.1216 92 (2) Hubungkan pH meter dengan elektroda gelas. (3) Nyalakan pH meter. (4) Bilas elektroda dengan akuades yang baru dan keringkan dengan kertas tissue, masukkan kedalam beaker glass yang berisi larutan buffer pH 7. (5) Periksapenunjukan pH, tepatkan sampai menunjukkan pH 7 dengan mengatur zero. Ulangi sampai konstan. (6) Bilas elektroda dengan akuades dan keringkan dengan kertas tissue, lakukan hal yang sama kedalam larutan buffer pH 4. Periksa penunjukan pH, tepatkan sampai menunjukkan pH 4 dengan mengatur suhu kompensasi. Ulangi sampai meter menunjukkan angka konstan. (7) Lakukan hal yang sama untuk larutan buffer pH 9. (8) pH meter siap untuk digunakan. 7) Pipet Cara: a) Timbang botol timbangan dengan timbangan analitik, kemudian catat hasilnya, misalnya A mg. b) Isap akuades yang sudahdiukursuhunya dengan pipet yang akandikalibrasi, masukkan dalam botol timbangan. Misalnya suhu akuades 25,1°C, tentukan berat jenisnya (BJ) dengan melihat pada tabel BJ akuades yaitu 0,997017. (daftar berat jenis akuades dapatdilihat pada Tabel 9 di bawah ini. c) Timbang botol timbangan yang sudah berisi akudes dan catat hasilnya, misalnya B mg. d) Hitung berat akuades yaitu (B-A) mg. e) Maka volume akuades adalah: Beratakuades (B-A)Volume = BJ akuades (0,997017) f) Hitung perbedaan antara volume hasil perhitungan di atas dengan volume yang ada di dalam pipet. g) Batas penyimpangan yang masih diperbolehkan sesuai dengan jenis pipet dapat dilihat pada Tabel 10 di bawah. Cara kalibrasi ini dapat dilakukan pula untuk labu volumetrik dan gelas ukur dan lain-lain.
93 2013, No.1216 Tabel 9. Berat Jenis Akuades dalam gram/ml pada berbagai suhu 0.0°C T 999840 999846 999853 999859 999865 999871 999877 999883 999888 999893 .0 999899 999903 999908 999913 999917 999921 999925 999929 999933 999937 1.0 999940 999943 999946 999949 999952 999954 999956 999959 999961 999963 2.0 999964 999968 999967 999968 999969 999970 999971 999971 999972 999972 3.0 999972 999972 999972 999971 999971 999970 999969 999968 999967 999965 4.0 999964 999962 999960 999958 999956 999954 999951 999949 999946 999943 5.0 999940 999937 999933 999930 999926 999926 999918 999914 999910 999906 6.0 999901 999896 999892 999887 999881 999876 999871 999865 999860 999854 7.0 999848 999842 999835 999829 999822 999816 999809 999802 999795 999787 8.0 9.0 999780 999229 999215 999200 999186 999172 999157 999142 999128 999707 10.0 999699 999690 999681 999672 999662 999653 999643 999634 999624 999614 11.0 999604 999594 999583 999573 999562 999552 999541 999530 999519 999507 12.0 999496 999485 999473 999461 999449 999437 999425 999413 999401 999388 13.0 999376 999363 999350 999337 999324 999311 999297 999284 999270 999787 14.0 999243 999229 999215 999200 999186 999172 999157 999142 999128 999113 15.0 999098 999083 999067 999052 999036 999021 999005 998989 998973 998957 16.0 998941 998925 998908 998892 998875 998858 998841 998824 998807 998790 17.0 998773 998755 998738 998720 998702 998684 998666 998643 998630 998612 18.0 998593 998575 998558 998537 998519 998500 998480 998461 998542 998422 19.0 998403 888383 998364 998344 998324 998304 998284 998263 998243 998222 20.0 998202 998181 998160 998139 998118 998097 998076 998055 998033 998012 21.0 997990 997968 997947 997925 997903 997881 997858 997836 997814 997791 22.0 997768 997746 997723 997700 997677 997654 997630 997606 997584 997560 23.0 997536 997513 997489 997465 997441 997417 997392 997368 997344 997319 24.0 997294 997270 997245 997220 997195 997170 997145 997119 997094 997968 25.0 997043 997017 996991 996966 996940 996913 996887 996861 996835 996808 26.0 996782 996755 996728 996702 996675 996548 996621 996593 996566 996539 27.0 996511 996484 996456 996428 996401 996373 996345 996316 996288 996260 28.0 996232 996203 996175 996148 996117 996088 996060 996031 996001 995972 29.0 995943 995914 995884 995855 995825 995795 995765 995736 995706 995676 30.0 995645 995615 995585 995554 995524 995493 995463 995432 995401 995370 31.0 995339 995308 995277 995246 995214 995183 995151 995120 995080 995056 32.0 995024 994992 994960 994928 994864 994831 994799 994799 994766 994734 33.0 994701 994668 994635 994602 994559 994536 994503 994470 994436 994403 34.0 994369 994336 994302 994268 994234 994201 994167 994132 994098 994064 35.0 994030 993995 993961 993926 992891 993857 993822 993787 993752 993717 36.0 993682 993647 993611 993576 993541 993505 993469 993434 993398 993362 37.0 993326 993290 993254 993218 993182 993146 993109 993073 993036 993000 38.0 992963 992926 992889 992852 992815 992778 992741 992704 992267 992629 39.0 992592 992554 992517 992479 992442 992404 992366 992328 992290 992252 0.1 °C 0.2°C 0.3°C 0.4°C 0.5°C 0.6°C 0.7°C 0.8°C 0.9°C
2013, No.1216 94 Dikutip dari "Total Quality Control in the Clinical Laboratory" Tabel 10. Batas Toleransi Penyimpangan Pengukuran Pipet dan lain-lain berdasarkan National Bureau of Standards Volume Batas Toleransi (ml) (ml) Pipet Pipet Buret Labu Gelas 1/2 Ukur 0,006 Volumetrik -
Volumetrik
Ukur
1 0,006 0,01
0,01
2 0,006 0,01
0,015
3 0,01
0,015
4 0,01
0,02
5 0,01 0,02 0,01 0,02 0,05 10 0,01 0,03 0,02 0,02 0,08 15 0,01
20 0,03
25 0,03 0,05 0,05 0,03 0,14 50 0,05
0,05 0,05 0,20 100
0,08
0,10 0,08 0,35 200
0,10
0,10
250
0,12 0,65 500
0,20 0,10 1000
0,30 2,0 2000
0,50 3,5 # Untuk volume dalam µl batas toleransi maksimum adalah 1 %
95 2013, No.1216 8) Penangas air (Waterbath) Yang perlu dipantau adalah suhu. Cara pemantauan pengatur suhu sama seperti pemantauan suhu pada refrigerator atau oven. 9) Sentrifus (Centrifuge) Kalibrasi sentrifus dilakukan dengan mengukur kecepatan permenit dan waktu. Pada refrigerated centrifuge selain kalibrasi rpm dan waktu juga perlu kalibrasi suhu. a) Kalibrasi rpm Dapat dilakukan dengan menggunakan: (1) Tachometer mekanik yaitu dengan kabel yang lentur. Cara : Ujung kabel yang satu dikaitkan pada kumparan motor di dalam, sedangkan ujung yang lain dihubungkan dengan alat meter. Set sentrifus pada rpm tertentu, kemudian jalankan. Catat rpm yang ditunjukkan oleh meter pada tachometer. Ulangi beberapa kali, hitung rata-rata. (2) Tachometer elektrik Cara: Letakkan bagian magnet di sekeliling kumparan, sehingga menimbulkan aliran listrik bila alat dijalankan. Set sentrifus pada rpm tertentu. Aliran listrik yang timbul akan menggerakkan bagian meter. Catat rpm yang ditunjukkan oleh meter pada tachometer. Ulangi beberapa kali, hitung nilai rata-rata. (3) Strobe light Alat ini digunakan bila tachometer tidak dapat menjangkau motor.Pemeriksaan dilakukan beberapa kali dan hitung nilai rata-rata.
2013, No.1216 96 Kecepatan putar/rpm masih dapat diterima bila penyimpangan nilai rata-rata tidak lebih dari 5%. b) Kalibrasi alat pencatat waktu (timer) Dapat dilakukan dengan menggunakan stopwatch. Cara: Set sentrifus pada waktu yang sering dipakai, misalnya 5 menit. Jalankan alat dan bersamaan dengan itu jalankan stopwatch. Pada waktu sentrifus berhenti, matikan stopwatch, catat waktu yang ditunjukkan stopwatch. Ulangi beberapa kali, hitung nilai rata-rata. Alat pencatat waktu (timer) masih dapat diterima bila penyimpangan nilai rata-rata tidak lebih dari 10%. 10) Spektrofotometer (spectrophotometer) Kalibrasi meliputi: a) Ketepatan pengukuran absorban. Kalibrasi dilakukan setiap minggu. Kalibrasi dilakukan dengan memakai larutan 50 mg atau 100 mg/L kalium bikromat (K 2Cr2O7) dan 0,8 N Asam sulfat (H2SO4). Formula larutan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Larutan tersebut mempunyai nilai absorban pada setiap panjang gelombang. b) Ketepatan panjang gelombang. Lakukan kalibrasi ini setiap 6 bulan. Kalibrasi dapat menggunakan beberapa cara: (1) Dengan warna sinar Kalibrasi berdasarkan pengamatan warna, hasilnya kurang teliti. Cara: Pada arah jalannya sinar diberi kertas putih dan amati warna yang timbulpada panjang gelombang tertentu yaitu:
97 2013, No.1216 Hijau kebiruan pada panjang gelombang 500 nm Hijau terangpada panjang gelombang 525 nm Kuning hijau pada panjang gelombang 585 nm Toleransi yang masih dianggap baik adalah ±5 nm. (2) Dengan lampu Deuterium Hanya dapat dilakukan pada spektrofotometer UV-Vis. Cara: Apakah %T maksimum ada pada panjang gelombang 656±0,4 nm. (3) Dengan Didyniumfilteratau Holmium Oxide Cara: Periksa %T minimum/Absorben maksimum dari Didyniumfilter atau Holmium oxide. %T dariDidynium filter ada pada panjang gelombang 586±3 nm, sedangkan %T minimum dari Holmium oxide pada panjang gelombang 360,9 ±0,75 nm. (4) Dengan standar filter bersertifikat Beberapa spectrophotometerdapat menggunakan filterstandar bersertifikat yang mempunyai % T maksimum untuk panjang gelombang tertentu seperti yang tercantum pada labelnya. Cara: § Bila spectrophotometer yang akan dikalibrasi mempunyai lebih dari satu sumber, gunakan lampu Tungsten. § Masukkan standar panjang gelombang 10 nm di § § bawah standar panjang gelombang. Atur%Tsehingga menunjukkan 80-90%T. Panjang gelombang dimasukkan perlahan-lahan sambil mengamati %T,%Tharus naik, bila tidaknaikulangi langkah-langkah tersebut di atas. Carilah panjang gelombang dimana terdapat % T maksimum dan catat panjang gelombang tersebut. Batas yang dapat ditoleransi adalah panjang gelombang standar seperti pada tabel + 5 nm.
2013, No.1216 98 c) Linearitas alat Lakukan kalibrasi setiap 6 bulan. Kalibrasi linearitas dapat dilakukan dengan mengukur absorban pada panjang gelombang tertentu terhadap konsentrasi larutan yang berbeda-beda yang telah diketahui nilainya. Pemeriksaan dilakukan dengan: (1) Larutan Kalium bikromat (K 2Cr2O7) untuk daerah UV(< 400 nm), denganserial konsentrasi. Cara: Buat stok K 2Cr2O7 yaitu dengan melarutkan 50 mg kalium bikromat dalam 1 liter asam sulfat 0,01 N. Buat serial pengenceran stok kalium bikromat dengan larutan asam stokdiencerkan hingga menjadi 25 ml. 10 ml sulfat 0,01 N sebagai berikut: 10 ml stokdiencerkan hingga menjadi 50 ml. 5 stok diencerkan menjadi 50 ml. Ukurabsorban dari masing-masing pengenceran dengan menggunakan blangko asam sulfat 0,01 N pada panjang gelombang 350 nm. Hasil disebut linier bila nilai absorban dari masing- masing pengenceran seperti terlihat pada tabel 11. Tabe11. Nilai absorban pada berbagai pengenceran larutan K2Cr2O7 Stok K2Cr2O7 10ml Volume setelah pengenceran 25ml Nilai absorban (350) 0,214 10ml 50ml 0,107 Selain itu dapat pula dengan mencatat hubungan antara konsentrasi dan absorban dengan menggunakan kertas grafik dan amati apakah grafik menunjukkan garis lurus atau tidak.
99 2013, No.1216 (2) Larutan Cobalt ammonium sulfat untuk daerah panjang gelombang lebih dari400 nm. Cara: − − − Buat larutan stok Cobalt ammonium sulfat yaitu dengan melarutkan 8,0 gr Cobalt ammoniumdalam 100 ml Asam sulfat 1% v/v. Buat pengenceran yang tepat dengan perbandingan 1:2,1:3 dan 1:4. Ukur absorban dari masing-masing pengenceran dengan blanko asam sulfat 1% pada panjang gelombang 512 nm. Plot hubungan antara konsentrasi dan absorban yang dibaca pada kertas grafik dan amati apakah grafiknya menunjukkan garis lurus. (3) Filter standar bersertifikat yang telah diketahui %T pada panjang gelombang tertentu. Cara: Masukkan standar 100 %T. − Set panjang gelombang sesuai dengan yang tercantum pada label. − Atur%T hingga menunjukkan 100%T. − Ganti standar 100 %T dengan standar 0%T. − Ulangi langkah-langkah di atas supaya menunjukkan 0%Tdan 100 %T yang stabil. − Masukkan standar 50 %T dan catat nilai %T nya. − Ganti standar 50 %T dengan standar 10 %T dan − catat nilai % T nya. Batas toleransi yang masih dapat diterima sesuai dengan petunjuk produktersebut. 4) Stray light (stray energy). Stray light adalah cahaya laindiluar panjang gelombang tertentu yang diinginkan. Sumbernya dapat berasal dari sinar yang bocor dari luar, sinar dari panjang gelombang lain atau dari alat itu sendiri.Misalnya kerusakan monokromator dan pembiasan sinar yang jatuh pada kuvet. Straylight dapat mengakibatkan alat kehilangan linearitas dan terjadi pergeseran puncak absorbsi.
2013, No.1216 100 Lakukan kalibrasi setiap 6 bulan. Kalibrasi dilakukan dengan beberapa cara: a) Larutan sodium iodida Sodium iodida dalam air mempunyai %T lebih kecil dari 1 pada panjang gelombang 260 nm. b) Gelas coming vicor Gelas tidak akan mentransmisikan cahaya pada panjang gelombang 205 nm. c) Standar filter bersertifikat Pada standar filter tersebut terdapat 3 buah filter SRE dengan panjang gelombang 220 nm, 340 nm, dan 400 nm. Filter akan menyerap cahaya di atas panjang gelombang tersebut dan akan melewatkan cahaya di bawah panjang gelombang tersebut. Cara : − Masukkan standar 100 %T. − − − Ganti standar 100 % T dengan standar SRE 400 nm Set pajang gelombang 400 nm. Atur%Thingga menunjukkan 100%T. − dan catat pembacaan %T. Ulangi langkah-langkah tersebut di atas untuk filter SRE 340 nm dan 220 nm. − Hasil yang masih dapat diterima adalah 0-0,6 %T. 11) Timbangan analitik (Analytical Balance) Timbangan analitik dikalibrasi olehlaboratorium kalibrasi yangterakreditasi.Laboratorium dapat melakukan pemantauan sebelum digunakan dengan menggunakan anak timbangan standar yang bersertifikat. 1 kelas di atasnya, yang memperlihatkan nilai nominal setiap anak timbangan, deviasi sistematik dari nilai nominal, kelas ketelitian, ketidak pastian, nilai massa dan massa jenis bahan atau volume. Cara kalibrasi anak timbangan: a) Periksalah titik nol,jarum penunjukangka harus menunjukkan angka nol. 2) Letakkan anak timbangan standar yang teringan.
101 2013, No.1216 Timbang anak timbangan yang dipakaisehari-hari. Baca dan catat hasilnya. 3) Ulangi penimbangan dengan anak timbangan standar yang lebih berat. 4) Anak timbangan dianggap masih tepat bila berat yang ditunjukkan oleh anak timbangan tidak menyimpang lebih besar dari 0,1% dari berat masing-masing anak timbangan standar. 12) Timbangan elektrik (Electrical Balance) Kalibrasi timbangan dilakukan setiap hari dengan memakai anak timbangan standar yang bersertifikat kelas S. Cara: a) Lakukan penimbangan anaktimbangan standar. b) Catat hasil penimbangan. Ulangi sampai 5 kali, hitung nilai rata-rata toleransi perbedaan berat yang masih dapat diterima adalah: Untukberat 1-50 mg=±0,014mg Untuk berat 100-500 mg =± 0,025 mg Untuk berat 1-5g=±0,054 mg 13) Termometer Kalibrasi dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan cara sebagai berikut: a) Letakkan termometer yang dikalibrasi dan termometer standar bersertifikat berdekatan dalam ruang ber AC (suhu 20°- 25°C) dan diamkan selama 1 jam. b) Catat suhu yang ditunjukkan oleh kedua termometer c) Termometer memenuhi syarat bila perbedaan pembacaan suhu antara kedua termometer adalah ± 0,5°C. d) Ulangi pemeriksaan di atas dengan menggunakan suhu 30°C 40°C (dalam oven) d. Uji kualitas air Air di dalam laboratorium digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain pengenceran reagen (air derajat reagen), analisa blanko, pencucian dan lain-lain. Kebutuhan mutu air berbeda-beda tergantung dari tujuan air tersebut akan digunakan, misalnya air derajat reagen harus
2013, No.1216 102 bebas dari zat-zat yang mengganggu analisa, sedangkan bila untuk pencucian hanya dibutuhkan air yang bersih saja. Laboratorium harus memeriksa apakah telah terjadi perubahan selama pembuatan sampai penggunaannya, untuk itu perlu dilakukan pengujian kualitas air. Untuk air yang dibuat sendiri, uji kualitas dilakukan setiap kali pembuatan, sedangkan untuk air yang dibeli, uji kualitas dilakukan setiap kemasan. Apabila hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka dilakukan destilasi atau demineralisasi ulang. Pemeriksaan/uji kualitas air berbeda-beda sesuai dengan jenis airnya. 1) Air Suling Pemeriksaan yang dilakukan meliputi: a) Pemerian/Pemeriksaan Fisik Air tersebut memenuhi syarat bila cairan tersebut jernih, tidak berbau dan tidak mempunyai rasa. b) Pemeriksaan Keasaman Kebasaan Cara: Pada 10 ml air tambahkan 2 tetes larutan merah metil atau 5 tetes larutan biru bromtimol. Air tersebut memenuhi syarat bila tidak berwarna. Bila berwarna merah dengan larutan merah metil berarti air tersebut bersifat asam, sedangkan bila berwarna biru dengan larutan Biru brom timol berarti bersifat basa. c) Pemeriksan Amoniumcara: (1) Pada 50 ml air tambahkan 2 ml larutan Kalium tetraiodohidrargirat (II) basa. (2) Buat larutan pembanding dengan mencampur 50 ml air bebas Amoniak dengan 2 ml Amonium klorida encer. (3) Bandingkan warna air yang diperiksa dengan warna air dalam tabung pembanding di atas dasar putih. Air tersebut memenuhi syarat bila warnanya tidak lebih tua dari larutan pembanding. d) Pemeriksaan Besi, Tembaga, Timbal Cara: Pada 100 ml air tambahkan 1 tetes larutan Natrium sulfida 10,0% b/v.
103 2013, No.1216 Air tersebut memenuhi syarat bila cairan tetap jernih dan tidak berwarna. e) Pemeriksaan Kalsium Cara: Pada 100 ml air tambahkan 2 ml Amonium oksalat 2,5 % b/v. Air tersebut memenuhi syarat bila tidak terjadi kekeruhan. f) Pemeriksaan Klorida Cara: (1) Pada 10 ml air tambahkan 1 ml larutan perak nitrat 5,0% b/v. (2) Biarkanselama 5 menit. Air tersebut memenuhi syarat bila cairan tetap jernih dan tidak berwarna. g) Pemeriksaan Nitratcara: (1) Masukkan sejumlah air dalam sebuah tabung. (2) Tuangkan dengan hati-hati 5 ml larutan difenilamin di atas air. (3) Perhatikan warna pada bidang atas Air tersebut memenuhi syarat bila tidak terjadi warna biru pada bidang batas. h) Pemeriksaan Sulfat Cara: (1) Pada 10 ml air tambahkan larutan barium klorida 12,0% b/v. (2) Biarkan selama 5 menit. Air tersebut memenuhi syarat bila cairan tetap jernih dan tidak berwarna. i) Pemeriksaan Karbondioksida Cara: (1) Pada 25 ml air tambahkan 25 ml larutan Kalsium hidroksida 0,04 N. (2) Biarkan selama 5 menit.
2013, No.1216 104 Air tersebut memenuhi syarat bila cairan tetap jernih. j) Pemeriksaan Zat Teroksidasi Cara: (1) Pada 100 ml air tambahkan 10 ml Asam sulfat encer.(104 gramAsam sulfat dan 896 gram air) dan 0,5 ml kalium permanganat 0,01 N. (2) Kemudiandidihkan. Air tersebut memenuhi syarat bila cairan berwarna merah ungu. k) Pemeriksaan Sisa Penguapan Cara: (1) Lakukan penguapan 100 ml air di atas penangas air hingga kering. (2) Hasilnya tidaklebih dari 0,01 gr. 2) Air Demineralisasi Pengujian air demineralisasi sama seperti pengujian yang dilakukan untuk air suling, ditambah dengan pemeriksaan dibawah ini. a) Pemeriksaan Amonia albuminoid Cara: (1) Pada 500 ml air tambahkan 200 mg magnesium karbonat. (2) Suling sebanyak 200 ml dan buang sulingan tersebut. (3) Tambahkan 25 ml larutan kalium permanganat basa. (4) Suling lagi sebanyak 100 ml dan buang sulingan tersebut. (5) Tambahkan lagi 25 ml larutan kalium permanganat basa. (6) Suling sebanyak 100 ml. (7) Pada sulingan tersebut tambahkan 4 ml larutan kalium tetraiodohidrargirat (II)basa. (8) Buat larutan pembanding dengan menambahkan 4 ml larutan kalium tetraiodohidrargirat (II) basa pada campuran 100 ml air bebas amoniak dan 4 ml larutan amonium klorida encer (9) Bandingkan warna air yang diperiksa dengan larutan pembanding
105 2013, No.1216 (10) Air tersebut memenuhi syarat bila warna yang terjadi tidak lebih tua dari warna larutan pembanding. b) Pemeriksaan daya tahan listrik (resistivitas) Cara: Ukur daya tahan listrik air demineral segar dengan alat penukar ion. Air tersebut memenuhi syarat bila hasilnya tidak kurang dar1 megaohm cm. 3) Air Bersih Pemeriksaan air bersih mencakup pemeriksaan fisika, kimia dan mikrobiologi seperti dalam Tabel 12. Tabel 12. Daftar persyaratan kualitas air bersih No Parameter Satuan Kadar Maksimum Keterangan A. FISIKA yang diperbolehkan 1. Bau
tidak berbau 2. Jumlah zat mg/L 1500
padat terlarut (IDS) 3. Kekeruhan Skala NTU 25
4. Rasa
tidak berasa 5. Suhu 0 suhu udara ± 3 C 6. Warna Skala TCU 50 B. KIMIA Kimia Anorganik 1. Air raksa mg/L 0,001 2. Arsen mg/L 0,05 3. Besi mg/L 1,0 4. Florida mg/L 1,5
2013, No.1216 No Parameter Satuan 5. Kadmium mg/L 6. Kesadahan (CaCO3) mg/L 7. Khlorida mg/L 8. Kronium, Valens-6 mg/L 9. Mangan mg/L 10. Nitrat sebagai N mg/L 11. Nitrit sebagai N mg/L 12. pH
13. Selenium mg/L 14. Seng mg/L 15. Sianida mg/L 16. Sulfat mg/L 17. Timbal mg/L Kimia Organik 1. Aldrin dan Dieldrin mg/L 2. Benzene mg/L 3. Benzo (a)pyrene mg/L 4. Chlorodane (total mg/L isomer) 5. Chloroform mg/L 6. 24-D mg/L 7. DOT mg/L 8. Detergen mg/L 106 Kadar Maksimum yang diperbolehkan 0,005 500 600 0,05 0,5 10 1,01,0 6,5 - 9,0 0,01 15 0,1 400 0,05 0,0007 0,01 0,00001 0,007 0,03 0,10 0,03 0,5 Keterangan Merupakan batas minimum dan
107 2013, No.1216 No Parameter Satuan Kadar Maksimum Keterangan 9.* 1,2-Dichloroethane mg/L yang diperbolehkan 0,01 10. 1,1-Dichloroethane mg/L 0,0003 11. Heptachlor dan mg/L 0,003 heptachlor epoxide 12. Hexachlorobenzene mg/L 0.00001 13. Gamma- mg/L 0,004 HCH(Lindane) 14. Methoxychlor mg/L 0,10 15. Penthachlorophenol mg/L 0,01 1 16. Pestisida total mg/L 0,10 17. 3,4,6- mg/L 0,01 trichlorophenol 18. Zat organik mg/L 10 (KMnO4)
Mikrobiologik 1. Total Koliform(MPN) Jumlah per 50 Bukan air 100 ml Jumlah 10 perpipaan Air perpipaan Radia Aktivitas 100 ml 1. Aktivitas Bg/L 0,1 Alpha(gross alpha 2. Aktivitas Beta Bg/L 1,0 e. Uji kualitas reagen Reagen yang digunakan di laboratorium ada yang dapat dibuat sendiri dan ada yang sudah jadi/komersial. Baik reagen yang dibuat sendiri maupun yang komersial mempunyai persyaratan-persyaratan tertentu. 1) Reagen buatan sendiri Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:
2013, No.1216 108 a) Bahan kimia anhidrat (tidak mengandung molekul air) yang digunakan untuk pembuatan larutan standar kalibrasi dantitrasi harus dikeringkan terlebih dahulu dalam oven dengan suhu 105°C-110°C minimal 1-2 jam, sebaiknya satu malam. Kemudian dinginkan sampai suhu kamar dalam desikator, timbang dalam jumlah yang tepat lalu dilarutkan. b) Untuk garam hidrat (mengandung molekul air) cukup dikeringkan dalam desikator. c) Pada waktu pengenceran harus diperhatikan kualitas akuadest yang dipakai. Air yang mengandung kaporit akan mempengaruhi reagen untuk pemeriksaan kalsium dan klorida, sedangkan air yang mengandung banyak logam akan mempengaruhi pemeriksaan logam dan pewarna. d) Larutan kerja sifatnya tidak tahan lama sehingga harus dibuat secukupnya sesuai kebutuhan Untuk penyimpanan sebaiknya dalam bentuk larutan stok (larutan induk). e) Wadah reagen perlu diberi label yang berisi nama reagen (rumus kimia), tanggal pembuatan dan paraf pembuat. f) Harus diketahui sifat bahan kimia yang dibuat. Reagen tertentu tidak boleh disimpan berdekatan atau dicampur karena dapat bereaksi. g) Penyimpanan untuk reagen tertentu mempunyai persyaratan khusus, misalnya tidak boleh terkena paparan cahaya, harus pada suhu ruangan, suhu dingin atau beku dan sebagainya. 2) Reagen yang sudahjadi/komersial Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: a) Etiket/label wadah Umumnya pada reagen komersial sudah tercantum nama atau kode bahan, tanggal produksi dan batas kadaluwarsa serta nomor batch reagen tersebut. b) Batas kadaluwarsa Perhatikan batas kadaluwarsanya Masa kadaluwarsa yang tercantum pada kemasan hanya berlaku untuk reagen yang disimpan pada kondisi baik dan belum pernah dibuka, karena reagen yang wadahnya sudah
109 2013, No.1216 pernah dibuka mempunyai masa daluwarsa lebih pendek dari reagen yang belum dibuka. c) Keadaanfisik Kemasan harus dalam keadaan utuh, isi tidak mengeras dan tidak ada perubahan warna. Pengujian kualitas dapat dilakukan dengan: (1) Melakukan pemeriksaan bahan kontrol assayed yang telah diketahui nilainya dengan menggunakan reagen tersebut (2) Menggunakan strain kuman untuk uji kualitas reagen mikrobiologi Uji berbagai jenis larutan pewarna dan reagen mikrobiologi dapat dilihat pada Tabel13. Tabel 13. Uji kualitas reagen mikrobiologi LARUTAN SPESIMEN/ ORGANISME HASIL YANG DIHARAPKAN KONTROL MEDIA YANG Pewarna Gram Sediaan apus Streptococcus PEWARNA/ Coccus Gram positif Pewarna Zie hl Sediaan apus E.coli M. tuberculosis Tampak adanya BTA Neelsen Pewarna dahak E. coli berbentuk batang merah Basil/cocci Acridine Pewarna Hapusan Parasit malaria Ditemukan parasit malaria Giemsa Larutan darah tepi Tinja yang Kista Entamoeba Terlihat inti dari kista Jodium Spora diawetkan sp atau Giardia l. Bacilles species Spora terwarnai satu warna, Basitracin disc Agar darah S. pyogenes bacillus terwarnai warna Ada zone pembatas. Catalase Tryptic soy S. aureus Terlihat adanya bubbles ONPG agar TSI atau Kliger Serratia (gelembung) Berwarna kuning agar Optochin disc Blood agar marcescens, E.coli S. pneumoniae Tidak ada pertumbuhan di Oxidase Tryptic soy P. aeruginosa sekitar disc Warna koloni menjadi Coagulase agar S. aureus merah hitam/ungu dalam Terbentuk gumpalan dalam 4 jam
2013, No.1216 110 LARUTAN SPESIMEN/ ORGANISME HASIL YANG DIHARAPKAN PEWARNA/ Indole MEDIA YANG KONTROL E. coli Cincin merah pada Methyl red E. coli permukaan Warna merah Voges E. aerogenes Warna merah Proskauer Oxidase disc P. aeruginosa Warna ungu dalam 30 detik f. Uji kualitas media Uji kualitas media mencakup aspek yang luas, baik media buatan sendiri maupun media jadi, oleh karena itu penyiapan media harus mendapat perhatian. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan media: Sampelmedia dehidrasi (dehydrated media) ditimbang dan ditambahkan ke dalam air suling dan bebas mineral, lalu dicampur untuk membuat suspensi yang homogen kemudian panaskan untuk melarutkan zat-zat dalam medium. Panas yang digunakan harus diatur hanya cukup sampai membuat larutan yang sempurna, kecuali dinyatakan lain dalam prosedur. Pengocokan yang tetap selama proses pemanasan penting sebab bongkahan kecil agar/bahan media yang akan dilarutkan dapat turun ke dasar wadah dan pemecahannya memerlukan jumlah panas yang tinggi. Pemanasan lebih lama akan menghasilkan denaturasi protein, karamelisasi karbohidrat, inaktivasi zat-zat gizi dan kehilangan kadar air yang berarti karena penguapan. Media dilarutkan ke dalamwadah yang berukuran cukup dan sterilisasi denganotoklaf. Setelah selesai harus segera dikeluarkan dari otoklaf untuk menghindari pemanasan yang lebih lama.Wadah berisi media agar harus dipindahkan ke penangas air bersuhu 48 - 50°C sampai mencapai suhu yang diperlukan. Penyimpanan lebih lama di penangas air harus dihindari. pHsetiap batch media harus diperiksa dengan pH meter setelah media dibiarkan dingin sampai suhu kamar. Untuk menguji media agar, dapat digunakan elektrode permukaan atau electrode biasa. Media yang menyimpang > 0,2 unit pH dari pH optimum harus dibuang. Media dapat dituang ke dalam tabung atau cawan petri dalam ruangan bersih atau di bawah aliran udara laminar(laminair flow). Ruangan tersebut harus dijaga cukup terang, bebas dari bahan-bahan lain
111 2013, No.1216 (kecuali yang diperlukan untuk prosedur pembagian) dan bebas dari lalu lalang selama proses pembagian. Setiap usaha harus dilakukan untuk mencegah kontaminasi media pada tahap ini. Kualitas media harus diperiksa dahulu sebelum media digunakan. Ada bermacam-macam cara untuk menguji mutu media yang telah dibuat, yaitu: 1) Secara visual Yaitu dengan memperhatikan atau melihat warna, kekeruhan dan lain-lain. Contoh: a) Media gula-gula yang dilengkapi tabung Durham bila terlihat gelembung udara berarti sudah tidak dapat dipergunakan lagi. b) Bila warna media tidak sesuai dengan warna standar maka harus dicurigai adanya perbedaan pH, untuk itu periksalah dengan menggunakan pH meter. Bila pH media berbeda ± 0,2 satuan, tambahkan asam atau basa. 2) Uji sterilitas Uji sterilitas dilakukan pada media yang diperkaya dengan bahan- bahan tertentu seperti agar darah atau agar coklat. Cara: a) Ambil sejumlah 5% dari tiap batch media yang dibuat b) c) Bila terdapat pertumbuhan lebih dari 2 koloni kuman per Inkubasi selama 2 hari pada suhu 35oC cawan petri atau lebih, berarti seluruh media dari batch tersebut dapat di pakai. 3) Penanaman kuman kontrol positif dan kontrol negatif Kuman kontrol positif adalah kuman yang seharusnya tumbuh pada media tertentu, sedangkan kuman kontrol negatif adalah kuman yang seharusnya tidak tumbuh pada media tertentu. Uji media dengan menggunakan kuman kontrol positif dan kontrol negatif ini dapat dilihat pada Tabel 14.
2013, No.1216 MEDIA Bile aseculin agar Blood agar Chocolate agar Decarboxidase lysine ornithine
arginine (dihydrolase) 112 Tabel 14.Uji media dengan menggunakan kuman INKUBASI ORGANISME HASILYANG 24 jam KONTROL E. faecalis DIHARAPKAN Tumbuh & menjadi hitam S. pyogenes Tidak tumbuh 24 jam S. pyogenes Tumbuh dan b CO2/candle hemolisis jar S. pneumoniae Tumbuh dan a hemolisis Tumbuh dan a hemolisis 24 jam Haemophilus Tumbuh CO2 influenzae 48 jam S. typhymurium Positif Shigellaflexneri Negatif 48 jam S. typhymurium Positif K. pneumoniae Negatif 48 jam S. typhymurium Positif K. pneumoniae Negatif
MEDIA Gelatine (r apid test) Kligler's iron agar dan Triple sugar iron agar MacConkey agar Malonate broth Manitol salt agar Methyl red/Voges Peoskauer Mueller-Hinton agar Nitrate broth INKUBASI 24 jam 24 jam 24 jam aerob 24 jam 24jam aerob 48 jam 24 jam 24jam 113 ORGANISME E.coli KONTROL Serratia marcescens Citrobacterfreundi S. typhimurium S. flexneri Acinetobacter E.coli P. mirabilis E.coli K. pneumoniae S. aureus T. epidermidis E.coli E.coli K. pneumoniae E. coli ATCC 25922 S.aureus ATCC 25923 P. aeruginosa ATCC 27853 E.coli Acinetobacter 2013, No.1216 HASILYANG DIHARAPKAN Negatif Positif A/A gas + H2S*) K/A gas + H2S *) K/A Tidak ada perubahan Koloni merah Koloni tak berwarna Negatif (hijau) Positif (biru) Koloni kuning Koloni merah mu da Tidak tumbuh Positif/negatif Positif/negatif Diameter zone yang dapat diterima (lihat tabel 15) Positif Negatif
2013, No.1216 MEDIA OF dextrose (without oil) Pepton water (indole) Phenylalanine deaminase Rappaport broth Selenite broth & kultur Tetrathionate broth Salmonella/ Shigella (SS) agar Simmons citrate TCBS INKUBASI 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam aerob 24 jam suhu kamar 48 jam 24 jam 114 ORGANISME KONTROL P. aeruginosa Acinetobacter calcoaceticus biovar Iwoffi E.coli P. mirabilis E. coli P. mirabilis S. typhimurium E.coli E.coli S. typhimurium Yersinia enterocolitica Shigella flexineri E.coli K. pneumoniae Vibrio (non agglutinable) E.coli HASILYANG DIHARAPKAN Oksidasi pada permukaan Tidakada perubahan Positif Negatif Negatif Positif Tumbuh setelah sub kultur Tumbuh tanpa sub Tumbuh koloni Tidak tumbuh Tidak berwarna Tidak berwarna Tidaktumbuh Tumbuh warna biru Koloni kuning Tidak tumbuh
115 2013, No.1216 MEDIA INKUBASI ORGANISME HASILYANG Thayer- Martin 24 jam KONTROL N. meningitidis DIHARAPKAN Tumbuh agar CO2 M.gonorrhoeae Tumbuh Staphylococcus Tumbuh E.coli Tidaktumbuh Thioglycollate 24 jam Bacteroidesfragilis Tumbuh broth Urea medium 24 jam Ecoli Negatif P. mirabilis Positif (merah muda) Keterangan: *) A/A: Lereng asam/dasar asam K/A: Lereng basa/dasar asam 4) Uji kualitas pemeriksaan kepekaan kuman Pemeriksaan kepekaan kuman dengan metoda cakram, dianjurkanoleh WHOdengan menggunakan metoda modifikasi Kirby-Bauer. Uji kepekaanstrain kuman kontrol dapat dilihatpadaTabel 15. Tabel15. Uji kepekaan strain kuman kontrol (NCCLS,1995) ANTIBIOTIK KEKUATAN Diameter zone inhibisi (mm) Amikacin 30 meg S. aureus (ATCC 25923) 20-26 E.coli (ATCC2592 2) 19-26 P.aeroginosa (ATCC 18-26 Ampicillin 10 meg 27-35 16-22
Ceftrlaxone 30 meg 22
28 29
35 17
23 Cephalothin
30 meg 29
37 15
Chlorampheni col 30 meg 19-26 21 -27
2013, No.1216 116 ANTIBIOTIK KEKUATAN Diameter zone inhibisi (mm) Ceprofloxacin 5 meg S. aureus (ATCC 25923) 22-30 E.coli (ATCC2592 2) 30-40 P.aeroginosa (ATCC 25-33 Clindamycin 2 meg 24-30
Erytrhomycin 15 meg 22
Gentamycin 10 meg 19-27 19-26 16-21 Nalidixic acid 30 meg
Nitrofurantoin 300 meg 18
22 20
Norfloxacin 10 meg 17
28 28
35
Oxacillin 1 meg 18
Penicillin G 10 U 26-37
Piperacillin 100 meg
30 25
33 Tetracycline
30 meg 19
28 18
Tobramycin 10 meg 19-29 18-26 19-25 Trimethoprim 5 meg 19-26 21-28
Trimethoprim
1,25/23,75 24
32 24
32
Untuk pencatatan dan evaluasi hasil uji kepekaan terhadap antibiotik dapat digunakan QC chart seperti contoh dibawah ini
117 2013, No.1216 Untuk menghindari terjadinya kesalahan, perlu diperhatikan hal- hal sebagai berikut: a) Diameter cakram harus benar (6,35 mm). b) Kekuatan cakram harus benar. c) Persediaan harus disimpan beku (-20°C). d) Jangan menggunakan cakram yang telah disimpanlebih dari satu bulan dalam lemari es(2°-8°C). e) Hanya digunakan Agar Mueller-Hinton sebagai media uji. f) pH media yang tepat (7,2-7,4) sangat penting untuk antibiotika tertentu. Inokulum harus distandarisasi dengan kekeruhan baku yang dibuat dengan cara sebagai berikut: 1,175% BaCI 2, 2H 2O 0,5 ml ditambahkan 1 % Sulfuric Acid sebanyak 99,5 ml, kemudian ditutup rapat untuk mencegah penguapan dan disimpan pada suhu kamar. Ganti setiap 6 bulan. h) Diameter zona inhibisi harus diukur dengan tepat. i) Ukuran zona inhibisi harus diinterpretasi dengan g) menggunakan tabel berisi diameter kritis. j) Hanya kultur murni dari kuman yang tumbuh cepat (rapidly growing) yang dapat memberikan hasil yang dapat dipercaya. k) Lakukan tes kepekaan antibiotik dengan menggunakan 3 strain kontrol standar pada waktu: Batch baru cakram mulai digunakan Batch baru media mulai digunakan
2013, No.1216 118 Seminggu sekali bersama-sama dengan tes kepekaan yang dilakukan rutin. Ketiga strain kontrol standar tersebut adalah: Staphylococcus aureus (ATCC 25923, NCTC 6571) Escherichia coli (ATCC 25922, NCTC 10418) Pseudomonas aeruginosa (A TCC 27853, NCTC 10622) g. Pemeliharaan strain kuman Strain kuman dapat diperoleh dari: 1) Isolasi dari spesimen klinik 2) Koleksi kultur kuman yang resmi 3) Komersial 4) Laboratorium rujukan Strain kuman yang ada di laboratorium harus dipelihara dengan baik agarkuman-kuman tersebut tidak mati. Perlu dilakukan identifikasi berkalauntuk menjamin sifat kuman tidak berubah. Ada 2 macam cara pemeliharaan strain kuman yaitu: 1) Pemeliharaan Jangka Pendek Pemeliharaan ini dilakukan sehari-hari.Dibedakan atas beberapa cara berdasarkan jenis kumannya, yaitu: a) Rapid growing organism Yaitu untuk kuman yang tergolong cepat tumbuh Cara: (1) Inokulasikan kuman pada media TSA miring yang ada tutupnya (screw-capped) (2) Kemudian inkubasi selama satu malam pada suhu 35°C (3) Simpan di lemari es dan pindahkan setiap 2 minggu b) Streptococcus Cara: (1) Golongan kuman Streptococcus diinkubasikan pada tabung tertutup yang berisi medium agar darah miring/TSA agar. (2) Kemudian inkubasi selama satu malam pada suhu 35°C. (3) Simpan dalam lemari es (4) Pindahkan setiap 2 minggu
119 2013, No.1216 c) Meningococcus dan Haemophilus Cara: (1) Inokulasikan kuman pada agar coklat miring atau lempeng agar. (2) Kemudian inkubasikan selama satu malam pada suhu 35°C. (3) Simpan pada suhu kamar. (4) Pindahkan setiap minggu 2 kali. d) Gonococcus Cara: (1) Inokulasikan kuman pada agar coklat miring. (2) Kemudian inkubasikan dengan inkubator CO2. (3) Simpan pada suhu 35°C dan pindahkan setiap 2 hari. 2) Pemeliharaan Jangka Panjang Mempunyai batas waktu antara beberapa bulan sampai beberapa tahun. Untuk pemeliharaan jangka panjang ini yang terbaik adalah dengan metoda liophilisasi atau penyimpanan dalam freezer pada suhu di bawah -70°C atau dalam nitrogen cair. Metode-metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan: a) Gliserol -20°C Cara: (1) Tumbuhkan biakan murni pada media padat yang sesuai. (2) Bila kuman sudah tumbuh, ambil sedikit dengan menggunakan ose dan suspensikan ke dalam gliserol netral steril. (3) Kemudian distribusikan sebanyak 1-2 ml ke dalam tabung tertutup. b) Mineral oil pada suhu kamar Cara: (1) Siapkan tabung yang berisi BHI. (2) Kemudian tumbuhkan biakan murni pada agar miring tersebut. (3) Sterilkan mineral oil dengan cara memanaskan selama
2013, No.1216 120 1 jam pada suhu170°C. (4) Bila pertumbuhan sudah tampak, tambahkan mineral oil steril sampai1 cm di atas puncak agar miring. (5) Simpan pada suhu kamar dan pindahkan setelah 6 bulan sampai 1 tahun. c) Biakan tusukan pada suhu kamar Cara: (1) Siapkan tabung berisi agar bebas karbohidrat (TSA). (2) Tusukkan kuman ke dalam agar tersebut dan tutuplah tabung. (3) Kemudian inkubasi. (4) Untuk Staphylococcus dan Enterobacteriaceae diinkubasi selama satu malam pada suhu 35°C. (5) Kemudian tutuplah tabung dan celupkan ke dalam parafin cairsupaya rekat. (6) Simpan pada suhu kamar. (7) Pindahkan biakan inisetelah 1 tahun. d) Biakan tusukan media CTA (Crystine Trypticase Agar) untuk Neisseria dan Steptococcus Cara: (1) Siapkan tabung berisi media CTA. (2) Tusukkan organisme ke dalam medium tersebut. (3) Inkubasi selama satu malam pada suhu 35°C (4) Kemudian tutuplah tabung dan celupkan ke dalam parafin cair supaya rekat. (5) Simpan sesuai dengan jenis kumannya. (6) Untuk Neisseria disimpan pada suhu 35°C dan dipindahkan setiap 2 minggu, sedangkan untuk streptococcus disimpan pada suhu kamar dan dipindahkan setiap bulan sekali. (7) Simpan pada suhu 35°C dalam candle jar. e) Medium Cooked Meat untuk kuman anaerob Cara: (1) Inokulasikan kuman ke dalam tabung berisi media daging. Inkubasikan selama satu malam pada suhu 35°C. (2) (3) Kemudian tutuplah tabung rapat-rapat dan simpan pada suhu kamar. (4) Pindahkan setiap 2 bulan.
121 2013, No.1216 h. Uji kualitas Antigen-Antisera Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan antigen dan antisera: 1) Penggunaannya harus mengikuti petunjuk pabrik. 2) Setiap akan digunakan, antigen atau antibodi dalam botol harus dikocok dahulu dan sesuaikan suhunya dengan suhu kamar. 3) Simpan pada suhu yang dianjurkan. 4) Ada beberapa reagen serologik yang tidak boleh dibekukan. 5) Hindari pembekuan dan pencairan yang berulang-ulang. 6) Periksa masa kadaluarsanya, jangan memakai antigen-antisera bila masakadaluarsanya terlampaui. 7) Untuk menguji aglutinasi antisera, gunakan kultur kuman segar dan murni yang diketahui reaktifitasnya. 8) Pemeriksaan selalu dilakukan dengan mengikutsertakan beberapa 9) serum kontrol yang sudah diketahui reaktifitasnya. Jika memungkinkan, nyatakan kekuatan serum kontrol dalam IU per ml. (RAfactor, brucella agglutinationtest, toxoplasma serology, streptococcusantibody test). 10) Setiap batch pemeriksaan serologis harus diikuti: a) Serum kontrol negatif (kontrol spesifisitas) b) Serum reaktif yang lemah (kontrol sensitivitas) c) Serum reaktif yang kuat (control titrasi) 11) Titer seluruh serum kontrol harus selaludicatat. Bermacam-macam uji kualitas antigen: 1) Uji biokimia Yaituantigen diuji darikumanhidup (mikrobiologi) dengantabel yangsesuai. 2) Uji fisik-kimia Yaitu antigen diuji dengan hapusan untukmendapatkan kuman yang spesifik. 3) Uji aglutinasi Yaitu antigen diuji dengan antisera polivalen, kemudian antiseraunivalen untuk mendapatkan antigen yang sesuai. 4) Uji titrasi
2013, No.1216 122 Yaitu antigen diuji dengan antibodi yang sudah standar dan nilaicut-offnya sudah diketahui pada suhu, pH dan waktu yang tertentu.Bila ada titer aglutinasi positif (+) yang berada di bawah nilai cut-off, maka berarti ada kontaminasi dan antigen harus dibuang. 5) Uji kemurnian Yaitu antigen diuji secara aglutinasi dengan berbagai antibodi untuk melihat adanya reaksi silang.Bila ada lebih dari satu reaksi yang positif, berarti ada reaksi silang. 6) Uji binatang percobaan Biasanya digunakan untuk penelitian. Bermacam-macam uji antibodi: 1) Uji aglutinasi Yaitu antibodi diuji dengan antigen yang standar pada suhu, pH danwaktu tertentu.Bila reaksi aglutinasi positif, berarti antibodi tersebut spesifik. 2) Uji titrasi Yaitupengujian antibodi dengan menggunakan antigen standar yang nilai cut-offnya sudah diketahui. Pengujian ini digunakan untuk memastikan tidak adanya antibodi yang non spesifik.Bila ada titer aglutinasi positif (+) yang berada dibawah nilai cut-off, maka berarti ada kontaminasi. 3) Uji dengan berbagai antigen atau larutan NaCI 0,9% Pengujianini untuk meyakinkan bahwa antibodi spesifik terhadap satu macam antigen. i. Uji ketelitian-Uji ketepatan Hasil laboratorium digunakan untuk menentukan diagnosis, pemantauan pengobatan dan prognosis, maka amatlah perlu untuk selalu menjaga mutu hasil pemeriksaan, dalam arti mempunyai tingkat akurasi dan presisi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal-hal penting yang harus diperhatikan: 1) Presisi dan Akurasi a) Nilai presisi menunjukkan seberapa dekat suatu hasil pemeriksaan bila dilakukan berulang dengan sampel yang sama.Ketelitian terutama dipengaruhi oleh kesalahan acak
123 2013, No.1216 yang tidak dapat dihindari. Presisi biasanya dinyatakan dalam nilai koefisien variasi (% KV atau % CV) yang dihitung dengan rumus berikut: KV (%) = SDX100 x SD= Standar Deviasi (simpangan baku) x=Rata-rata hasil pemeriksaan berulang. Presisi (ketelitian) sering dinyatakan juga sebagai Impresisi (ketidaktelitian). Semakin kecil nilaiKV(%) semakin teliti sistem/metode tersebut dansebaliknya. b) Akurasi (ketepatan) atau inakurasi (ketidaktepatan) dipakai untuk menilai adanya kesalahan acak atau sistematik atau keduanya (total). Nilai akurasi menunjukkan kedekatan hasil terhadap nilai sebenarnya yang telah ditentukan oleh metode standar. Distribusi hasil pemeriksaan yang tersebar di sekitar nilai pusat menunjukkan kesalahan acak. Pergeseran hasil pemeriksaan dari hasil sebenarnya menunjukkan kesalahan sistematik. Konsep akurasi sebelumnya hanya menilai akurasi sebagai kesalahan sistematik. Kesalahan total menunjukkan berapa besar kesalahan jika komponen kesalahan acak dan sistematik terjadi bersamaan
2013, No.1216 124 pada arah yang sama. Akurasi dapat dinilai dari hasil pemeriksaan bahan kontrol dan dihitung sebagai nilai biasnya (d%): d(%) = X - NA NA X = hasil pemeriksaan bahan kontrol NA = nilai aktual/sebenarnya dari bahan kontrol Nilai d (%) dapat positif atau negatif Nilai positif menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari seharusnya. Nilai negatif menunjukkan nilai yang lebih rendah dari seharusnya. Akurasi dapat pula dinilai dari studi 'Recovery' yaitu dengan melakukan pemeriksaan bahan sampel yang telah ditambahkan analit murni, kemudian hasilnya dihitung terhadap hasil yang diharapkan: R(%) = Hasil pemeriksaan (observasi) x 100 hasil perhitungan (diharapkan) Akurasi metode yang baik adalah yang memberikan nilai R mendekati100%. Akurasi dapat juga dinilai berdasarkan perbandingan hasil pemeriksaan dengan sistem (reagen kit)lain melalui uji korelasi menggunakan persamaan berikut: y = ax + b dan r (koefisien korelasi) y : persamaan regresi a : slope, semakin mendekati 1 menunjukkan korelasi yang baik b : intersep, semakin mendekati 0 menunjukkankorelasi yang baik r : koefisien korelasi semakin mendekati 1 menunjukkan korelasi yang baik. c) Akurasi dan presisi adalah independen satu dengan yang lainnya.
125 2013, No.1216 Metode yang baik adalah yang mempunyai akurasi dan presisi yang baik. Untuk tujuan penanganan penyakit dan atau pemantauannya, pemilihan metode dengan presisi yang baik lebih dianggap penting daripada akurasi yang baik. Untuk parameterpemeriksaan yang membutuhkan penilaian diagnosis pada kadaryang sangat rendah, misalnya TSH, diperlukan metode dengan akurasi yang tinggi pada kadar tersebut. d) Daftar dari batas minimum presisi (CV maksimum) beberapa pemeriksaan, dapat dilihat pada tabel 16. Tabel16.Daftar Batas Minimum Presisi (CV Maksimum) Parameter CV Maksimum Bilirubin total 7 Kolesterol 6 Kreatinin 6 Glukosa 5 Protein total 3 Albumin 6 Ureum 8 Asam Urat 6 Trigliserida 7 GOT 7
2013, No.1216 126 Parameter CV Maksimum GPT 7 Gamma GT 7 LDH 7 Fosfatase Alkali 7 Fosfatase Asam 11 Kolinesterase 7 Kreatin Kinase (CK) 8 Natrium 7 Kalium 2,7 Klorida 2 Kalsium 3,3 Phospor anorganik 5 Magnesium 4 Besi 7 2) Jenis kesalahan Dalam prosesanalisis dikenal 3jenis kesalahan yaitu: a) Inherent Random Error merupakan kesalahan yang hanya disebabkan oleh limitasi metodik pemeriksaan. b) Systematic Shift (kesalahan sistematik); suatu kesalahan yang terus-menerus dengan pola yang sama. Hal ini dapat disebabkan oleh standar, kalibrasi atau instrumentasi yang tidak baik. Kesalahan ini berhubungan dengan akurasi (ketepatan). c) Random Error (kesalahan acak); suatu kesalahan dengan pola yang tidak tetap. Penyebabnya adalah ketidak-stabilan, misalnya pada penangas air, reagen, pipet dan lain-lain. Kesalahan ini berhubungan dengan presisi (ketelitian).
127 2013, No.1216 3) Bahan kontrol Dalam penggunaannya bahan kontrol harus diperlakukan sama dengan bahan pemeriksaan spesimen, tanpa perlakuan khusus baik pada alat, metode pemeriksaan, reagen maupun tenaga pemeriksanya. Uji ketelitian Dalam melaksanakan uji ketelitian ini digunakan bahan kontrol assayed. Periode kontrol merupakan periode untuk menentukan ketelitian pemeriksaan pada hari tersebut. Prosedur pada periode kontrol ini tergantung dari bidang pemeriksaannya. Untuk pemeriksaan kimia klinik, hematologi dan kimia lingkungan caranya adalah sebagai berikut: a) Periksa bahan kontrol setiap hari kerja atau pada hari b) parameter yang bersangkutan diperiksa. Catatlah nilai yang diperoleh pada formulir Periode control.
2013, No.1216 128 c) Hitung penyimpangannya terhadap nilai rujukan dalam satuan S (Standar Deviasi Index) dengan rumus: Satuan SD = XI - mean SD d) Satuan S yang diperoleh diplot pada kertas grafik kontrol. Sumbu Xdalam grafik kontrol menunjukkan hari/tanggal pemeriksaan sedangkan sumbu y menunjukkan satuan S.
129 2013, No.1216 Untuk pemeriksaan imunoserologi dengan metode ELISA caranya adalah sebagai berikut: a) Periksa bahan kontrol setiap hari kerja atau pada hari parameter yang bersangkutan diperiksa. b) Buat grafik kontrol dengan batas-batas mean, mean + 1 S (S), mean ± 2 S (S) dan mean ± 3 S (S). Sumbu X menunjukkan tanggal pemeriksaan/run dan sumbu Y menunjukkanOD-EC/cut off seperti contoh pada gambar di bawah ini.
2013, No.1216 130 Evaluasi hasil 13S : Seluruh pemeriksaan dari satu seri dinyatakan keluar dari kontrol (out of control), apabila hasil pemeriksaan satu bahan kontrol melewati batas x + 3 S 22S : Seluruh pemeriksaan dari satu seri dinyatakan keluar dari kontrol, apabila hasil pemeriksaan 2 kontrol berturut-turut keluar dari batas yangsamayaitu x + 2 S atau x - 2 S R4S : Seluruh pemeriksaan dari satu seri dinyatakan keluar dari kontrol, apabila perbedaan antara 2 hasil kontrol yang berturut-turut melebihi 4 S (satu kontrol diatas + 2 S, lainnya dibawah -2 S). 41S : Seluruh pemeriksaan dari satu seri dinyatakan keluar dari kontrol, apabila 4 kontrol berturut-turut keluar dari batas yangsamabaik x + S maupun x-S.
131 2013, No.1216 10X : Seluruh pemeriksaan dari satu seri dinyatakan keluar dari kontrol, apabila 10 kontrol berturut-turut berada pada pihakyang samadari nilai tengah. Aturan-aturankontrol diatas dapat mendeteksi gangguan ketelitian (kesalahan acak) atau gangguan ketepatan (kesalahan sistematik). Aturan kontrol yng mendeteksi kesalahan acak (random error): 13S',R4S. Aturan kontrol yang mendeteksi kesalahan sistematik (systematic error):"22S',41S',10x',13S' Perlu diingat dalam menjalankan prosedur pemantapan mutu internal dengan sistem Westgard, setiap hari diperiksa 2 bahankontrol, misalnya kontrol rendah dan kontrol tinggi. Nama lengkap dari sistem Westgard adalah: 1 3S/22SR4S41S10Xmulti rule shewhart procedur (Westgard). Cara kerja sistem Westgard dapat dilihat pada gambar di bawah ini.Mula-mula diperhatikan apakah nilai kontrol rendah ataupun kontrol tinggi ada yang melewati batas kontrol 1 2S' apabila tidak ada, berarti pemeriksaan kontrol pada hari itu berjalan dengan baik. Hal ini juga berarti semua pemeriksaan pada hari yang sama berjalan dengan baik. Sebaliknya apabila salah satu kontrol melewati batas kontrol 1 2S', diperhatikan adakah aturan kontrol lain yang dilanggar (dilewati batasnya). Apabila ternyata tak ada aturan kontrol yang dilanggar, berarti pemeriksaan pada hari itu baik (in control, accept run).Apabila ternyata ada aturan kontrol yang dilanggar, maka pemeriksaan pada hari itu mengalami gangguan (out of control,reject run).
2013, No.1216 132 Contoh: Interpretasi: - - - - - - - - - Hari ke 5 Ditolak, berdasarkan 13S Hari ke 6 Diterima Hari ke 8 Ditolak, berdasarkan 22S Hari ke 11 Ditolak, berdasarkan R4S Hari ke 13 Diterima Hari ke 14 Ditolak, berdasarkan 22S Hari ke 17 Ditolak, berdasarkan 41S Hari ke 25 Diterima Hari ke 27 Ditolak, berdasarkan l0X Hari ke 29 Ditolak, berdasarkan 13S atau 22S Di bawah ini diberikan petunjuk umum mengenai tindakan- tindakanyang diambil apabila grafik pemantapan mututidak terkontrol. 1. Amati sumber kesalahan yang paling mudah terlihat, misalnya:perhitungan, pipet, probe tersumbat. 2. Ulangi pemeriksaan serum kontrol. Sering kesalahan disebabkan pencemaran tabung reaksi, sample cup, kontrol yang tidak homogenatau faktor lain.
133 2013, No.1216 3. Apabila hasil pengulangan masih buruk, pakai serum kontrol baru. Mungkin saja serum kontrol yang dipakai tidak homogen atau menguap karena lama dalam keadaan terbuka. 4. Apabila tidak ada perbaikan, amati instrumentasi yang dipakai,apakah pemeliharaan alat (maintenance) telah dilakukan. Bagaimana dengan temperatur inkubator. 5. Pakai serum kontrol yang diketahui nilainya. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan perbaikan, berarti terdapat kerusakan serum kontrol. 6. Apabila ada keraguan, pakai serum kontrol kedua yang Mempunyai nilai berbeda. 7. Gunakan standar baru. 8. Ganti reagen. 9. Amati setiap langkah/tahap pemeriksaan. Limitasi Didalam pemantapan mutu baik intra laboratorium maupun ekstra laboratorium disepakati suatu asumsi bahwa kondisi bahan kontrol sama dengan bahan dari penderita, dengan demikian bias yang timbul akibat perbedaan kondisi bahan kontrol dan bahan penderita dapat dihindarkan. Namun pada kenyataannya bias ini tidak dapat dihilangkan sama sekali. Bias ini biasanya timbul akibat adanya perbedaan matrix (misalnya serum kontrol yang berasal dari binatang), variasi dalam proses pembuatan(pencampuran, filtrasi, dialisis dan liofilisasi), variasi dalam kemasan(kesalahan pengisian) dan kesalahan rekonstitusi (pipetasi, penanganan). Dikenal asumsi lain dalam pemantapan mutu laboratorium, yaitu bila terjadi variasi hasil pemeriksaan bahan kontrol berarti variasi yang sama terjadi juga pada pemeriksaan bahan penderita untuk batch yang sama. Demikian juga sebaliknya tidak ditemukannya variasi hasil pemeriksaan bahan kontrol mencerminkan hasil pemeriksaan bahan penderita bebas dari variasi, atau denganperkataan lain hasil pemeriksaan bahan penderita pada hari itu bebas kesalahan. Asumsi ini menjadi tidak benar apabila terdapat kesalahan dalam proses pra-instrumentasi dan pasca instrumentasi seperti: pengambilan bahan, pengiriman bahan maupun penanganan bahan sebelum dilakukan pemeriksaan, obat-obat, penyakit tertentu (uremia, diabetes melitus dll) dan kesalahan pendataan.
2013, No.1216 134 2. Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Pemantapan Mutu Eksternal adalah kegiatan yang diselenggarakan secara periodik oleh pihak lain di luar laboratorium yang bersangkutan untuk memantau dan menilai penampilan suatu laboratorium dalam bidang pemeriksaan tertentu. Penyelenggaraan kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal dilaksanakan oleh pihak pemerintah, swasta atau internasional. Setiap laboratorium kesehatan wajib mengikuti Pemantapan Mutu Eksternal yang diselenggarakan oleh pemerintah secara teratur dan periodik meliputi semua bidang pemeriksaan laboratorium. Dalam pelaksanaannya, kegiatan Pemantapan Mutu Eksternal ini mengikutsertakan semua laboratorium, baik milik pemerintah maupun swasta dan dikaitkan dengan akreditasi laboratorium kesehatan serta perizinan laboratorium kesehatan swasta. Karena di Indonesia terdapat beraneka ragam jenis dan jenjang pelayanan laboratorium serta mengingat luasnya wilayah Indonesia, maka pemerintah menyelenggarakan pemantapan mutu eksternal untuk berbagai bidang pemeriksaan dan diselenggarakan pada berbagai tingkatan, yaitu: a. tingkat nasional/tingkat pusat b. c. tingkat Regional tingkat Provinsi/wilayah Kegiatan pemantapan mutu eksternal ini sangat bermanfaat bagi suatu laboratorium sebab dari hasil evaluasi yang diperolehnya dapat menunjukkan laboratorium yang bersangkutan dalam bidang pemeriksaan yang ditentukan.Untuk itu pada waktu melaksanakan kegiatan ini tidak boleh diperlakukan secara khusus, jadi pada waktu melakukan pemeriksaan harus dilaksanakan oleh petugas yang biasa melaksanakanpemeriksaan tersebut serta menggunakan peralatan/reagen/metode yang biasa dipakainya sehingga hasil pemantapan mutueksternal tersebut benar-benar dapat mencerminkan penampilan laboratorium tersebut yang sebenarnya.Setiap nilai yang diterima dari penyelenggara di catat dan dievaluasi untuk mencari penyebab-penyebab dan mengambil langkah-langkah perbaikan. H. VERIFIKASI Verifikasi merupakan tindakan pencegahan terjadinya kesalahan dalam melakukan kegiatan laboratorium mulai dari tahap pra analitik sampai dengan melakukan pencegahan ulang setiap tindakan/proses pemeriksaan.
135 2013, No.1216 Adapun verifikasi yang harus dilakukan sebagai berikut: 1. Tahap pra analitik a. Formulir permintaan pemeriksaan 1) 2) Apakah identitas pasien, identitas pengirim (dokter, lab. pengirim, Kontraktor, dll), No. Lab, tanggal pemeriksaan, permintaan pemeriksaan sudah lengkap dan jelas. Apakah semua permintaan pemeriksaan sudah ditandai. b. Persiapan Pasien Apakah persiapan pasien sesuai persyaratan. c. Pengambilan dan penerimaan spesimen Apakah spesimen dikumpulkan secara benar, dengan memperhatikan jenis spesimen. d. Penanganan spesimen 1) Apakah pengolahan spesimen dilakukan sesuai persyaratan. 2) Apakah kondisi penyimpanan spesimen sudah tepat. 3) Apakah penanganan spesimen sudah benar untuk pemeriksaan- pemeriksaan khusus. 4) Apakah kondisi pengiriman spesimen sudah tepat. e. Persiapan sampel untuk analisa 1) Apakah kondisi sampel memenuhi persyaratan. 2) Apakah volume sampel sudah cukup. 3) Apakah identifikasi sampel sudah benar. 2. Tahap Analitik a. Persiapan Reagen/media 1) Apakah reagen/media memenuhi syarat. 2) Apakah masa kadaluwarsa tidak terlampaui. 3) Apakah carapelarutan atau pencampurannya sudah benar. 4) Apakahcarapengenceran sudah benar. 5) Apakah pelarutnya (aquadest) memenuhi syarat. b. Pipetasi Reagen dan sampel 1) Apakah semua peralatan laboratorium yang digunakan bersih, memenuhi persyaratan. 2) Apakah pipet yang digunakan sudah dikalibrasi. 3) Apakah pipetasi dilakukan dengan benar. 4) Apakah urutan prosedur diikuti dengan benar. c. Inkubasi 1) Apakah suhu inkubasi sesuai dengan persyaratan. 2) Apakah waktu inkubasi tepat.
2013, No.1216 136 d. Pemeriksaan dipercaya)hasil pemeriksaan fungsi dan hasil perawatannya. e. Pembacaan hasil Apakah penghitungan, pengukuran, identifikasi dan penilaian sudah benar. 3. Tahap pasca analitik Pelaporan Hasil a. Apakah form hasil bersih b. Apakah tidak salah transkrip c. Apakah tulisan sudah jelas d. Apakah terdapat kecenderungan hasil pemeriksaan atau hasil abnormal. I. AUDIT Audit adalah proses menilai atau memeriksa kembali secara kritis berbagai kegiatan yang dilaksanakan di dalam laboratorium. Audit dibagi dalam audit internal dan auditeksternal. Audit internal dilakukan oleh tenaga laboratorium yang sudah senior.Penilaian yang dilakukan haruslah dapat mengukur berbagai indikator penampilan laboratorium misalnya kecepatan pelayanan, ketelitian laporan hasil pemeriksaan laboratorium, dan mengidentifikasi titik lemah dalam kegiatan laboratorium yang menyebabkan kesalahan sering terjadi. Audit eksternal bertujuan untuk memperoleh masukan dari pihak lain di luar laboratorium atau pemakai jasa laboratorium terhadap pelayanan dan mutu laboratorium.Pertemuan antara kepala-kepala laboratorium untuk membahas dan membandingkan berbagai metode, prosedur kerja, biaya dan lain-lain merupakan salah satu bentuk dari audit eksternal. J. VALIDASI HASIL Validasi hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk memantapkan kualitas hasil pemeriksaan yang telah diperoleh melalui pemeriksaan ulang oleh laboratorium rujukan.
137 2013, No.1216 Pemeriksaan ulang ini dapat dilakukan dengan cara: 1. Laboratorium mengirim spesimen dan hasil pemeriksaan ke laboratorium rujukan untuk diperiksa, dan hasilnya dibandingkan terhadap hasil pemeriksaan laboratorium pengirim. 2. Persentase tertentu dari hasil pemeriksaan positif dan negatif dikirim ke laboratorium rujukan untuk diperiksa ulang. K. AKREDITASI 1. Definisi a. Akreditasi Pengakuan formal kepada suatu lembaga untuk melakukan kegiatan tertentu, yang telah memenuhi standar yang ditetapkan. b. Akreditasi Akreditasi laboratoratorium adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan kepada laboratorium kesehatan yang telah memenuhi standar yang telah ditentukan. 2. Tujuan Akreditasi Tujuan Umum: Memacu laboratorium untuk memenuhi standar, sehingga dapat memberikan pelayanan yang bermutu dan dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan Khusus: a. Memberikan pengakuan kepada laboratorium yang telah mencapai tingkat pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. b. Memberikan jaminan kepada petugas laboratorium kesehatan bahwa semua fasilitas, tenaga dan lingkungan yang diperlukan telah memenuhi standar, sehingga dapat mendukung pelayanan laboratorium yang baik. c. Memberikan jaminan dan kepuasan kepada pelanggan dan masyarakat bahwa pelayanan yang diberikan oleh laboratorium kesehatan telah diselenggarakan dengan baik.
2013, No.1216 138 3. Manfaat Akreditasi a. Bagi Masyarakat 1) Dengan melihat sertifikat akreditasi, masyarakat dapat mengenali laboratorium yang pelayanannya telah memenuhi standar 2) Masyarakat akan merasa lebih aman mendapat pelayanan di laboratorium kesehatan yang sudah diakreditasi. b. Bagi Laboratorium 1) Merupakan forum komunikasi dan konsultasi antara laboratorium kesehatan dengan badan akreditasi yang akan memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk meningkatkan mutu pelayanan laboratorium kesehatan melalui pencapaian standar yang ditentukan. 2) Melalui evaluasi sendiri/self assessment; laboratorium kesehatan dapat mengetahui komponen yang berada dibawah standar perlu ditingkatkan. Hal ini akan meningkatkan kesadaran laboratorium kesehatan akan pentingnya upaya peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan. 3) Status diakreditasi dapat dijadikan alat untuk memasarkan pada masyarakat. 4) Status diakreditasi merupakan simbol bagi laboratorium kesehatan dan dapat meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat atas laboratorium kesehatan. 5) Dengan adanya kekurangan yang harus diperbaiki, laboratorium kesehatan dapat mengajukan anggaran dan perencanaan kepada pemilik (pemberi bantuan) untuk perbaikan tersebut. c. Bagi Asuransi 1) Memberikan gambaran laboratorium kesehatan mana yang dapat dijadikan mitra kerja. 2) Lebih mudah melakukan negosiasi klaim dengan laboratorium kesehatan yang telah diakreditasi. d. Bagi Perusahaan 1) Memberikan rasa aman bagi perusahan untuk melakukan pemeriksaan laboratorium bagi karyawannya. 2) Lebih mudah melakukan negosiasi klaim dengan laboratorium kesehatan yang telah diakreditasi. e. Bagi Pemilik 1) Pemilik mempunyai rasa kebanggaan bila laboratoriumnya sudah diakreditasi. 2) Pemilik dapat menilai seberapa baik pengelolaan sumber daya dilakukan oleh manajemen dan seluruh tenaga yang ada, sehingga misi dan program laboratorium kesehatan dapat lebih mudah tercapai.
139 2013, No.1216 f. Bagi Pegawai/Petugas 1) Petugas merasa lebih senang dan aman serta terjamin bekerja di laboratorium kesehatan yang terakreditasi. 2) Self assesment akan menambah kesadaran akan pentingnya pemenuhan standar dan peningkatan mutu, sehingga dapat memotivasi pegawai tersebut untuk bekerja lebih baik. g. Bagi Pemerintah 1) Merupakan salah satu cara untukmelindungi masyarakat. 2) Merupakan salah satu pendekatan untuk meningkatkan dan membudayakan konsep mutu pelayanan laboratorium kesehatan melalui pembinaan terarah dan berkesinambungan. 3) Dapat memberikan gambaran keadaan laboratorium kesehatan di Indonesia dalam pemenuhan standar, sehingga dapat menjadi bahan masukan untuk rencana peningkatan dan pengembangan. 4. Cakupan Akreditasi ini mencakup laboratorium yang mandiri yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD maupun yang diselenggarakan oleh swasta. L. PENDIDIKAN DAN LATIHAN Pendidikan dan latihan tenaga laboratorium merupakan hal yang sangat penting dalam program pemantapan mutu. Pendidikan dan latihan tenaga harus direncanakan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, serta dilaksanakan dan dipantau. Uraian lengkap tentang diklat dapat dilihat pada Bab II Orgaisasi dan Manajemen.
2013, No.1216 140 BAB VIII KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI LABORATORIUM A. PEDOMAN UMUM Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) laboratorium merupakan bagian dari pengelolaan laboratorium secara keseluruhan.Laboratorium melakukan berbagai tindakan dan kegiatan terutama berhubungan dengan spesimen yang berasaldari manusia maupun bukan manusia.Bagi petugas laboratorium yang selalu kontak dengan spesimen, maka berpotensi terinfeksi kuman patogen.Potensi infeksi juga dapat terjadi dari petugas ke petugas lainnya, atau keluarganya dan ke masyarakat.Untuk mengurangi bahaya yang terjadi, perlu adanya kebijakan yang ketat.Petugas harus memahami keamanan laboratorium dan tingkatannya, mempunyai sikap dan kemampuan untuk melakukan pengamanan sehubungan dengan pekerjaannya sesuai SOP, serta mengontrol bahan/spesimen secara baik menurut praktik laboratorium yang benar. 1. Petugas/Tim K3 Laboratorium Pengamanan kerja di laboratorium pada dasarnya menjadi tanggung jawab setiap petugas terutama yang berhubungan langsung dengan proses pengambilan spesimen, bahan, reagen pemeriksaan. Untuk mengkoordinasikan, menginformasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan keamanan laboratorium, terutama untuk laboratorium yangmelakukan berbagai jenis pelayanan dan kegiatan pada satu sarana, diperlukan suatu Tim fungsional keamanan laboratorium. Kepalalaboratorium adalah penanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaannya kepala laboratorium dapat menunjuk seorang petugas atau membentuk tim K3 laboratorium. Petugas atau timK3 laboratorium mempunyai kewajiban merencanakan dan memantau pelaksanaan K3 yang telah dilakukan oleh setiap petugas laboratorium, mencakup: a. Melakukan pemeriksaan dan pengarahan secara berkala terhadap metode/prosedur dan pelaksanaannya, bahan habis pakai dan peralatan kerja, termasuk untuk kegiatan penelitian. b. Memastikan semua petugas laboratorium memahami dan dapat menghindari bahaya infeksi. c. Melakukan penyelidikan semua kecelakaan di dalam laboratorium yang memungkinkan terjadinya pelepasan/kebocoran/penyebaran bahan infektif.
141 2013, No.1216 d. Melakukan pengawasan dan memastikan semua tindakan e. f. dekontaminasi yang telah dilakukan jika ada tumpahan/percikan bahan infektif. Memastikan bahwa tindakan disinfeksi telah dilakukan terhadap peralatan laboratorium yangakan diservis atau diperbaiki. Menyediakan kepustakaan/rujukan K3 yang sesuai dan informasi untuk petugas laboratorium tentang perubahan prosedur, metode, petunjuk teknis dan pengenalan pada alat yang baru. g. Menyusun jadwal kegiatan pemeliharaan kesehatan bagi petugas laboratorium. h. Memantau petugas laboratorium yang sakit atau absen yang mungkin berhubungan dengan pekerjaan di laboratorium dan melaporkannya pada pimpinan laboratorium. Memastikan bahwa bahan bekas pakai dan limbah infektif dibuang secara aman setelah melalui proses dekontaminasi sebelumnya. Mengembangkan sistem pencatatan, yaitu tanda terima, pencatatan perjalanan dan pembuangan bahan patogenik serta mengembangkan prosedur untuk pemberitahuan kepada petugas laboratorium tentang adanya bahan infektif yang baru di dalam laboratorium. i. j. k. Memberitahukepala laboratorium mengenai adanya mikroorganisme yang harus dilaporkan kepada pejabat kesehatan setempat ataupun nasional dan badan tertentu. l. Membuat sistempanggil untuk keadaan darurat yang timbul di luar jam kerja. m. Membuat rencana dan melaksanakan pelatihan K3 laboratorium bagi seluruh petugas laboratorium. n. Mencatat secara rinci setiap kecelakaan kerja yang terjadi di laboratorium dan melaporkannya kepada kepala laboratorium. Setiap laboratorium sebaiknya membuat pokok-pokok K3 laboratorium yang penting dan ditempatkan di lokasi yang mudah dibaca oleh setiap petugas laboratorium. 2. Kesehatan Petugas Laboratorium Pada setiap calon petugas laboratorium harus dilakukan pemeriksaan kesehatan lengkap termasuk foto toraks. Keadaan kesehatan petugas laboratorium harus memenuhi standar kesehatan yang telah ditentukan di laboratorium. Untuk menjamin kesehatan para petugas laboratorium harus dilakukan hal- hal sebagai berikut:
2013, No.1216 142 a. Pemeriksaan foto toraks setiap tahun bagi petugas yang bekerja dengan bahan yang diduga mengandung bakteri tuberkulosis, sedangkan bagi petugas lainnya, foto toraks dilakukan setiap 3 tahun. b. Pemberian imunisasi Setiap laboratorium harus mempunyai program imunisasi, terutama bagi petugas yang bekerja di laboratorium tingkat keamanan biologis 2, 3dan4. Vaksinasi yang diberikan: Vaksinasi Hepatitis B untuk semua petugas laboratorium. Vaksinasi Rubella untuk petugas wanita usia reproduksi. Pada wanita hamil dilarang bekerja dengan TORCH (Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus dan Herpes virus). c. Perlindungan terhadap sinar Ultra Violet Petugas laboratorium yang bekerja dengan sinar ultra violet harus menggunakan pakaian pelindung khusus dan alat pelindung mata. d. Pemantauan kesehatan Kesehatan setiap petugas laboratorium harus selalu dipantau, untuk itu setiap petugas harus mempunyai kartu kesehatan yang selalu dibawa setiap saat dan diperlihatkan kepada dokter bila petugas tersebut sakit.Minimalsetiap tahun dilaksanakan pemeriksaan kesehatan rutin termasuk pemeriksaan laboratorium. Bila petugas laboratorium sakit lebih dari 3 hari tanpa keterangan yang jelas tentang penyakitnya, maka petugas yang bertanggung jawab terhadap K3 laboratorium harus melapor pada kepala laboratorium tentang kemungkinan terjadinya pajanan yang diperoleh dari laboratorium dan menyelidikinya. 3. Sarana dan prasarana K3 laboratorium umum yang perlu disiapkan di laboratorium adalah: a. Jas laboratorium sesuai standar. b. Sarung tangan. c. Masker. d. Alas kaki/sepatu tertutup. e. Wastafel yang dilengkapi dengan sabun ( skin disinfectant ) dan air mengalir. f. Lemari asam ( fume hood), dilengkapi dengan exhaust ventilation system.
143 2013, No.1216 g. Pipetting aid, rubber bulb. h. Kontainer khusus untuk insenerasi jarum, lanset. i. Pemancur air ( emergency shower) j. Kabinet keamanan biologis kelasIatauIIatauIII (tergantung dari dan diperiksa di laboratorium). Kelompok mikroorganisme yang memerlukan pengamanan secara lengkap dapat dilihat pada Pedoman Keamanan Laboratorium Mikrobiologi dan Biomedis yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Sarana dan prasarana K3laboratorium pada pemeriksaan khusus (Avian Influenza) seperti pada laboratorium pada umumnya dengan ditambahkan masker N-95, kacamata goggle, tutup kepala plastik dan laboratory level III. biosafety 4. Pengamanan pada keadaan darurat a. Sistem tanda bahaya. b Sistem evakuasi. c. Perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). d. Alat komunikasi darurat baik di dalam atau ke luar laboratorium e. Sistem informasi darurat. f. Pelatihan khusus berkala tentang penanganan keadaan darurat g. Alat pemadam kebakaran, masker, pasir dan sumber air terletak pada lokasi yang mudah dicapai. h. Alat seperti kampak, palu, obeng, tangga dan tali. i. Nomor telepon ambulan, pemadam kebakaran dan polisi di setiap ruang laboratorium. 5. Memperhatikan tindakan pencegahan terhadap hal-hal sebagai berikut: a. Mencegah penyebaran bahan infeksi, misalnya: 1) Menggunakan peralatan standar. Misal lingkaran sengkelit ose harus jenuh dan panjang tangkai maksimum 6 cm. 2) Tidak melakukan tes katalase diatas gelas obyek. Sebaiknya gunakan tabung ataugelas obyek yang memakai penutup. Cara lain adalah dengan menyentuhkan permukaan koloni mikroorganisme dengan tabung kapiler hematokrit yang berisi hidrogen peroksida. 3) Menempatkan sisa spesimen dan media biakan yang akan disterilisasi dalam wadah yang tahan bocor.
2013, No.1216 144 4) Melakukan dekontaminasi permukaan meja kerja dengan disinfektan yang sesuai setiap kali habis bekerja. b. Mencegah bahan infeksi tertelan atau terkena kulit serta mata Selama bekerja, partikel dan droplet (diameter > 5 µm) akan terlepas ke udara dan menempel pada permukaan meja serta tangan petugas laboratorium, untuk itu dianjurkan untuk mengikuti hal-hal di bawah ini: 1) Mencuci tangan dengan sabun/disinfektan sebelum dan sesudah bekerja. Jangan menyentuh mulut dan mata selama bekerja 2) Tidak makan, minum, merokok, mengunyah permen atau menyimpan makanan/ minuman dalam laboratorium 3) Tidak memakai kosmetik ketika berada dalam laboratorium 4) Menggunakan alat pelindung mata/muka jika terdapat risiko percikan bahan infeksi saat bekerja c. Mencegah infeksi melalui tusukan Jarum suntik, pipet Pasteur kaca dan pecahan kaca obyek dapat menyebabkan luka tusuk. Untuk itu dapat dihindari dengan bekerja dengan hati-hati dan memilih pipet pasteur yang terbuat dari plastik. d. Menggunakan pipet dan alat bantu pipet 1) Tidak memipet dengan mulut, tetapi gunakan alat bantu pipet 2) Tidak meniupkan udara maupun mencampur bahan terinfeksi dengan cara menghisap dan meniup cairan lewat pipet 3) Tidak keluarkan cairan dari dalam pipet secara paksa 4) Disinfeksi segera meja kerja yang terkena tetesan cairan/bahan infeksi dari pipet dengan kapas yang dibasahi disinfektan. Kapas di otoklaf setelah selesai digunakan. 5) Gunakan pipet ukur karena cairan tidak perlu dikeluarkan sampai tetes terakhir 6) Rendam pipet habis pakai dalam wadah berisi disinfektan. Biarkan selama 18-24 jam sebelum disterilisasi 7) Tidak menggunakan semprit dengan atau tanpa jarum suntik untuk memipet.
145 2013, No.1216 e. Menggunakan sentrifus/alat pemusing 1) Lakukan sentrifugasi sesuai instruksi pabrik. 2) Sentrifus harus diletakkan pada ketinggian tertentu sehingga petugas laboratorium dapat melihat ke dalam alat dan menempatkan tabung sentrifus dengan mudah. 3) Periksa rotor sentrifus dan selonsong ( bucket) sebelum dipakai atau secaraberkala untuk melihat tanda korosi dan keretakan. 4) Selongsong berisi tabung sentrifus harus seimbang 5) Gunakan air untuk menyeimbangkan selongsong. Jangan gunakan larutan NaCI atau hipoklorit karena bersifat korosif. 6) Setelah dipakai, simpan selongsong dalam posisi terbalik agar cairan penyeimbang dapat mengalir keluar. 7) Melakukan sentrifugasi dengan cara yang benar yaitu tabung harus tertutup rapat dan selongsong yang terkunci, untuk melindungi petugas laboratorium terhadap aerosol dan sebaran partikel dari mikroorganisme. 8) Pastikan sentrifuse tertutup selama dijalankan. f. Menggunakan alat homogenisasi, alat pengguncang dan alat sonikasi 1) Tidak menggunakan alat homogenisasi yang dipakai dalam rumah tangga, karena dapat bocor dan menimbulkan aerosol. Gunakan blender khusus untuk laboratorium 2) Mangkuk, botol dan tutupnya harus dalam keadaan baik dan tidak cacat. Tutup botol harus pas. 3) Aerosol yang mengandung bahan infeksi dapat keluar dari celah antara tutup dan tabung alat homogenisasi, alat pengguncang (shaker) dan alat sonikasi. Dapat dicegah dengan menggunakan tabung yang terbuat dari politetrafluoretilen (PTFE), karena tabung dari gelas dapat pecah. 4) Gunakan alat pelindung telinga saat melakukan sonikasi. g. Menggunakan lemari pendingin dan lemari pembeku 1) Membersihkan lemari pendingin ( refrigerator), lemari pembeku (freezer) dan tabung es kering ( dry-Ice), melakukan defrost secara teratur 2) Membuang ampul, tabung, botol dan wadah lain yang pecah.
2013, No.1216 146 Menggunakan alat pelindung muka dan sarung tangan karet tebal saat bekerja. Setelah dibersihkan, permukaan dalam lemari pendingin dan lemari pembeku harus didisinfeksi dengan disinfektan yang tidak korosif 3) Memberi label wadah yang berisi nama bahan, tanggal disimpan dan nama orang yang menyimpan. Wadah yang tidak berlabel dan bahan yang sudah kadaluwarsa harus dimusnahkan. 4) Tidak menyimpan cairan yang mudah terbakar. h. Membuka ampul berisi bahan infeksi yang diliofilisasi Ampul berisi bahan infeksi yang disimpan dalam bentuk liofilisat harus dibuka dengan hati-hati. Bahan di dalam ampul berada dalam tekanan yang rendah, sehingga bila ampul dibuka dengan tiba-tiba, maka sebagian isinya dapat menyebar ke udara. Ampul harus selalu dibuka dalam kabinet keamanan biologis. Dianjurkan untuk mengikuti petunjuk di bawah ini saat membuka ampul: 1) Dekontaminasi permukaan luar ampul. 2) Beri tanda pada bagian ampul dekat sumbat kapas atau selulose. 3) Pegang ampul dalam keadaaan terbungkus kapas. 4) Lepaskan bagian atas ampul dengan perlahan dan perlakukan sebagai bahan yang terkontaminasi. 5) Jika sumbat masih ada di atas bahan, lepaskan dengan forsep steril. 6) Tambahkan cairan perlahan-lahan untuk melarutkan kembali bahan dalam ampul dan mencegah timbulnya busa/gelembung cairan. 6. Disinfeksi, Sterilisasi dan Dekontaminasi Disinfeksi cara kimia a. Natrium hipoklorit 1) Bersifat oksidatif kuat, korosif dan aktif terhadap semua mikro organisme. 2) Konsentrasi larutan natrium hipoklorit yang dijual untuk keperluan laboratorium adalah 5,25 %, yang mengandung 50 g/l (50.000 ppm) zat klor aktif.
147 2013, No.1216 3) Konsentrasi yang umum digunakan untuk disinfeksi adalah 1 g/l (1000 ppm) zat klor aktif. Konsentrasi 10 g/l (10.000 ppm) zat klor aktif digunakan bila ada tumpahan darah atau bahan biologis yang banyak. Kekuatan di dalam larutan makin lama makin menurun, untuk itu perlu dibuat larutan baru setiap minggu. 4) Tablet atau butiran kalsium hipoklorit (kaporit) mengandung 70 % zat klor aktif. Larutan kalsium hipoklorit dengan konsentrasi 0,7-1,4 dan7 g/l masing-masing akan mengandung 500-1000 dan 5000 ppm zat klor aktif. 5) Pada keadaan darurat dan saat bekerja dengan mikroorganisme kelompok risiko empat, digunakan konsentrasi 4-5 g/l (4000- 5000 ppm) zat klor aktif. b. Formaldehid 1) Dapat dipakai untuk semua mikro organisme. Tidak efektif pada suhu rendah (dibawah 20°C). Efektif pada kelembaban relatif tinggi (70%). 2) Biasanya dijual dalam bentuk polimer padat (paraformaldehid), dalam bentuk serbuk, tablet atau gas dalam air (formalin). Konsentrasi formalin adalah 370 g/l (37%). Untuk menstabilkan formalin, digunakan metanol 100 mL/L. 3) Formaldehid dengan konsentrasi 18,5 g/l (5% formalin dalam air) dapat digunakan sebagai disinfektan cair dan dianjurkan untuk dipakai terhadap virus Ebola dan virus hepatitis B. 4) Gas formaldehid dan formalin dapat digunakan untuk dekontaminasi ruangan (fumigasi). c. Fenol (Asam karbol) 1) Efektif untuk semua bentuk mikroorganisme kecuali spora. 2) Digunakan sebagai pengganti natrium hipoklorit. 3) Turunan fenol sering merupakan disinfektan kuat misalnya heksaklorofen. 4) Memberikan efek yang bervariasi terhadap virus. d. Iodium 1) Cara kerjanya seperti natrium hipoklorit. 2) Permukaan tempat kerja dapat dibersihkan dengan larutan iodium 0,075 g/l (75 ppm) kecuali jika terdapat banyak protein.
2013, No.1216 148 3) Iodium yang dilarutkan dalam etil alkohol dapat membunuh spora. 4) Konsentrasi 0,45 g/l (450 ppm) dapat dipakai untuk disinfeksi mikro organisme kelompok risiko empat. 5) Formula yang sering dijumpai adalah povidone-iodine (PVI) berupa larutan dengan konsentrasi 10% (mengandung yodium 1%). Untuk penggunaan khusus (misalnya mencuci muka) dapat diencerkan 4 kali dengan air matang. Larutan baru dibuat setiap hari. 6) Jangan digunakan terhadap aluminium dan tembaga. e. Alkohol 1) Merusak struktur lipid dengan cara penetrasi ke dalam daerah hidrokarbon dan denaturasi protein sel. 2) Alkohol rantai pendek menyebabkan kerusakan membran yang lebih besar dari pada alkohol rantai panjang. 3) Yang umum digunakan adalah etanol dan isopropanol. 4) Pada suhu kamar, alkohol alifatik tidak dapat membunuh spora karena itu jangan digunakan untuk sterilisasi alat. 5) Aktif terhadap bakteri (kecuali bentuk spora), jamur dan virus berselubung. 6) Paling efektif pada konsentrasi 70-90%. 7) Campuran dengan disinfeksi lain akan memperkuat daya disinfektan alkohol, misalnya alkohol 70%ditambah formaldehid 100 g/l atau alkohol ditambah zat klor aktif 2 g/l. f. Glutaraldehid 1) Untuk membunuh bakteri dan spora, glutaraldehid 10x lebih kuat dari pada formaldehid. Aktivitasnya mampu menembus lapisan protein 2) Relatif kurang toksik dibandingkan formaldehid 3) Diduga glutaraldehid bekerja dengan melekat pada gugus sulfhidril atau amino. Sasaran sebenarnya dalam sel belum diketahui 4) Sering digunakan untuk sterilisasi alat bedah 5) Dijual dalam bentuk larutan dengan konsentrasi 20 g/l (2%) dan umumnya perlu diaktifkan dengan menambah bikarbonat.
149 2013, No.1216 Larutan akan bersifat alkalis dan harus digunakan dalam 2 minggu. Jika larutan menjadi keruh harus dibuang 6) Efek samping: bersifat iritatif, toksik dan mutagenik. Hindari kontak dengan kulit, mata dan saluran napas. Jenis desinfektan dan cara penggunaannya dapat dilihat dalam Tabel 16. Tabel 16. Jenis desinfektan dan cara penggunaannya Parameter/ Penggunaan Etilen oksida Paraformal dehid Ikatan amo nium Ikatan fenol Ikatan khlor Ikatan iodofor Etil/ isopropil Formal dehid Glutarai dehid Konsentrasi zat aktif 400- 1U 0,1-2% 0,2-3% 0,01- 0,47% 70- 4-8% 2% 800 mg/ cm2 5% 85% mg/L Suhu (°C) 35-60 >23 0 0 0 0 0 0 0 Kelembaban relatif (%) 30-60 >60 0 0 0 0 0 0 0 Lama kontak (menit) 1 05 - -40 60-180 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-30 10-600 Effektitif terhadap Bakteri vegetatif + + + + + + + + + Spora bakteri + + 0 0 + 0 0 ± + Virus berselubung + + + + + + + + + Virus hidrofilik + + 0 ± + ± ± ± + Basil tuberculosis + + 0 + + + + + + HIV + + + + + + + + + HBV + + 0 + + + ± + +
2013, No.1216 150 Parameter/ Penggunaan Etilen oksida Paraformal dehid Ikatan amo nium Ikatan fenol Ikatan khlor Ikatan iodofor Etil/ isopropil Formal dehid Glutarai dehid Penggunaan Cairan 0 0 0 0 + 0 0 ± 0 Alat gelas terkontaminasi ± 0 + 0 + 0 + ± + Alat terkontaminasi ± 0 0 0 0 0 0 ± + Dekontaminasi total alat ± + 0 0 0 0 0 0 0 Keterangan: +: sangat efektif +: kurang efektif 0: tidak efektif atau tidak dapat digunakan Sterilisasi a. Sterilisasi Cara Fisik 1) Sterilisasi basah a) Cara ini dipakai untuk mensterilkan bahan-bahan yang mengandung cairan atau perbenihan-perbenihan yang tidak tahan panas sampai 100°C; b) Dilakukan dengan uap panas pada tekanan tertentu misalnya pada otoklaf, atau dengan cara mendidihkan. Sterilisasi dengan otoklaf paling efesien karena suhu yang dicapai melebihi titik didih air yaitu 121°C dan lama sterilisasi pada umumnya 20 menit. Lama sterilisasi dihitung mulai dari saat suhu mencapai 121°C. Untuk bahan seperti kain kasa dan kapas, lama sterilisasi 30 menit; Jika dididihkan dengan air, lama sterilisasi adalah 15 menit (setelah air mendidih). Jika di kukus (dengan uap air), lama sterilisasi adalah 30 menit. Kedua cara ini tidak dapat membunuh spora; c) d) Sterilisasi cairan atau setengah padat yang mudah rusak oleh panas, dapat dilakukan dengan cara Tyndalisasi yaitu pemanasan basah pada suhu 80°C selama 30 menit yang dilakukan semala 3 hari berturut-turut; e) Untuk mengawasi kualitas sterilisasi basah digunakan spora tahan panas misalnya spora Bacillus stearothermophilus.
151 2013, No.1216 b. Sterilisasi kering 1) Cara ini dipakai untuk mensterilkan alat-alat gelas seperti erlenmeyer, petridish, tabung reaksi, labu takar, gelas takar dan lain-lain. 2) Dilakukan di dalam oven. 3) Membutuhkan suhu yang lebih tinggi yaitu umumnya antara 150-170°C dan waktu yang lebih lama daripada otoklaf. 4) Digunakan terbatas untuk alat gelas dan bahan minyak, gel atau bubuk yang rusak dengan uap. 5) Untuk mematikan spora dibutuhkan waktu 2 jam pada suhu 180°C. c. Sterilisasi Cara Gas Etilen oksida 1) Digunakan untuk sterilisasi bahan yang tidak tahan panas seperti tabung polietilen, alat elektronik dan kedokteran, zat biologik dan obat-obatan 2) Merupakan zat pengalkidi (alkylating agent); 3) Bekerja aktif terhadap semua bentuk mikroorganisme termasuk spora dan kuman tahan asam; 4) Zat ini bekerja terhadap DNA dan RNA; 5) Untuk mengawasi kualitas sterilisasi cara ini digunakan spora Bacillus subtilis varniger (globigii). d. Sterilisasi Cara Penyaringan (Filtrasi) 1) Merupakan metode sterilisasi yang dipakai untuk larutan yang tidak tahan panas seperti serum, plasma atau tripsin ; 2) Jenis jaringan yang lama (Berkefeld, Chamberlain, Seitz) saat ini telah diganti dengan penyaring (filter) membran yang terbuat dari selulosa berpori. a) Penyaring (filter) ini mengabsorpsi hanya sedikit cairan yang difiltrasi sehingga berguna untuk sterilisasi. b) Ukuran penyaring (filter) yang digunakan untuk sterilisasi adalah 0,22 µm karena ukuran ini lebih kecil dari bakteri. e. Sterilisasi Cara Penyinaran 1) Penyinaran ultra violet a) Terutama digunakan untuk mengendalikan infeksi yang ditularkan melalui udara pada ruangan tertutup seperti ruangan kultur jaringan.
2013, No.1216 152 b) Sinar ultra violet (UV) merusak DNA dengan cara membantu struktur siklodimer sehingga proses translasi protein terganggu. c) Efektivitas sinar UV sebagai zat yang mematikan berhubungan erat dengan panjang gelombangnya. Panjang gelombang yang paling efektif untuk membunuh bakteri adalah 240-280 nm. Panjang gelombang 260 nm merupakan panjang gelombang yang maksimum diabsorpsi oleh DNA bakteri. d) Satuan energi sinar UV dinyatakan dengan mikrowatt/luas paparan/waktu. Lampu UV 15 watt mampu memancarkan sinar UV sebesar 38 mikrowatt/cm 2/detik pada jarak 1 (satu) meter. e) Dosis letal untuk bakteri berkisar antara 1800-6500 f) mikrowatt/cm2. Spora bakteri membutuhkan dosis 10 kali lebih besar. Sinar UV tidak dapat menembus benda padat dan kurang mampu menembus cairan. g) Efek samping: merusak retina mata dan sel-sel yang bermitosis sehingga tidak diperbolehkan bekerja dibawah sinar UV. Selain itu sinar UV juga bersifat mutagenik. 2) Radiasi sinar gamma a) Digunakan untuk sterilisasi alat rumah sakit dalam jumlah besar. b) Sumber radiasi yang dipakai adalah Co 60 dan Cs 137 dengan dosis radiasi bervariasi antara 2,5-4,5 Mrad. c) Efisiensi sterilisasi tergantung pada jenis bahan, suhu, konsentrasi dan resistensi mikroorganismeterhadap radioaktif. Dekontaminasi Dekontaminasi ruang laboratorium memerlukan gabungan antara disinfeksi cair dan fumigasi. Permukaan tempat kerja didekontaminasi dengan disinfektan cair,sedangkan untuk ruangan dan alat di dalamnya digunakan fumigasi. Umumnya fumigasi dilakukan dengan memanaskan paraformaldehid (10,8 gr/m 3) yang dicampur dengan 2 bagian KMnO 4, atau dengan mendidihkan formaldehid (35 ml/m dilakukan dengan gas formaldehid yang didapat dengan cara memanaskan paraformaldehid (10,8 gr/m3) yang dicampur dengan air. Semua jendela dan pintu harus tertutup rapat sebelum difumigasi. Lama fumigasi minimum 8 jam pada pada suhu 21°C dan kelembaban kurang dari 70%. 3). Fumigasi dapat juga
153 2013, No.1216 Setelah fumigasi, semua ruangan harus dibuka minimal jam sebelum orang diperbolehkan masuk. Hindarireservoar air karena formalin mudahlarutdi dalamnya. Petugas yang melakukan fumigasi sebaiknya mengenakan masker dan kaca mata pelindung. 7. Tindakan khusus terhadap darah dan cairan tubuh. Tindakan di bawah ini khusus dibuat untuk melindungi petugas laboratorium terhadap infeksi yang ditularkan melalui darah seperti virus Hepatitis B, HIV ( Human Immunodeficiency Virus), Avian Influenza dan lain- lain. a. Mengambil, memberi label dan membawa spesimen: 1) Hanya petugas laboratorium yang boleh melakukan pengambilan darah, 2) Gunakan sarung tangan; 3) Perhatikan teknik pengambilan darah pada bab V Spesimen 4) Tabung spesimen dan formulir permintaan harus diberi label BAHAYA INFEKSI 5) Masukkan tabung ke dalam kantong plastik untuk dibawa ke laboratorium. Formulir permintaan dibawa secara terpisah. b. Membuka tabung spesimen dan mengambil sampel 1) Gunakan sarung tangan 2) Buka tabung spesimen dalam kabinet keamanan biologis kelas I dan kelas II 3) Untuk mencegah percikan, buka sumbat tabung dengan dililit kain kasa terlebih dahulu. c. Kaca dan benda tajam 1) Diutamakan, menggunakan alat terbuat dari plastik sebagai pengganti kaca/gelas. 2) Sedapat mungkin hindari penggunaan alat suntik. d. Sediaan darah pada gelas obyek Pegang gelas obyek denganforsep. e. Peralatan otomatis 1) Sebaiknya gunakan alat yang tertutup ( enclosed type). 2) Cairan yang keluar dari alat/ effluentharus dikumpulkan dalam tabung/wadah tertutup atau dibuang ke dalam sistem pembuangan limbah.
2013, No.1216 154 3) Jika memungkinkan, alirkan larutan hipoklorit atau glutaraldehid ke dalam alat setiap habis dipakai. Air dapat digunakan sebagai pengganti disinfektan hanya pada keadaan tertentu. Peralatan laboratorium umum yang dapat menimbulkan bahaya dan cara mengatasinya dapat dilihat pada tabel 17. Tabel 17. Peralatan Laboratorium, bahaya dan cara mengatasinya Peralatan Bahaya Cara mengatasinya laboratorium Jarum semprit Tusukan, aerosol,tumpahan Gunakan jarum semprit dengan sistem pengunci untuk mencegah terlepasnya jarum dari semprit, jika mungkin gunakan alat suntik sekali pakai. Sedot bahan pemeriksaan dengan hati-hati untuk menguranngi gelembung udara. Lingkari jarum dengan kapas disinfektan saat menarik jarum dari botol spesimen. Jika mungkin, lakukan dalam kabinet keamanan biologis. Semprit harus diotoklaf sebelum dibuang, jarum sebaiknya dibakar dengan alat insinerasi Sentrifus/alat pemusing Aerosol, percikan, tabling pecah Jika diduga ada tabung pecah saat sentrifugasi, matikan mesin dan jangan dibuka selama 30 menit. Jika tabung pecah setelah mesin berhenti, sentrifus harus ditutup kembali dan biarkan selama 30 menit. Laporkan kejadian ini kepada petugas keamanan kerja. Gunakan sarung tangan karet tebal dan forsep untuk mengambil pecahan kaca. Tabung yang pecah, pecahan gelas dan selonsong serta rotor harus didisinfeksi secara terpisah. Ruang dalam sentrifus (chamber) didisinfeksi, dibiarkan satu malam. Bilas dengan air dan keringkan Alat homogenisasi dan alat pengaduk Aerosol, kebocoran Gunakan alat homogenisasi yang terbuat dari teflon. Tabung dan tutup alat harus dalam keadaan baik. Saat bekerja, tutup alat dengan plastik.
Peralatan laboratorium (stirrer) Alat pemecah jaringan (grinder) Alat pengguncang (shaker) Alat liofilisasi Kabinet keamanan biologis kelas III Alat bantu pipet Pelindung pernafasan Bahaya Aerosol, kebocoran Aerosol, percikan, tumpahan Aerosol, kontak langsung, kontaminasi Aerosol, percikan Bahaya pemipetan dengan mulut, yaitu: tertelannya mikroorganisme patogen, inhalasi aerosol dan kontaminasi pada ujung tempat menghisap Inhalasi aerosol 155 2013, No.1216 Cara mengatasinya Sebaiknya pekerjaan dilakukan dalam kabinet keamanan biologis. Operator harus memakai sarung tangan dan alat dipegang dengan bahan absorben yang lunak. Gunakan tabung yang tertutup rapat, dilengkapi dengan filter pada mulut tabung. Gunakan filter untuk udara antara pompa dan daerah hampa udara. Gunakan konektor berbentuk cincin O untuk menutup seluruh unit. Lengkapi dengan penyaring kelembaban yang terbuat dari logam. Periksa semua saluran hampa udara yang terbuat dari gelas terhadap adanya kerusakan. Gunakan hanya alat gelas yang dirancang untuk alat ini. Pakai disinfektan yang baik seperti disinfektan kimia. Cara pengamanan yang maksimum Dapat di disinfeksi, mudah di-gunakan dan mencegah kontami-nasi serta kebocoran dari ujung pipet Tertahannya partikel sebesar 1-5 mikron. Melindungi mata jika menggunakan pelindung muka penuh
2013, No.1216 156 Peralatan Bahaya Cara mengatasinya laboratorium Pelindung muka dan pelindung mata Pecahan, percikan Pelindung muka: Melindungi seluruh muka Pelindung mata: melindungi mata dan bagian mata Otoklaf Kontaminasi mikroorganisme pada alat sekali pakai dan alat yang digunakan kembali Sterilisasi yang efektif Botol dengan tutup berulir Aerosol, tetesan Perlindungan yang efektif Alat insenerasi mikro Aerosol Mengurangi percikan dan penyebaran bahan infeksi Lemari asam Percikan bahan kimia Memisahkan daerah kerja dengan operator Berbagai peralatan laboratorium yang dapat mencegah bahaya serta keamanan yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 18. Tabel 18. Peralatan keamanan, bahaya yang dicegah dan keamanan yang diperoleh Alat Bahaya yang dicegah Keamanan Kabinet keamanan biologis kelas II Aerosol, percikan Aliran udara yang masuk ke daerah kerja sedikit Kabinet keamanan biologis kelas II Aerosol, percikan Aliran udara yang masuk ke daerah kerja sedikit. Udara yang keluar dari daerah kerja sudah terinfiltrasi baik.
157 2013, No.1216 Alat Bahaya yang dicegah Keamanan Kabinet keamanan biologis kelas III Aerosol, percikan Cara pengamanan yang maksimum Alat bantu pipet Bahaya pemipetan dengan mulut, yaitu: tertelannya mikroorganisme patogen, inhalasi aerosol dan kontaminasi pada ujung tempat menghisap Dapat didisinfeksi , mudah digunakan dan mencegah kontaminasi serta kebocoran dari ujung pipet Pelindung pernafasan Inhalasi aerosol Tertahannya partikel sebesar 1-5 mikron. Melindungi mata jika menggunakan pelindung muka penuh Pelindung muka dan pelindung mata Pecahan, percikan Pelindung muka: melindungi seluruh muka Pelindung mata: melindungi mata dan bagian mata Botol dengan tutup berulir Aerosol, tetesan Perlindungan yang efektif Alat inserasi mikro Aerosol Mengurangi percikan dan penyebaran bahan infeksi Lemari asam Percikan bahan kimia Memisahkan daerah kerja dengan operator 8. Pengelolaan spesimen Penerimaan spesimen a. Laboratorium harus mempunyai loket khusus untuk penerimaan spesimen. Jika jumlah spesimen tidak banyak, maka penerimaan spesimen dapat dilakukanpada meja khusus di dalam laboratorium. b. Spesimen harus ditempatkan dalam wadah yang tertutup rapat untuk mencegah tumpahnya/bocornya spesimen.
2013, No.1216 158 c Wadah harus dapat didisinfeksi atau diotoklaf. d. Wadah terbuat dari bahan tidak mudah pecah/bocor. e. Wadah diberi label tentang identitas spesimen. f. Wadah diletakkan pada baki khusus yang terbuat dari logam atau plastik yang dapat didisinfeksi atau diotoklaf ulang. g. Baki harus didisinfeksi/diotoklaf secara teratur setiap hari. h. Jika mungkin, wadah terletak di atas baki dalam posisi berdiri. Petugas penerima spesimen a. Semua petugas penerima spesimen harus mengenakan jas laboratorium. b. Semua spesimen harus dianggap infeksi dan ditangani dengan hati- hati. c. Meja penerimaan spesimen harus dibersihkan dengan disinfektan setiap hari. d. Jangan menggunakan ludah untuk merekatkan label. e. Dilarang makan/minum dan merokok saat bekerja. f. Cuci tangan dengan sabun/disinfektan setiap selesai bekerja dengan spesimen. g. Tamu/pasien tidak diperbolehkan menyentuh barang apapun yang terdapat pada meja dimana spesimen tersimpan. Petugas pembawa spesimen dalam laboratorum a. Mengenakan jas laboratorium yang tertutup rapat pada bagian depan saat membawa spesimen. b. Membawa spesimen dengan baki rak khusus. c. Jika spesimen bocor/tumpah di atas baki, baki didekontaminasi dan sisa spesimen diotoklaf. d. Lapor pada petugas/tim K3 laboratorium jika terluka pada saat bekerja. Pengiriman spesimen dan bahan infeksius dari laboratorium a. Produk Biologis. Produk biologis dapat berupa: 1) Produk biologis akhir untuk manusia dan hewan, dibuat mengikuti persyaratan dan izin yang berwenang;
159 2013, No.1216 2) Produk biologis akhir untuk tujuan penelitian pada manusia dan hewan; 3) Produk biologis bagi percobaan hewan yang dibuat sesuai dengan ijin yang berwenang, termasuk produk yang belum selesai yang disiapkan sesuai dengan prosedur dari badan pemerintah tertentu. 4) Untuk vaksin hidup untuk manusia dan hewan merupakan produk biologis, bukan bahan infeksi. Beberapa vaksin yang telah dipasarkan/beredar mungkin berbahaya untuk daerah tertentu di dunia. Pihak yang berwajib di tempat itu dapat meminta agar vaksin ini memenuhi persyaratan bahan infeksi atau pembatasan lain yang berlaku di tempat tersebut. Bahan infeksi dan spesimen diagnostik yang diperkirakan mengandung bahan infeksi membutuhkan kemasan 3 lapis sesuai dengan rekomendasi WHO. Peraturan dan rekomendasi ini dapat berubah secara berkala. Pengirim kemasan hendaknya menyesuaikan diri dengan persyaratan yang paling baru. b. Persyaratan kemasan dan dokumentasi Bahan infeksi dan spesimen harus dikemas dalam 3 lapis, dari dalam keluar terdiri atas: 1) Wadah kedapair berisi spesimen 2) Wadah kedap air berisi bantalan absorben yang cukup banyak untuk menghisap semua cairan spesimen yang bocor 3) Wadah untuk melindungi wadah ke-2 dari pengaruh luar seperti kerusakan fisik dan air selama dalam perjalanan. Untuk kejelasannya sebagaimana tercantum dalam gambar 1. Bahan infeksi dikategorikan sebagai benda berbahaya. Kemasan berisi bahan infeksi harus mempunyai label bahaya seperti tercantum dalam gambar 2.
2013, No.1216 160 Gambar 1 Gambar 2 Salinan dari formulir berisi data spesimen, surat atau informasi lain yang mengidentifikasi atau menerangkan tentang spesimen harus ditempel pada bagian luar wadah kedua. Dua lembar salinan lain masing-masing dikirim ke laboratorium penerima dan arsip si pengirim. Hal ini memungkinkan laboratorium penerima untuk mengidentifikasi spesimen dan menentukan bagaimana menangani dan memeriksanya. Jika bahan akan diserahkan didalam nitrogen cair atau dengan pelindung lain terhadap suhu tinggi, semua wadah dan kemasan harus dapat menahan suhu rendah. Kemasan pertama dan kedua harus dapat menahan perbedaan tekanan sampai 95kPa dan berbedaan suhu antara -40°C dan +50°C. Jika bahan mudah rusak, cantumkan peringatan pada dokumen pengiring, misalnya SIMPAN DALAM KEADAAN DINGIN, ANTARA +20°C DAN +4°C. Yang harus dilakukan oleh si pengirim: 1) Hubungi pemberi jasa transportasi dan si penerima (lewat telepon atau faksimil) untuk menjamin agar spesimen diantar dan diperiksa segera. 2) Siapkan dokumen pengiriman. 3) Atur rute pengiriman, jika mungkin menggunakan penerbangan langsung. 4) Kirimkan pemberitahuan secara teratur tentang semua data transportasi kepada si penerima.
161 2013, No.1216 Bahan infeksi seharusnya tidak dikirim sebelum ada kesepakatan diantara pengirim, pemberi jasa transportasi dan penerima, atau sebelum si penerima memastikan dengan yang berwenang bahwa bahan tersebut boleh dimasukkan ke daerah tersebut dengan sah serta tidak akan terjadi keterlambatan dalam pengiriman paket ke tujuannya. Penerima bertanggung jawab untuk: 1) Mendapatkan ijin yang diperlukan dari yang berwenang. 2) Mengirimkan ijin impor, surat yang diperlukan atau dokumen lain yang disyaratkan oleh pejabat dari tempat asal spesimen. 3) Segera memberitahukan si pengirim jika bahan kiriman telah diterima. c. Pengiriman paket/kemasan Pengiriman bahan infeksi membutuhkan koordinasi yang baik antara si pengirim, pemberi jasa transportasi dan laboratorium penerima untuk menjamin bahwa bahan dikirim dengan aman dan tiba di tujuan dalam keadaan baik. B. TATA RUANG DAN FASILITAS LABORATORIUM 1. Ruangan laboratorium a. Seluruh ruangan dalam laboratorium harus mudah dibersihkan. b. Pertemuan antara dua dinding dibuat melengkung. c. Permukaan meja kerja harus tidak tembus air. Juga tahan asam, alkali, larutan organik dan panas yang sedang.Tepi meja dibuat melengkung. d. Ada jarak antara meja kerja, lemari dan alat sehingga mudah dibersihkan. e. Ada dinding pemisah antara ruang pasien dan laboratorium. f. Tersedianya wastafel dengan air mengalir dalam setiap ruangan laboratorium dekat pintu keluar. g. Pintu laboratorium sebaiknya dilengkapi dengan label KELUAR, alat penutup pintu otomatis dan diberi label BAHAYA INFEKSI (BIOHAZARD). h. Denah ruang laboratorium yang lengkap (termasuk letak telepon, alat pemadam kebakaran, pintu keluar darurat) digantungkan di beberapa tempat yang mudah terlihat.
2013, No.1216 162 i. Tempat sampah kertas, sarung tangan karet/plastik, dan tabung plastik harus dipisahkan dari tempat sampah gelas/kaca/botol. j. Tersedia ruang ganti pakaian, ruang makan/minum dan kamar kecil. k. Tanaman hias dan hewan peliharaan tidak diperbolehkan berada diruang kerja laboratorium. 2. Koridor, gang, lantai dan tangga a. Koridor, tangga dan gang harus bebas dari halangan. b. Penerangan di koridor dan gangcukup. c. Lantai laboratorium harus bersih, kering dan tidak licin. d. Tangga yang memiliki lebih dari 4 anak tangga dilengkapi dengan pegangan tangan. e. Permukaan anak tangga rata dan tidak licin. 3. Sistem Ventilasi a. Ventilasi laboratorium harus cukup. b. Jendela laboratorium dapat dibuka dan dilengkapi kawat anti nyamuk/lalat. c. Udara dalam ruangan laboratorium dibuat mengalir searah. C. PENANGANAN KECELAKAAN DI LABORATORIUM Kecelakaan yang sering terjadi di laboratorium disebabkan oleh bahan kimia. Untuk mencegah timbulnya bahaya yang lebih luas, wajib disediakan informasi mengenai cara penanganan yang benar jika terjadi tumpahan bahan kimia didalam laboratorium. Agar mudah terbaca, informasi ini hendaknya dibuat dalam bentuk bagan yang sederhana dan dipasang pada dinding dalam ruang laboratorium. Selain itu, harus pula di sediakan peralatan untuk menangani keadaan tersebut seperti: a. pakaian pelindung diri, sarung tangan karet, sepatu bot karet b. sekop dan pengumpul debu c. forsep untuk mengambil pecahan gelas d. kain lap dan kertas pembersih e. ember f. abu soda atau natrium bikarbonat untuk menetralkan asam g. pasir
163 2013, No.1216 Jika terjadi tumpahan asam dan bahan korosif, netralkan dengan abu soda atau natrium bikarbonat, sedangkan jika yang tumpah berupa zat alkalis, taburkan pasir di atasnya. Tindakan yang harus dilakukan jika terdapat tumpahan bahan kimia berbahaya: a. Beritahu petugas keamanan laboratorium dan jauhkan petugas yang tidakberkepentingan dari lokasi tumpahan; b. Upayakan pertolongan bagi petugas laboratorium yang cedera; c. Jika bahan kimia yang tumpah adalah bahan mudah terbakar, segera matikan semua api, gas dalam ruangan tersebut dan ruangan yang berdekatan; d. Matikanperalatan listrikyang mungkin mengeluarkan bunga api; e. Jangan menghirup bau dari bahan yang tumpah; f. Nyalakan kipas angin penghisap ( exhaust fan ) jika aman untuk dilakukan. D. PENGAMANAN TERHADAP BAHAN KHUSUS Bahan Kimia 1. Penggolongan Bahan Kimia Dalam menjalankan aktivitasnya, petugas laboratorium seringkali terpapar berbagai bahan kimia. Di laboratorium, bahan kimia umumnya digunakan dalam jumlah sedikit namun mencakup jenis yang sangat beragam. Pada dasarnya banyak bahan kimia berbahaya karena dapat menimbulkan kebakaran (F-flammability hazard ), ledakan (R- reactivity/stability hazard ) atau gangguan kesehatan (H-health hazard) bagi petugas laboratorium. Karena itu mutlak perlu diketahui penggolongan bahan kimia berbahaya untuk memudahkan pengenalan, cara penanganan dan pengirimannya. Secara umum bahan kimia berbahaya dibagi menjadi beberapa golongan: a. Bahan Kimia Beracun (Toksik) Merupakan bahan kimia yang dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia atau menyebabkan kematian apabila terserap ke dalam tubuh karena tertelan, terhirup, atau terkena kulit.
2013, No.1216 164 b. Bahan Kimia Korosif Merupakan bahan yang terkena reaksi kimia dapat mengakibatkan kerusakan apabila kontak dengan jaringan tubuh atau bahan lain. c. Bahan MudahTerbakar ( Flammable Substances) Merupakan bahan kimia yang mudah bereaksi dengan oksigen dan menimbulkan kebakaran. Reaksi kebakaran yang sangat cepat juga dapat menimbulkan ledakan. Jenis bahan kimia mudah terbakar dapat digolongkan menjadi tiga sub golongan, yaitu: 1) Zat padat mudah terbakar Zat padat yang mudah terbakar adalah: bahan padat yang tidak mudah meledak, dapat menimbulkan kebakaran karena gesekan, absorpsi uap, perubahan kimia yang spontan dan penyimpanan panas selama proses. Pada umumnya zat padat lebih sukar terbakar dibandingkan dengan zat cair, tetapi zat padat berupa serbuk halus lebih mudah terbakar daripada zat cair atau gas. Contoh yang termasuk golongan ini adalah belerang, fosfor, hibrida logam, logam alkali dan lain-lain. 2) Zatcair mudah terbakar Zatcairyang mudah terbakar adalah bahan cair yang mudah menguapdan uapnya mudah terbakar pada suhu dibawah 25,5°C. Golongan ini paling banyak dijumpai diindustri dan di laboratorium, serta dikenal sebagai pelarut organik. Contoh: eter, alkohol, aseton, benzena, heksan dan lain-lain. Pelarut tersebut pada suhu kamar dapat menghasilkan uap yang jika bereaksi dengan udara pada perbandingan tertentu dapat dibakar oleh adanya api atau loncatan listrik. 3) Gas mudah terbakar Yang termasuk golongan ini adalah gas yang amat mudah terbakar dan sering menimbulkan ledakan. Contoh: gas alam untuk bahan bakar, hidrogen, asetilen, etilen oksida dan sebagainya. d. Bahan kimia mudah meledak Beberapa contoh bahan kimia yang mudah meledak, yaitu:
165 2013, No.1216 1) Azida Apabila azida bereaksi dengan tembaga, misalnya dalam pipa pembuangan atau kran air, maka tembaga azida akan menimbulkan ledakan hebat jika terkena benturan ringan. 2) Asam perklorat Jika dibiarkan mengering pada permukaan meja yang terbuat dari kayu, batu bataatau kain,akan meledakdan menimbulkan kebakaran jika terkena benturan. 3) Asam pikrat dan garamnya Akan terbakar oleh panas atau benturan. e. Bahan kimia oksidator ( Oxidation Agents) Merupakan bahan kimia, yang mungkin tidak mudah terbakar, tetapi dapat menghasilkan oksigen yang dapat menyebabkan kebakaran bahan lainnya. f. Bahan kimia yang reaktif terhadap air ( Water Sensitive Substance) Merupakan bahan kimia yang mudah bereaksi dengan air dan menghasilkan panas serta gas yang mudah terbakar g. Bahan kimia yang reaktif terhadap asam ( AcidSensitive Substance) Merupakan bahan kimia yang mudah bereaksi dengan asam dan menghasilkan panas serta gas yang mudah terbakar, atau gas yang beracun dan korosif. h. Gas bertekanan ( Compressed Gases) Merupakan gas yang disimpan di bawah tekanan, baik gas yang ditekan, maupun gas cair atau gas yang dilarutkan dalam pelarut di bawah tekanan. i. Bahan radioaktif ( Radioactive Substance) Merupakan bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas lebih besardari 2.10 microcurie/gram. 3 2. Bahan Kimia Yang Tidak Boleh Tercampur ( Incompatible Chemicals) Banyak bahan kimia di laboratorium yang dapat menimbulkan reaksi berbahaya jika tercampur satu samalain, antara lain: - Air raksa: dengan asetilen, asam fulminat, hydrogen. Amonia anhidrat: dengan air raksa, halogen, kalsium hipoklorit dan hidrogen fluorida.
2013, No.1216 166
Amonium nitrat: dengan asam, bubuk logam, klorat, nitrat, sulfat dan zat mudah terbakar. Anilin: dengan asam nitrat dan hidrogen peroksida. Asam asetat: dengan asam kromat, asam nitrat, ikatan hidroksil, etilen glikol, asam perklorat, peroksida dan permanganat. Asam kromat: dengan asam asetat, naftalen, kamfer, alkohol, gliserol, terpentin dan cairan mudah terbakar. Asam nitrat: dengan asam asetat, asam kromat dan asam hidrosianat, anilin, karbon, hidrogen sulfida, cairan/gas/zat lain yang mudah bereaksi dengan nitrat. Asam oksalat: dengan perak dan air raksa. Asam perklorat: dengan asetat anhidrat, bismut dan ikatannya, alkohol, kertas, kayu dan bahan organik lain. Asam sulfat: dengan klorat, perklorat, pemanganat dan air. Asetilen: dengan tembaga, halogen, perak air raksa dan ikatan yang mengandung komponen tersebut. Aseton: dengan campuran asam sulfat dan asam nitrat pekat. Brom: dengan amonia, asetilen, butadien, butan, hidrogen, natrium karbida, terpentin, logam. Cairan mudah terbakar: dengan amonium nitrat, asam kromat, hidrogen peroksida, asam nitrat, natrium peroksida dan halogen. Fosfor pentoksida: dengan air Hidrokarbon: dengan fluorin, klorin, formin, asam kromat dan natrium peroksida. Hidrogen peroksida: dengan krom, tembaga, besi, logam air, garam logam, cairan mudah terbakar dan produk yang mudah terbakar, anilin dan nitrometan. Hidrogen sulfida: dengan uap asam nitrat dan gas oksidan. Kaliurn permanganat: dengan gliserol, etilen glikol, benzaldehid dan asam sulfat. Karbon (diaktifkan oleh kalsium hipoklorit): dengan semua zat oksidan. Klorat: dengan garam amonium, asam, bubuk logam, sulfur, zat mudahterbakar, karbon. Klorin: dengan amonia, asetilen, butadien, benzen, dan komponen minyakbumi lain, hidrogen, natrium karbida, terpentin dan logam. Klorin dioksida : dengan amonia, metan fosfin, hidrogen sulfida. Logam alkali (kalsium, kalium dan natrium): dengan air, karbondioksida,karbon tetraklorida dan hidrokarbon yang mengandung klor - Merkuri: dengan asetilen, asam fulminat, hidrogen. - - Natrium: dengan karbon tetraklorida, karbondioksida dan air. Natrium azida: dengan timbal, tembaga dan logam lain. Bahan kimia
167 2013, No.1216
- ini umumnya digunakan sebagai pengawet, tetapi jika berikatan dengan logam dapat membentuk ikatan yang tidak stabil dan mudah meledak. Jikacampuran ini dibuang melalui wastafel, komponen logam akan terperangkap dan pipa air dapat meledak pada saat pipa tadi diperbaiki oleh tukang ledeng. Natrium peroksida: dengan zat oksidan seperti metanol, asam asetat glasial, asetat anhidrat, benzaldehid, karbon disulfida, gliserol, etil asetat dan furfural. Oksigen: dengan minyak, lemak, hidrogen, cairan/zat padat/gas yang mudah terbakar. Perak: dengan asetilen, asam oksalat, asam tartrat dan ikatan amonium. Sianida : dengan asam dan alkali. Tembaga: dengan asetilen, azida dan hidrogen peroksida. Yodium : dengan asetilen dan amonia. 3. Efek toksik bahan kimia Beberapa bahan kimia dapat membahayakan kesehatan petugas laboratorium jika tersentuh kulit, terhirup atau tertelan. Efek yang ditimbulkan sangat beragam dan dapat mengenai sistem pernapasan, darah, paru
-paru, ginjal, hati, saluran cerna dan organ tubuh maupun jaringan tubuh lain. Beberapa bahan kimia juga diketahui bersifat karsinogenik (dapat menimbulkan kanker) atau teratogenik (menimbulkan cacat pada janin). Selain efek seperti yang disebutkan di atas, paparan terhadap bahan kimia ini juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan yang tidak langsung terlihat seperti berkurangnya koordinasi anggota gerak tubuh, menurunnya kewaspadaan atau gejala yang serupa. Gangguan kesehatan ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja di laboratorium. Paparan berulang/berkepanjangan terhadap berbagai pelarut organik dalam bentuk cair dapat merusak kulit karena efek penghancuran lemak, alergi atau sifat korosif yang dimilikinya, seperti tercantum pada tabel 19.
2013, No.1216 168 Tabel 19. Bahan kimia dan pengaruhnya terhadap kesehatan Bahan Kimia Pengaruh terhadap kesehatan Akut kronik Air raksa Muntah, diare, sakit kepala, mual, sakit mata Gangguan sistem saraf pusat, gusi bengkak dan gigi tanggal Akrilin Keluar air mata, iritasi aluran nafas Iritasi mata Edema paru Amoniak Anilin (aminobenzen, fenilamin) Sianosis karena methemoglobinemia, narkose ringan, paralisis saluran nafas Asetaldehid (aldehid asetat, ethanal) Iritasi mata dan saluran nafas, narkose (menurunkan kesadaran) Bronkitis, kerusakan hati Asetat anhidrat (asetil oksida, ethanoik anhidrat) Iritasi kuat pada mata dan saluran nafas, efek korosif Aseton (dimetil keton, 2-propanol) Iritasi ringan pada mata, hidung dan tenggorokan, narkose Asetonitril (metil sianida) Iritasi saluran pernafasan, keracunan sianida Leukemia, kerusakan hati, anemia aplastik Narkose Benzen
Bahan Kimia Benzidin Dietil eter Dioksan Fenol Formaldehid (formalin) Glutaral Karbon tetraklorida (tetraklorometan) Kloroform (triklorometan) Metanol (metil alkohol) α-Naftilamin 169 2013, No.1216 Pengaruh terhadap kesehatan Akut kronik Sakit perut, mual, iritasi kulit Karsinogenesis Kecanduan Muntah, iritasi mata, narkose Narkose Kerusakan hati dan ginjal, Sakit perut, muntah, diare, iritasi kulit, sakit mata, efek korosif karsinogenesis Gangguan sistem saraf, koma Iritasi saluran nafas, kulit dan membran mukosa Edema paru Iritasi saluran nafas dan membra mukosa Sakit kepala, mual, ikterikringan,Hilang nafsu makan, narkose idem Kerusakan hati dan ginjal, gangguan saluran cerna Narkose,iritasi, mukosa Kerusakan retina dan saraf optik Diduga karsinogen
2013, No.1216 Bahan Kimia β-Naftilamin Nitrobenzen (nitrobenzol) Piridin Selenium Sianogen bromida Sitokalasin Tetrahidrofuran (dietil oksida, tetrametil oksida) Thallium 170 Pengaruh terhadap kesehatan Akut kronik Karsinogensis Sinosis karena methnemoglobinemia, narkose ringan Anemia, tekanan darah menurun, Kerusakan hati dan ginjal methemoglobinemia dengan sianosis, iritasi kandung kemih, kerusakan hati Kerusakan saraf Kulit terbakar, sakit mata, batuk Sakit perut, mual, diare, gangguan penglihatan Gangguan sistem saraf pusat, terotogenesis Edema paru Narkose, kerusakan hati dan ginjal, iritasi mata dan saluran nafas Mutagenesis Sakit perut, muntah, mual, diare Gangguan saraf, gangguan penglihatan, kelemahan otot, ataksia Narkose Karsinogenesis
171 2013, No.1216 Bahan Kimia Pengaruh terhadap kesehatan Akut kronik O-Tolidin Narkose Gangguan saraf tidak spesifik, mungkin kecanduan Toluen (metil benzen, fenil benzen, toluol) Trikloroetilen (etinil triklorida) Narkose, sakit kepala, lelah, kurang waspada, mual Kerusakan hati, gangguan saraf non spesifik Gangguan saraf tidak spesifik Idem m-Xylene (1,2 dimetilbenzen) Idem Idem O-Xylene (1,3 dimetilbenzen) Idem p-Xylene (1,4 dimetil benzen) 4. Gas bertekanan dan gas dalam bentuk cair a. Ruang laboratorium yang berisi tabung gas mudah terbakar harus diberi labelperingatan pada pintunya. b. Tabung yang berisi gas mudah terbakar diberi simbol/label gas mudah terbakar. c. Hindari penempatan lebih dari satu tabung gas mudah terbakar dalam saturuang pada saat yang sama. d. Tabung gas cadangan harus disimpan dalam ruang yang berjarak cukup jauhdari ruang laboratorium. e. Ruang penyimpanan ini harus dikunci dan diberi tanda pada pintunya.
2013, No.1216 172 f. Tabung gas bertekanan harus diikat/ditambat pada dinding atau meja kerjadengan kokoh agar tidak mudah terlepas. g. Jangan letakkan tabung gas bertekanan dan gas dalam bentuk cair dekatradiator, sumber api, peralatan listrik yang mengeluarkan bunga api atau dibawah sinar matahari. h. Katup tekanan tinggi utama harus dimatikan jika tabung gas tidak digunakanatau jika tidak ada orang dalam ruang laboratorium. i. Tabung gas bertekanan harus diangkat dengan trolley dan dilengkapi dengan penutupnya pada saat dibawa. j. Setiap tabung gas ditandai dengan warna tersendiri. k. Reservoar dan instalasi untuk masing-masing gas harus memiliki warna yangsama. 5. Penyimpanan bahan kimia a. Sediakanlah bahan kimia dalam jumlah secukupnya di dalam ruang laboratorium. b. Stok bahan kimia harus disimpan dalam ruang khusus berlantai beton. c. Bahan kimia yang mudah terbakar harus disimpan dalam ruang terpisah. d. Untuk mencegah timbulnya kebakaran dan ledakan dari uap karena terkenabunga api dari alat listrik, tombol lampu untuk ruang penyimpanan harusberada di luar ruang dan lampu dilengkapi dengan kap lampu. e. Jangan menyimpan bahan kimia berdasarkan urutan abjad. Hal ini dapatmenyebabkan bahan yang seharusnya tidak berdekatan satu sama lain. Mengabaikan sifat fisik dan kimia dari bahan yang disimpan dapat menimbulkanbahaya: a. Kebakaran; b. Ledakan; c. Keluarnya gas beracun, uap dan debu; d. Kombinasi dari hal diatas; Untuk menghindari hal tersebut maka penyimpanan bahan kimia perlu memperhatikan hal-hal di bawah ini: a. Pengaruh panas/api
173 2013, No.1216 Kenaikan suhu akan menyebabkan terjadinya reaksi atau perubahan kimia. Disamping itu, percikan api memungkinkan terbakarnya bahan yang mudah terbakar. b. Pengaruh kelembaban Zat higroskopis mudah menyerap uap air dari udara dan reaksi hidrasi yangeksotermis akan menimbulkan panas di dalam ruang penyimpanan. c. Interaksi dengan wadah Bahankimia tertentu dapat berinteraksi dengan wadahnya dan akan menimbulkan kebocoran/kerusakan. d. Interaksi antar bahan Kemungkinan interaksi antar bahan dapat menimbulkan ledakan, kebakaran, atau timbulnya gas yang berbahaya. Dengan mempertimbangkan faktor tersebut, maka penyimpanan bahan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Bahan Beracun Contoh: sianida, arsenida, dan fosfor Syarat penyimpanan: a) Ruangannya dingin dan berventilasi b) Jauhkan dari bahaya kebakaran c) Jauhkan dari bahan yang mungkin bereaksi d Di tempat penyimpanan disediakan alat pelindung diri, misalnya : pakaian kerja, masker, dan sarung tangan. 2) Bahan Korosif Contoh: asam, anhidrida asam, dan alkali Syarat penyimpanan: a) ruangannya dingin dan berventilasi b) wadahnya tertutup dan berlabel c) jauhkan dari bahan beracun. Zat tersebut dapat merusak wadah dan bereaksi dengan zat beracun, menghasilkan uap/gas beracun.
2013, No.1216 174 3) Bahan MudahTerbakar Contoh: benzena, aseton, eter, heksana. Syarat penyimpanan: a) ruangannya dingin dan berventilasi b) jauhkan dari sumberapi atau panas, termasuk loncatan api listrikdan bara rokok c) di tempat penyimpanan tersedia alat pemadam kebakaran d) jauhkan dari bahan oksidator. 4) Bahan Mudah Meledak Contoh: amoniumnitrat, nitrogliserin, Trinitrotuluen (TNT), natrium azida, asam perklorat. Syarat penyimpanan: a) b) c) d) hindarkan dari gesekan atau tumbukan mekanis ruangannya dingin dan berventilasi jauhkan dari panas dan api jauhkan dari bahan yang mudah terbakar 5) Bahan Oksidator Contoh: perklorat, permanganat, peroksida organik. Syarat penyimpanan: a) ruangannya dingin dan berventilasi b) jauhkan dari sumber api dan panas, termasuk loncatan api listrik dan bara rokok jauhkan dari bahan cair mudah terbakar dan zat reduktor c) Catatan : pemadam kebakaran kurang bermanfaat karena zat oksidator dapat menghasilkan oksigen sendiri. 6) Bahan Reaktif Terhadap Air Contoh: natrium, hidrida, karbit, nitrida Syarat penyimpanan: a) b) c) d) ruangannya dingin, kering, dan berventilasi. jauhkan dari sumber nyala api dan panas. bangunannya kedapair. tersedia pemadam kebakaran tanpa air, misalnya CO2. 7) Bahan Reaktif Terhadap Asam Contoh: natrium, hibrida, dan sianida. Pada umumnya gas tersebut dengan asam akan menghasilkan gas yangmudah terbakar atau beracun
175 2013, No.1216 Syarat penyimpanan: a) b) c) d) ruangannya dingin dan berventilasi jauhkan dari sumber api, panas dan asam ruang penyimpanan perlu dirancang agar tidak memungkinkan terbentuknya kantung hidrogen tersedianya alat pelindung diri seperti kacamata, pakaian kerja, dan sarung tangan. 8) Gas Bertekanan Contoh: gas nitrogen, asetilen, bidrogen klor, yang disimpan dalam silinder. Syarat penyimpanan: a) disimpan dalam keadaan tegak dan terikat. b) c) d) e) ruangannya dingin dan tidak terkena sinar matahari langsung. jauhkan dariapi dan panas. jauhkan dari beban korosif yang dapat merusak kran dan katup. pisahkan gas mudah terbakar dari gas bersifat oksidator. E. BAHAN RADIOAKTIF: BAHAYA DAN CARA PENGAMANANNYA Pada saat ini, penggunaan bahanradioaktif di dalam laboratorium mikrobologi dan biomedis kadang-kadang tidak dapat dihindarkan. Hal ini karena uji serologi rutin umumnya tidak dapat mendeteksi antigen, antibodi ataupun protein jika terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit di dalam spesimen. Dengan menggunakan pelacak yang di label radioisotop, kepekaan uji tersebut dapat ditingkatkan secara bermakna. Beberapa uji serologi seperti Radio Immuno Assay (RIA) dan Radio Immuno Blotting Assay (RIBA) misalnya, terbukti sangat sensitif untuk mendeteksi antigen permukaan virus hepatitis B (HBsAg) dan antibodi terhadap virus hepatitis C (anti HCV) dalam darah. Dalam laboratorium penelitian yang menerapkan teknik diagnostik molekuler seperti hibridisasi (insitu, dot blot. Southern blot) dan Polymerase chain reaction (PCR), umumnya digunakan pelacak yang dilabel radioisotop seperti P32 atau S35. Meskipun bermanfaat, bahan radioaktif ini sangat berbahaya bagi kesehatan petugas laboratoriumdan masyarakat sekitarnya. Karena itu laboratorium yang menggunakan bahan radioaktif mutlak melaksanakan penanganan zat radioaktif dengan tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengingat risiko yang ditimbulkan oleh bahan radioaktif, sudah dikembangkan berbagai metode melabel non-radioisotop dengan kepekaan yang hampir mendekati zat radioaktif.
2013, No.1216 176 1. Satuan dan Dosis Radiasi Zat radioaktif merupakan atom tak stabil yang berasai dari bahan alam maupun hasil aktivasi di dalam reaktor. Zat radioaktif akan mengaiami transformasi spontan menjadi atom yang lebih stabil. Proses ini selalu disertai dengan pemancaran radiasi dan disebut peluruhan radioaktif (radioactive decay). Radiasi yang dipancarkan dapat berbentuk partikel bermuatan (partikelalfa dan/atau beta) atau gelombang eIektromagnetik (sinar gamma). Satuan radioaktivitas yang berlaku saat ini adalah becquerel (Bq) yang didefmisikan sebagai disintegrasi inti per detik. Satu curie (Ci) = 3,7x 10 disintegrasi/detik (Bq). 10 Untuk sistem biologi seperti tubuh manusia, dosis radiasi yang diserap dinyatakan dengan dosis ekivalen (satuannya sievert, Sv). Besarnya dosis ekivalen yang diterima oleh seorang petugas laboratorium yang berdiri di dekat sumber radiasi bergantung pada: (I) radioaktivitas sumber, (2)jarak dari sumber, dan (3) lamanya berdiri dekat sumber. 2. Efek Radiasi Pada Manusia Radiasi pada manusia dapat menimbulkan gangguan kesehatan yang bersifat akut maupun kronik. Beberapa jamsetelah seseorang terkena radiasi dapat timbul gejala berupa mual dan muntah-muntah. Paparan radiasi yang relatif tinggi juga dapat menimbulkan kanker. Jikaradiasi merusak sel benih/mudigah dapat terjadi mutasi pada gen/kromosom sel sehingga menimbulkan cacat bawaan. 3. Keselamatan Terhadap Radiasi International Commision on Radiological Protection (ICRP)telah menganjurkan nilaibatas dosis (NBD) untuk para petugas laboratorium yang berhubungan dengan radiasi dan masyarakat umum. NBD untuk petugas laboratorium adalah 50 mSv (5000 mrem) pertahun sedangkan untuk masyarakat umum adalah 5 mSv (500 mrem).Jikaseseorang telah menerima radiasi melebihi NBD, maka untuk sementara waktu ia dilarang bekerja dengan zat radioaktif sampai waktu NBD dilewati. 4. Tata Ruang Laboratorium Yang Mempergunakan Zat Radioaktif Tata ruang laboratorium mikrobiologi dan biomedis yang mempergunakan zat radioaktif daiam pekerjaannya adalah sama dengan tata ruang dan fasilitas laboratorium sebagaimana tercantum daiam Pedoman umum dengan menambahkan hal sebagai berikut:
177 2013, No.1216 a. Sistem ventilasi Ada filter yang efisien untuk menahan debu radioaktif. b. Perisai Perisai timbal untuk perlindungan terhadap sinar gama dan perisai alumunium untuk perlindungan terhadap sinar beta. c. Tanda radiasi Pasangtanda radiasi secara jelas/mencolok di pintu masuk dan di tempat bekerja dengan bahan radioaktif. Gambar tanda radiasi dapat dilihat pada gambar 3. Gambar 3. Simbol Radiasi 5. Perlakuan Terhadap Petugas Yang Terkontaminasi Risiko kontaminasi zat radioaktif dapat terjadi jika petugas laboratorium tertumpah oleh larutan zat radioaktif atau debunya terhirup. Zat radioaktif sangat sulit dikeluarkan dan daiam tubuh dengan cepat, karena itu setiap petugas harus berusaha mencegah masuknya zat radioaktif ke dalam tubuhnya. Petugas harus bekerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan,termasuk menggunakan pakaian pelindung diri yang sesuai. Jika terjadi kontaminasi radiasi, lakukanlah hal di bawah ini: a. Periksa apakah orang tersebut terluka. Bila terluka.segera berikan pertolongan pertama. b. Hilangkan kontaminasi. Cari lokasi kontaminasi pada permukaan tubuh dengan monitor radiasi.Cuci bagian tubuh tersebut sebaik mungkin dengan sabun. Jika rambut terkontaminasi, cucilah rambut di bak cuci agar zat radioaktif tidak masuk kedalam mulut.Lakukan pemeriksaan ulang untuk melihat ada tidaknya residu kontaminan yang tertinggal. Jika masih ada
2013, No.1216 178 residu,pencucian diulangi. Jika seluruh tubuh terkontaminasi lakukan tindakan berurut dibawah: 1) Buka pakaian pelindung dan cuci rambut di bak cuci; 2) Cuci seluruh tubuh dengan sabun di bawah pancuran ai; 3) Pantau residu kontaminan. Jika masih ada kontaminasi, pencucian diulang sampai bersih. F. INFEKSI MIKROORGANISME Semua laboratorium yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium mikrobiologi dan biomedis harus melaksanakan upaya keamanan kerja di laboratorium. Pengamanan yang dilakukan didasarkan atas mikroorganisme yang ditangani dan diperiksa. Mikroorganisme dan laboratorium dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Klasifikasi mikroorganisme, dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu: 1. Kelompok risiko satu Kelompokini merupakan kelompok yang tidakmenimbulkan resiko atau resiko sangat rendah baik pada individu maupun pada masyarakat. Mikroorganisme pada kelompok ini pada umumnya tidak menyebabkan penyakit pada manusia atau ternak. 2. Kelompok risiko dua Kelompok ini merupakan kelompok yang mempunyai resiko sedang pada individu dan resiko rendah pada masyarakat. Kelompok mikroorgansime patogen ini dapat menimbulkan penyakit pada manusia dan ternak, namun pada umumnya tidak menimbulkan bahaya yang serius pada petugas laboratorium, masyarakat, ternak atau lingkungan. Infeksi yang terjadi di laboratorium umumnya dapat dicegah dan diobati serta resiko penyebarannya terbatas. Dalam keadaan tertentu, mikroorganisme kelompok ini dimasukkan dalam risiko tiga. 3. Kelompok risiko tiga Kelompok ini merupakan kelompok yang mempunyai risiko tinggi pada individu dan risiko rendah pada masyarakat. Kelompok mikroorganisme patogen ini biasanya menyebabkan penyakit serius, tetapi umumnya tidak menyebar dari satu orang ke orang lainnya. Umumnya tersedia tindakan pencegahan dan pengobatan yang efektif.
179 2013, No.1216 4. Kelompok risiko empat Kelompok ini merupakan kelompok yang mempunyai resiko tinggi baik pada individu maupun pada masyarakat. Kelompok mikroorganisme patogen ini dapat menimbulkan penyakit genus dan sangat menular secara langsung atau tidak langsung.Umumnya belum tersedia tindakan dan pengobatan yang efektif. G. FASILITAS HEWAN PERCOBAAN Pada laboratorium yang menggunakan hewan percobaan, harus diperhatikan bahwa banyak penyebab infeksi pada hewan dapat menulari manusia termasuk petugas laboratorium. Untuk mencegah penyebab infeksi, lokasi ruang hewan sebaiknya terpisah dari ruang laboratorium lain. Dibedakan pula hewan yang (i) terinfeksi dan tak terinfeksi, dan (ii) hewan berlainan spesies. Tata ruang dan fasilitas ruang hewan terutama diarahkan untuk mempermudah pembersihan, penataan dan pengelolaan hewan tadi. Hewan percobaan harus diberi tempat yang nyaman dan bersih serta makanan dan minuman yang cukup. Air dalam lingkungan kandang harus cukup dan pembuangan kotoran hewan tidak boleh mencemari lingkungan. Pada akhir percobaan atau jika ada hewan yang mati karena diinfeksi/terinfeksi penyakit, setelah pemeriksaan pasca kematian (post mortem), hewan tersebut harus segera dimasukkan dalam wadah tertutup dan secepat mungkin dimusnahkan dengan cara yang etis dan selanjutnya diinsinerasi. Fumigasi kandang hewan percobaan harus dilakukan secara teratur pada saat kandang sedang kosong atau pada akhir suatu percobaan. Tabel 20 memperlihatkan secara ringkas keamanan laboratorium dengan fasilitas hewan percobaan dan peralatan keamanan yang dibutuhkan.
2013, No.1216 180 Tabel 20. Tingkat keamanan biologis laboratorium pada fasilitas hewan percobaan, pedoman kerja yang harus dilakukan danperalatan keamanan yang dibutuhkan Kelompok risiko mikroorganisme Tingkat keamanan biologis Pedoman kerja Peralatan keamanan Satu 1 Akses pakaian pelindung, sarung tangan terbatas, Dua 2 Akses terbatas dan dipasang tanda BAHAYA INFEKSI, pakaian pelin dung dan sarung tangan, dekontaminasi limbah dan kandang sebelum dicuci. Kabinet keamanan biologis kelas I atau II untuk cara yang memproduksi aerosol, alat pelindung diri. Tiga 3 Akses terkendali, pakaian pelindung khusus, atau seperti untuk tingkat keamanan biologis 1 dan 2 Kabinet keamanan biologis kelas I dan 11 untuk semua pekerjaan, alat pelindung diri. Empat 4 Akses sangat terbatas, pedoman kerja untuk tingkat keamanan biologis 3 ditambah kamar untuk Kabinet keamanan biologis kelas II atau kabinet bertekanan positif yang cocok untuk semua kegiatan. berganti pakaian dan mandi pencuran, semua didekontaminasi sebelum dibuang limbah
181 2013, No.1216 Tingkat keamanan laboratorium pada fasilitas hewan percobaan adalah sebagai berikut: 1. Tingkat Keamanan Biologis 1 Digunakan untuk pemeliharaan hewan sehat (setelah dikarantina) atau untuk hewan yang terkena mikroorganisme kelompok risiko satu. Cara kerja yang benaradalah seperti tercantum pada Pedoman Umum. Fasilitas untuk hewan percobaan harus bebas dari kemungkinan masuknya hewan lain terutama hewan mengerat dan serangga. 2. Tingkat Keamanan Biologis 2 Digunakan untuk hewan yang terinfeksi dengan mikroorganisme kelompok risiko dua. Perlu diperhatikan tindakan pengamanan di bawah ini: a. Label bahaya harus dituliskan pada pintu atau tempat yang dianggap perlu. b. Fasilitas harus mudah dibersihkan. c. Pintu harus terbuka ke dalam dan dapat menutup sendiri. d. Ventilasi, penerangan dan suhu ruangan yang terkendali. e. Jika dilengkapi dengan ventilasi mekanik, udara tidak boleh dialirkan balikke bagian lain maupun ke dalam bangunan tersebut, jadi merupakan sistem hilang total (totalloss). f. Hanya orang yang berkepentingan boleh masuk. g. Selain dari hewan yang digunakan untuk percobaan tidak boleh masuk. h. Seyogyanya terdapat program pengendalian serangga dan hewan mengerat. Jendela ruangan dan kandang dipasangi kawat anti nyamuk dan rayap. i. j. Sesudahbekerja, permukaan meja harus didekontaminasi dengan disinfektan. k. Kabinet keamanan biologis kelas satu atau dua harus digunakan untuk pekerjaan yang memungkinkan terjadinya aerosol. I. Tersedia otoklaf di tempat yang cukup dekat. l. Bahan yang akan diotoklaf atau diinsinerasi harus dibawa dalam keadaan tertutup dan aman. m. Pembersihan kandang hewan harus dilakukan dengan cara yang tidak menimbulkan aerosol dan debu. n. Sisa pemeliharaan hewan percobaan (alas kandang, tempat makanan danminuman hewan serta kandang) harus didekontaminasi segera setelah selesai digunakan. o. Hewan percobaan yang tidak dipakai lagi, sebelum dimusnahkan denganinsinerasi harus dibunuh dengan cara yang etis. p. Tersedia fasilitas untuk cuci tangan. Petugas laboratorium harus mencucisebelum meninggalkan ruangan hewan.
2013, No.1216 182 q. Pakaian pelindung harus dipakai sebelum masuk ruangan dan r. s. t. dilepaskan sebelum ke luar ruangan sarung tangan yang sesuai harus tersedia. Semua kecelakaan harus dilaporkan. Tidak diperkenankan makan, minum, merokok dan membubuhkan kosmetik di dalam ruangan. Tidak diperkenankan memasukkan jari ke dalam mulut, hidung dan telinga selama bekerja. u. Kandang hewan harus dibersihkan secara berkala. 3. Tingkat Keamanan Biologis 3 Untuk hewan yang terinfeksi dengan mikroorganisme kelompok risiko tiga, perlu diperhatikan tindakan-tindakan pengamanan sebagai berikut: a. Berlaku semua ketentuan tingkat keamanan biologis 1 dan 2. b. c. Fasilitas harus terpisah dari ruang laboratorium lain dengan ruang Ijin masuk ruangan diperketat. antara yang berdaun-pintu ganda. d. Harus ada fasilitas cuci tangan dan mandi pancuran dalam ruang antara. e. Harus ada ventilasi mekanik untuk mengendalikan aliran udara dalam semua ruangan. Udara yang dihisap harus melalui filter HEPA sebelum dibuang keatmosfer. Sistem harus dirancang agar tidak terjadi aliran balik dan tekananpositif dimanapun dalam ruang hewan. f. Harus terdapat otoklaf yang letaknya cukup dekat. g. Tersedia alat insinerasi. Jika tidak ada, harus terdapat fasilitas lain yang sesuai dan telah disetujui oleh yang berwenang. h. Hewan terinfeksi harus berada dalam kandang dan ditempatkan dalam ruangisolasi atau ruangan yang mempunyai kipas angin penghisap di belakang kandang hewan. i. Harus memakai pakaian pelindung, tutup kepala dan masker dan perlengkapan tersebut harus diotoklaf sebelum dipakai kembali. j. Sebaiknya dipertimbangkan imunisasi yang sesuai untuk petugas yang bekerjadisini. 4. Tingkat Keamanan Biologis 4 Untuk hewan yang terinfeksi dengan mikroorganisme kelompok risiko empat, perlu diperhatikan tindakan pengamanan di bawah ini: a. Berlaku semua ketentuan tingkat keamanan biologis I, 2 dan 3. b. c. Ijin masuk ke laboratorium lebih diperketat. Petugas tidak boleh bekerja sendiri, paling sedikit harus dua orang.
183 2013, No.1216 d. Petugas yang bekerja disini harus sudah memiliki keterampilan mikrobiologiyang tinggi dan faham akan bahaya serta cara menanganinya. e. Harus ada ventilasi mekanik untuk mengendalikan aliran udara dalam filter HEPA sebelum semuaruangan. Udara yang di UV harus melalui dibuang keatmosfer. Sistem harus dirancang agar tidak terjadi aliran balik dan tekananpositif dimanapun dalam ruang hewan . f. Harus ada otoklaf dengan pintu ganda yang pintu bersihnya bukan diruang hewan. g. Petugas harus memakai pakaian pelindung sebelum masuk ruangan. Sesudah selesai bekerja, pakaian diotoklaf sebelum dibuang. Diharuskan mandi sebelum meninggalkan tempat. h. Harus terdapat ruang antara untuk memasukkan bahan. i. Semua manipulasi dengan hewan harus dikerjakan dalam kabinet keamanan biologis kelas tiga. k. Semua kandang hewan harus diisolasi. l. Semua limbah harus diotoklaf sebelum dibuang. m. Harus ada pengawasan medis dan imunisasi yang sesuai dengan pekerjaannya bagi petugas laboratorium. H. PENANGANAN LIMBAH Laboratorium dapat menjadi salah satu sumber penghasil limbah cair, padat dan gas yang berbahaya bila tidak ditangani secara benar.Karena itu pengolahan limbah harus dilakukan dengan semestinya agar tidak menimbulkan dampak negatif. 1. Sumber, sifat dan bentuk limbah Limbah laboratorium dapat berasal dari berbagai sumber: a. bahan baku yang sudah kadaluarsa; b. bahan habis pakai (misalnya medium perbenihan yang tidak terpakai); c. produk proses di dalam laboratorium (misalnya sisa spesimen); d. produkupaya penanganan limbah (misalnya jarum suntik sekali pakai setelah diotoklaf). Penanganan limbah antara lain ditentukan oleh sifat limbah yang digolongkanmenjadi: a. Buangan bahan berbahaya dan beracun; b. Limbah infektif; c. Limbah radioaktif; d. Limbah umum.
2013, No.1216 184 Setiap jenis limbah dibuang dalam wadah tersendiri yang diberi label sesuai peraturan yang ada. Yang harus dilakukan oleh si pengirim: a. Hubungi pemberi jasa transportasi dan si penerima (lewat telepon atau faksimil) untuk menjamin agar spesimen diantar dan diperiksa segera; b. Siapkan dokumen pengiriman; c. Atur rute pengiriman,jika mungkin menggunakan penerbangan langsung; d. Kirimkan pemberitahuan secara teratur tentangsemuadata transportasi kepada si penerima. Bahan infeksi seharusnya tidak dikirim sebelum ada kesepakatan diantara pengirim, pemberi jasa transportasi dan penerima atau sebelum si penerima memastikan dengan yang berwenang bahwa bahan tersebut boleh dimasukkan ke daerah tersebut dengan sah serta tidak akan terjadi keterlambatan dalam pengiriman paket ke tujuannya. Penerima bertanggung jawab untuk: a. Mendapatkan ijin yang diperlukan dari yang berwenang; b. Mengirimkan ijin impor, surat yang diperlukan atau dokumen lain yang disyaratkan oleh pejabat dari tempat asal spesimen; c. Segera memberitahukan si pengirim jika bahan kiriman telah diterima. Bentuk limbah yang dihasilkan dapat berupa: a. Limbah cair Pelarut organik, bahan kimia untuk pengujian, air bekas pencucian alat, sisa spesimen (darah dan cairan tubuh). b. Limbah padat Peralatan habis pakai seperti alat suntik, sarung tangan, kapas, botol spesimen, kemasan reagen, sisa spesimen (ekskreta) dan medium pembiakan. c. Limbah gas Dihasilkan dari penggunaan generator, sterilisasi dengan etilen oksida atau dari termometer yang pecah (uap air raksa). 2. Penanganan dan penampungan a. Penanganan Prinsip pengelolaan limbah adalah pemisahan dan pengurangan volume. Jenis limbah harus diidentifikasi dan dipilah-pilah dan mengurangi keseluruhan volume limbah secara berkesinambungan.
185 2013, No.1216 Memilah dan mengurangi volume limbah klinis sebagai syarat keamanan yang penting untuk petugas pembuangan sampah, petugas emergensi, dan masyarakat. Dalam memilah dan mengurangi volume limbah harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini: 1) Kelancaran penanganan dan penampungan limbah 2) Pengurangan jumlah limbah yang memerlukan perlakuan khusus, dengan pemisahan limbah B3 dan non-B3. 3) Diusahakan sedapat mungkin menggunakan bahan kimia non-B3. 4) Pengemasan dan pemberian label yang jelas dari berbagai jenis limbah untuk mengurangi biaya, tenaga kerja dan pembuangan. Kuncipembuangan yang baik adalah dengan memisahkan langsung limbah berbahaya dari semua limbah di tempat penghasil limbah. Tempatkan masing-masing jenis limbah dalam kantong atau kontainer yang sama untuk penyimpanan, pengangkutan dan pembuangan untuk mengurangi kemungkinan kesalahan petugas dan penanganannya. b. Penampungan Harus diperhatikan sarana penampungan limbah harus memadai, diletakkan pada tempat yang pas, aman dan hygienis. Pemadatan adalah cara yang efisien dalam penyimpanan limbah yang bisa dibuang dengan landfill, namun pemadatan tidak boleh dilakukan untuk limbah infeksius dan limbah benda tajam. c. Pemisahan limbah Untuk memudahkan mengenal berbagai jenis limbah yang akan dibuang adalah dengan cara menggunakan kantong berkode (umumnya menggunakan kode warna). Namun penggunaan kode tersebut perlu perhatian secukupnya untuk tidak sampai menimbulkan kebingunan dengan sistem lain yang mungkin juga menggunakan kode warna, misalnya kantong untuk linen biasa, linen kotor, dan linen terinfeksi di rumah sakit dan tempat-tempat perawatan. Pada Tabel 21 disajikan contoh bagi unit yang bertanggung jawab dalam penanganan limbah klinis dengan menggunakan kode warna.
2013, No.1216 186 Tabel 21. Kode warna yang disarankan untuk limbah klinis Warna Kantong Jenis Limbah Hitam limbah rumah tangga biasa, tidak digunakan untuk menyimpan atau mengangkut limbah klinis. Semua jenis limbah yang akan dibakar Kuning Kuning dengan strip hitam Jenis limbah yang sebaiknya dibakar tetapi bisa juga dibuang di sanitary landfill bila dilakukan pengumpulan terpisah dan pengaturan pembuangan. Limbah untuk autoclaving (pengolahan sejenis) sebelum pembuangan akhir. Biru muda atau transparan dengan strip biru tua d. Standarisasi kantong dan kontainer pembuangan limbah. Keberhasilan pemisahan limbah tergantung kepada kesadaran, prosedur yang jelas serta ketrampilan petugas sampah pada semua tingkat. Keseragaman standar kantong dan kontainer limbah mempunyai keuntungan sebagai berikut: 1) Mengurangi biaya dan waktu pelatihan staf yang dimutasikan antar instansi/unit. 2) Meningkatkan keamanan secara umum, baik pada pekerjaan di lingkungan rumah sakit maupun pada penanganan limbah di luar rumah sakit. 3) Pengurangan biaya produksi kantong dan kontainer.
187 2013, No.1216 3. Pengolahan Limbah a. Buangan bahan berbahaya 1) Pengendapan, koagulasi dan flokulasi. Kontaminan logam berat dalam limbah cair dapat dipisahkan dengan pengendapan, koagulasi dan flokulasi. Tawas, garam besi dan kapur amat efektif untuk mengendapkan logam berat dan partikel koloidnya. Contoh: 50 mg/FeCI 3 yang membentuk Fe(OH) 3 dapat mengikat arsen, seng, nikel, mangan, dan air raksa. Pengendapan dapat pula dilakukan dengan menambahkan sulfida. 2) Oksidasi-reduksi. Terhadap zat organik toksik dalam limbah dapat dilakukan reaksioksidasi-reduksi sehingga terbentuk zat yang kurang/tidak toksik. Di bawah ini adalah beberapa oksidator dan reduktor untuk mengolah limbah: Oksidator Limbah CI2,OCI CN ˉ H202 CN ˉ Ozon (O3) Fenol, Sianida Oksidasi basah Akrilonitril, CNˉ Elektrolisa CN ˉ,Cr+6 Reduktor Limbah SO2, sulfatCr+6 FeSO4 Cr +6 Fe Cu +2 3) Penukaran ion Ion logam berat nikel dapat diserap oleh kation, sedangkan anion beracundapat diserap oleh resin anion. b. Limbah Infeksi Semua limbah infeksi harus diolah dengan cara disinfeksi, dekontaminasi, sterilisasi dan insinerasi. Insinerasi adalah metode yang berguna untuk membuang limbah laboratorium (cair/padat), sebelum atau sesudah diotoklaf dengan membakar limbah tersebut dalam alat insinerasi (insinerator).Insinerasi bahan infeksi dapat digunakan sebagai pengganti otoklaf hanya jika alat
2013, No.1216 188 insinerasi berada di bawah pengawasan laboratorium dan dilengkapi dengan alat pengontrol suhu dan ruangan bakar sekunder. Alat insinerasi dengan ruang bakar tunggal tidak memuaskan untuk menangani bahan infeksi, mayathewan percobaan dan plastik. Bahan tersebut tidak dirusak dengan sempurna, sehingga asap yang keluar dari cerobongnya mencemari atmosfer dengan mikroorganisme dan zat kimia toksik. Ada beberapa model ruang bakar yang baik, tetapi yang ideal ialah yang memungkinkan suhu pada ruang bakar pertama paling sedikit 800°C dan pada ruang bakar kedua 1000°C. Waktu retensi gas pada ruang bakar kedua sebaiknya paling sedikit 0,5detik. Bahan untuk insinerasi, bahkan bila harus di otoklaf lebih dahulu, harus dikemas dalam kantong plastik.Petugas pelaksana insinerasi harus menerima instruksi yang benar tentang jenis bahan dan pengendalian suhu. Limbahpadat harus dikumpulkan dalamkotak limbah yang tutupnya dapat dibuka dengan kaki dan sebelah dalamnya dilapisi kantong kertas atau plastik. Kantong harus diikat dengan selotip sebelum diangkat dari dalam kotak. Pengolahan limbah padat selanjutnya mengikuti hal berikut: 1) Biarkan meluruh sehingga mencapai nilai batas yang diijinkan jika limbah mengandung zat radioaktif dengan waktu paruh pendek (30 hari). 2) Tambahkan tanah diatome, larutan formaldehid, kapur atau hipoklorit untuk limbah padat yang mudah busuk (misalnya: bangkai hewan percobaan). 3) Lakukan insinerasi jika limbah dapat dibakar (misalnya: kain, kertas). Limbah gas harus dibersihkan melalui penyaring (filter)sebelum dibuang ke udara).Penyaring harus diperiksa secara teratur. c. Limbah Radioaktif Masalah pengelolaan limbah radioaktif dapat diperkecil dengan memakai radioaktif sekecil mungkin, menciptakan disipiin kerja yang ketat dan menggunakan alat yang mudah didekontaminasi. Ada 2 sistem pengelolaan limbah radioaktif: 1) Dilaksanakan seluruhnya oleh pemakai secara perorangan dengan memakai proses peluruhan, penguburan atau pembuangan.
189 2013, No.1216 2) Dilaksanakan secara kolektif oleh instansi pengolahan limbah radioaktif seperti Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN). Pengolahan limbah radioaktif dibedakan berdasarkan: 1) bentuk : cair, padat dan gas 2) 3) 4) panjang-pendeknya waktu paruh 5) sifat: dapat dibakar atau tidak. tinggi-rendahnya tingkat radiasi gama tinggi-rendahnya aktivitas Sebelum diolah limbah cair harus dikumpulkan dalam wadah khusus yang terbuat dari plastik.Tidak dibenarkan menggunakan wadah dari gelas karena dapat pecah. Jika limbah mengandung pelarut organik,wadah harus terbuat dari bahan baja anti karat. Limbah cair dapat dibuang ke saluran pembuangan jika memenuhi syarat di bawah ini: 1) Konsentrasi limbah radioaktif berada di bawah nilai batas yang 2) diijinkan; Limbah radioaktif beraktivitas tinggi dan memiliki waktu paruh < 30 hari dibiarkan meluruh sampai melewati 5 x waktu paruhnya; 3) Mudah larut dan tersebar dalam air; 4) Limbah radioaktif beraktivitas rendah diencerkan sampai mencapai nilai batas yang diijinkan untuk dibuang. Limbah padat harus dikumpulkan dalam kotak limbah yang tutupnya dapat dibuka dengan kaki dan sebelah dalamnya dilapisi kantong kertas atau plastik.Kantong harus diikatdengan selotip sebelum diangkat dari dalam kotak. Pengolahan limbah padat selanjutnya mengikuti hal berikut: 1) Biarkan meluruh sehingga mencapai nilaibatas yang diijinkan jika limbah mengandung zat radioaktif dengan waktu paruh pendek (< 30 hari). 2) Tambahkan tanah diatome, larutan formaldehid, kapur atau hipoklorit untuk limbah padat yang mudah busuk (misalnya: bangkai hewan percobaan). 3) Lakukan insinerasi jikalimbah dapat dibakar (misalnya : kain, kertas). Limbah gas harus dibersihkan melalui penyaring (filter) sebelum dibuang ke udara. Penyaring penyaring(filter) rusak atau tingkat radiasmya mendekati batas yang telah ditentukan, penyaring (filter)harus diganti. Untuk mencegah terlepasnya zat radioaktif dari penyaring ( filter) harus dibungkus dengan plastik polietilen. Untuk keterangan lebih rinci ( filter) harus diperiksa secara teratur. Jika filter), maka penyaring (
2013, No.1216 190 mengenai pengolahan limbah radioaktif oleh pemakai, dapat dilihat dalam petunjuk pengelolaan limbah radioaktif oleh pemakai, dan dalam ketentuan keselamatan untuk pengelolaan limbah radioaktif. Yang keduanya dikeluarkan oleh Batan.
191 2013, No.1216 BAB IX PENCATATAN DAN PELAPORAN Pencatatan dan pelaporan kegiatan laboratorium diperlukan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengambilan keputusan untuk peningkatan pelayanan laboratorium. Untuk itu kegiatan ini harus dilakukan secara cermat dan teliti, karena kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan akan mengakibatkan kesalahan dalam menetapkan suatu tindakan. A. PENCATATAN Pencatatan kegiatan laboratorium dilakukan sesuai dengan jenis kegiatannya. Ada 4 jenis pencatatan, yaitu: 1. Pencatatan kegiatan pelayanan 2. Pencatatan keuangan 3. Pencatatan logistik 4. Pencatatan kepegawaian 5. Pencatatan kegiatan lainnya, seperti pemantapan mutu internal, keamanan laboratorium dan lain-lain Dalam bab ini hanya akan dibahas pencatatan kegiatan pelayanan saja. Pencatatan kegiatan pelayanan dapat dilakukan dengan membuat buku sebagai berikut: 1. Buku register penerimaan spesimen terdapat di loket berisi data pasien (nama umur, alamat, jenis kelamin dll) dan jenis pemeriksaan. 2. Buku register besar/induk berisi data-data pasien secara lengkap serta hasil pemeriksaan spesimen; 3. Buku register/catatan kerja harian tiap tenaga. a. Data masing-masing pemeriksaan. b. Data rekapitulasi jumlah pasien dan spesimen yang diterima. 4. Buku register pemeriksaan rujukan. 5. Buku ekspedisi dari ruangan/rujukan. 6. Buku komunikasi pertukaran petugas (shift). 7. Buku register perawatan/kerusakan. 8. Buku stok alat, reagen. 9. Buku catatan kalibrasi. 10. Buku absensi.
2013, No.1216 192 B. PELAPORAN Pelaporan kegiatan pelayanan laboratorium terdiri dari: 1. Laporan kegiatan rutin 2. Laporan khusus (misalnya KLB, HIV, NAPZA dll) 3. Laporan hasil pemeriksaan a. Tanggungjawab manajemen untuk membuat format hasil: Manajemen laboratorium harus membuat format laporan hasil pemeriksaan. Format laporan dan cara mengkomunikasikannya kepada pemakai harus ditentukan dengan mendiskusikannya dengan pengguna jasa laboratorium b. Penyerahan hasil tepat waktu Manajemen laboratorium ikut bertanggung jawab atas diterimanya hasil pemeriksaan kepada orang yang sesuai dalam waktu yang disepakati. c. Komponen Laporan Hasil Pemeriksaan Hasil harus dapat dibaca tanpa kesalahan dalam tulisan, dan dilaporkan kepada orang yang diberi wewenang untuk menerima dan menggunakan infromasi medis. Laporan setidaknya harus mencakup hal-hal berikut: 1) 2) 3) Identifikasi dari pemeriksaan yang jelas dan tidak ragu-ragu, termasuk prosedur pengukuran bila perlu. Identifikasi laboratorium yang menerbitkan laporan. Identifikasi khas dan bila mungkin lokasi pasien serta tujuan dari laporan. 4) Nama atau identitas khas lain dari pemohon dan alamat pemohon 5) Tanggal dan waktu pengumpulan sampel primer, apabila tersedia dan relevan dengan pelayanan pasien, serta waktu penerimaan oleh laboratorium. 6) Tanggal dan waktu penerbitan laporan. Jika tidak tercantum pada laporan, tanggal dan waktu penerbitan laporan harus dapat diperoleh dengan segera jika diperlukan. 7) Sumber dan sistem organ sample primer. Misalnya : darah vena, pus luka. 8) Bila dapat digunakan, hasil pemeriksaan dilaporkan dalam unit Standar Internasional atau tertelusur hingga unit Standar Internasional.
193 2013, No.1216 9) 10) Interpretasi hasil, apabila sesuai. 11) Tanggapan lain (misalnya, mutu atau kecukupan dari sampel primer yang dapat merusak hasil, hasil/interpretasi dari laboratorium rujukan, penggunaan dari prosedur yang dikembangkan, dan apabila dapat digunakan, informasi tentang batas deteksi dan ketidakpastian pengukuran). Laporan hendaknya mengidentifikasi pemeriksaan yang dilakukan sebagai bagian dari suatu program pengembangan (jika demikian halnya, tidak ada syarat untuk kerja pengukuran). Interval acuan biologis, apabila dapat digunakan. 12) Identifikasi dari petugas yang diberi wewenang mengeluarkan hasil. 13) Hasil asli dan hasil yang diperbaiki. 14) Tandatangan atau otorisasi dari petugas yang memeriksa atau menerbitkan laporan. C. PENYIMPANAN DOKUMEN Setiap laboratorium harus menyimpan dokumen-dokumen tersebut di bawah ini: 1. Surat permintaan pemeriksaan laboratorium 2. Hasil pemeriksaan laboratorium 3. Surat permintaan dan hasil rujukan Prinsip penyimpanan dokumen: 1. Semua dokumen yang disimpan harus asli dan harus ada bukti verifikasi pada dokumen dengan tanda tangan oleh penanggungjawab/supervisor laboratorium (hard copy). 2. Berkas laboratorium disimpan selama 5 tahun. Untuk kasus-kasus khusus dipertimbangkan tersendiri. 3. Berkas anak-anak harus disimpan hingga batas usia tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Berkas laboratorium dengan kelainan jiwa disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5. Untuk memudahkan penelusuran pada kasus-kasus tertentu misalnya dipakai sebagai barang bukti. Salinan atau berkas hasil yang dilaporkan harus disimpan sedemikian sehingga mudah ditemukan kembali. Lamanya waktu penyimpanan dapat beragam, tetapi hasil yang telah dilaporkan harus dapat ditemukan kembali sesuai kepentingan medis atau sebagaimana dipersyaratkan oleh persyaratan nasional, regional atau setempat
2013, No.1216 194 D. PEMUSNAHAN DOKUMEN Sebelum dimusnahkan, ambil informasi-informasi yang utama terlebih dahulu. Pada pelaksanaan pemusnahan harus ada berita acara sesuai prosedur yang berlaku, yang berisi: 1. Tanggal, bulan dan tahun pemusnahan; 2. Penanggungjawab/otorisasi pemusnahan dokumen. E. PENGENDALIAN DOKUMEN 1. Maksud dari pengendalian dokumen: Laboratorium harus menetapkan, mendokumentasikan dan memelihara prosedur untuk mengendalikan semua dokumen dan informasi (dari sumber internal dan eksternal) yang merupakan bagian dokumentasi mutunya. Salinan dari tiap dokumen terkendali ini harus diarsipkan untuk acuan di kemudian hari. Pimpinan laboratorium harus menetapkan masa penyimpanan. Dokumen terkendali ini harus disimpan dalam bentuk tertulis, serta dapat disimpan dalam bentuk elektronik. Penyimpanan dokumen disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Cara pengendalian dokumen: Harus tersedia prosedur yang memastikan bahwa: a. Semua dokumen yang diberikan kepada petugas laboratorium sebagai bagian dari sistem manajemen mutu telah dikaji ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum diterbitkan (sistem otorisasi dokumen yang berlaku). b. Setiap saat tersedia daftar terbaru yang mencantumkan semua dokumen yang berlaku, revisi terbaru yang sah berikut penyebarannya (disebut juga catatan pengendalian dokumen). c. Hanya dokumen versi terbaru yang disediakan untuk penggunaan aktif pada tempat di mana dokumen itu digunakan. d. Dokumen secara berkala dikaji ulang, direvisi apabila perlu, dan disetujui oleh petugas berwenang. e. Protokol permintaan, sampel primer, pengambilan dan penanganan sampel laboratorium. Pengesahan hasil. f. g. Pengendalian mutu internal dan eksternal. h. Sistem Informasi Laboratorium. i. Pelaporan hasil.
195 2013, No.1216 j. Upaya perbaikan dan penanganan keluhan. k. Komunikasi dan interaksi lain dengan pasien, petugas kesehatan, laboratorium rujukan dan pemasok. Audit internal. l. m. Etika. 3. Penandaan pada dokumen: Semua dokumen yang terkait dengan sistem manajemen mutu harus diberi identitas secara unik (tidak ada duanya) yaitu meliputi: a. Judul; b. Edisi atau tanggal revisi terbaru, atau nomor revisi, atau ketiganya; c. Jumlah halaman (bila mungkin); d. Wewenang untuk menerbitkan; dan e. Pencantuman sumber. 4. Pengkajian terhadap kontrak layanan laboratorium Jika laboratorium menjalin kontrak dengan pihak lain untuk memberikan layanan laboratorium, maka harus dijaga beberapa hal berikut: a. Jaminan mutu layanan Untuk menjamin mutu layanan, prosedur untuk mengkaji kontrak harus dimiliki. Prosedur pengkajian yang dimaksud, harus menjamin agar: 1) Kondisi kerjasama diterangkan dengan jelas, serta dapat dimengerti (termasuk misalnya penjelasan tentang metoda yang digunakan). 2) Laboratorium memiliki kemampuan dan sumber daya (sarana fisik, petugas, informasi, kompetensi petugas) untuk memberikan layanan sesuai kontrak. b. Penyimpanan rekaman kaji terhadap kontrak layanan Rekaman hasil kaji terhadap kontrak, berikut perubahan- perubahannya harus disimpan. c. Pemberitahuan kepada pelanggan Bila terjadi penyimpangan terhadap kontrak, maka pelanggan (misalnya klinisi, lembaga kesehatan, asuransi, dsb) harus diberitahu.
2013, No.1216 196 BAB X PENUTUP Pelayanan laboratorium telah diselenggarakan oleh berbagai jenis dan tingkat sarana pelayanan kesehatan dengan mutu yang bervariasi. Karena pelayanan laboratorium merupakan salah satu komponen penting dalam pelayanan kesehatan perlu diselenggarakan sesuai kaidah-kaidah penyelenggaraanLaboratorium Klinikyang baik ( Good Laboratory Practice ) untuk dapat menjamin keamanan bagi pasien, lingkungan maupun tenaga kesehatan pada laboratorium itu sendiri. CaraPenyelenggaraan Laboratorium Klinik yang Baik iniharus senantiasa dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Laboratorium Klinikpada berbagai jenis dan jenjang pelayanan. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, NAFSIAH MBOI