ALAT UKUR DAN PENGUKURAN Drs. Agus Wahyuni, M.Pd. Syamsul Rizal, S.Pd., M.Pd. PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA i
ALAT UKUR DAN PENGUKURAN Penulis : Drs. Agus Wahyuni, M.Pd. Syamsul Rizal, S.Pd., M.Pd. Editor : Dr. Siraj, S.Pd., M.Pd. Desain Sampul : Eri Setiawan Tata Letak : Yoga Kurniawan, S.Pd., Gr. ISBN : 978-623-5382-77-7 Diterbitkan oleh : EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2022 ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH NO. 225/JTE/2021 Redaksi: Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992 Surel : Cetakan Pertama : 2022 All right reserved Hak Cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit. ii
KATA PENGANTAR ilmu pengetahuan yang berbasis pada pengamatan terhadap gejala alam. Inti dari pengamatan adalah pengukuran. Dengan demikian, fisika adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada pengukuran. Kebenaran tertinggi dalam fisika adalah hasil pengamaaatan (eksperimen). Hal ini berarti jika ada teori yang ramalannya tidak sesuai dengan hasil pengamatan, maka teori tersebut ditolak bagaimana pun bagusnya teori tersebut. Hal ini menunjukkan betapa pengamatan dalam fisika itu sangat penting. Itulah sebabnya pengetahuan tentang cara pengukuran merupakan kebutuhan yang penting. Mengukur adalah membandingkan benda diukur dengan alat ukur yang digunakan. Untuk membedakan jenis alat ukur, diklasifikasikan : a. Berdasarkan sifat alat ukur, yaitu : Fisika adalah Alat ukur langsung Alat ukur pembanding Alat ukur estándar Alat ukur batas ( kaliber ) Alat ukur bantu b. Berdasarkan cara pengukuran, yaitu : Pengukuran linier langsung Pengukuran linier tidak langsung Pengukuran dengan kaliber terbatas Perbandingan dengan bentuk standar c. Berdasarkan prinsip kerjanya, yaitu : Mekanik Elektrik Optik Hidrolik Penulis iii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ... iii DAFTAR ISI ... iv BAB 1 PENGUKURAN , ALAT UKUR DAN SATUAN ... 1 A. Ukuran Baku ... 1 B. Sistem Pengukuran ... 2 C. Parameter Alat Ukur... 3 D. Dasar Dasar dan Satuan Turunan ... 4 E. Sistem Satuan ... 5 F. Sistem Satuan Inggris ... 7 BAB 2 KESALAHAN PENGUKURAN ... 8 A. Kesalahan Umum (Gross Error) ... 8 B. Kesalahan Sistematis (Systematic Errors) ... 9 C. Kesalahan Acak (Random Errors) ... 10 D. Kalibrasi ... 11 BAB 3 MISTAR (PENGGARIS) ... 14 A. Penggaris atau Mistar ... 14 B. Jenis †Jenis Mistar Ukur ... 15 C. Pengukuran mistar ... 16 BAB 4 MIKROMETER SKRUP ... 17 A. Definisi Micrometer Skrup ... 17 B. Sejarah Singkat Penemuan Mikrometer Skrup ... 18 C. Fungsi Micrometer Skrup... 18 D. Komponen Mikrometer Skrup ... 18 E. Cara Menggunakan Micrometer Skrup ... 19 F. Cara Membaca Hasil Pengukuran ... 19 G. Kelebihan dan kekurangan micrometer skrup ... 20 BAB 5 JANGKA SORONG ... 21 A. Definisi Jangka Sorong ... 21 B. Sejarah Singkat Penemuan Jangka Sorong ... 21 C. Fungsi Jangka Sorong ... 22 D. Komponen Jangka Sorong ... 22 E. Cara Menggunakan Jangka Sorong ... 23 F. Cara Membaca Hasil Pengukuran ... 24 G. Kelebihan Dan Kekurangan Dari Jangka Sorong ... 25 iv
BAB 6 THERMOMETER DAN HYGROMETER ... 26 A. Definisi Thermometer ... 26 B. HYGROMETER... 31 BAB 7 ANEMOMETER DAN PYRANOMETER... 36 A. Anemometer... 36 B. Pyranometer ... 38 BAB 8 BAROMETER ANEROID ... 41 A. Barometer Aneroid ... 41 B. Prinsip kerja barometer aneroid ... 42 C. Cara kerja barometer aneroid ... 43 D. Jenis- jenis barometer aneroid... 44 E. Kalibrator Barometer ... 45 BAB 9 ALAT UKUR MASSA ... 46 A. Macam † Macam Alat Ukur Massa ... 46 BAB 10 LUX METER ... 49 A. Definisi Lux Meter ... 49 B. Prinsip Kerja Lux Meter ... 49 C. Prosedur Penggunanaan Alat ... 51 D. Cara Pembacaan ... 52 E. Kegunaan Lux Meter ... 52 BAB 11 SEISMOMETER ... 54 A. Pengertian Seismometer... 54 B. Sejarah ... 55 C. Prinsip Seismometer ... 55 D. Persamaan Seismometer... 60 E. Efek Redaman ... 61 F. Tipe-tipe Seismometer ... 63 G. Klasifikasi Pengukuran Gempa ... 69 H. Klasifikasi Besar Gempa ... 69 I. Klasifikasi Intensitas Gempa ... 71 J. Penentuan Lokasi Gempa ... 72 BAB 12 THERMOCOUPLE DAN WATT METER ... 74 A. Alat Ukur Thermocouple ... 74 B. Wattmeter ... 76 BAB 13 ALAT UKUR KUMPARAN PUTAR ... 80 A. Definisi Alat Ukur Kumparan Putar ... 80 v
B. Prinsip Kerja Alat Ukur Kumparan Putar ... 80 C. Kelebihan Dan Kelemahan ... 87 D. Aplikasi ... 88 BAB 14 ALAT UKUR BESI PUTAR ... 92 A. Alat Ukur Besi Putar ... 92 B. Tipe Tarikan (Attraction) ... 93 C. Tipe Tolakan (Repolsion) ... 96 BAB 15 ALAT UKUR ELEKTROSTATIS DAN ELEKTRODINAMIS ... 98 A. Alat Ukur Elektrostatis ... 98 B. Alat Ukur Elektrodinamis ... 100 BAB 16 MULTIMETER ... 105 A. Definisi Multimeter ... 105 B. Bagian Penyusun Multimeter ... 107 C. Prinsip Kerja MultiMeter Analog ... 109 D. Prinsip Kerja Multimeter Digital ... 110 E. Cara Kerja Multimeter ... 112 BAB 17 OSILOSKOP ... 118 A. Sejarah Osiloskop ... 118 B. Pengertian Osiloskop ... 119 C. Pembagian Osiloskop ... 120 D. Kelebihan dan Kelemahan ... 123 E. Prinsip Kerja Osiloskop ... 124 DAFTAR PUSTAKA ... 130 TENTANG PENULIS ... 132 vi
BAB 1 PENGUKURAN , ALAT UKUR DAN SATUAN Pada Bab ini Membahas Tentang : Pengukuran dan Ukuran Baku Parameter Alat Ukur Sistem Satuan Satuan Lain yang umum dipakai Diharapkan Setelah Mempelajari Bab ini Pembaca dapat: Mengetahui parameter Alat ukur Penggunaan Satuan Dasar dan Turunan Satuan Lain Selain Yang ditetapkan SI yang umum dipakai A. Ukuran Baku kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya, ketika melakukan pengukuran panjang bangku dengan buku artinya membandingkan panjang bangku dengan panjang buku, dan buku tersebut dipakai sebagai satuan pengukuran. Panjang merupakan salah satu besaran pokok Hasil pengukuran baru bermanfaat bila menggunakan satuan pengukuran yang baku, yaitu satuan pengukuran yang nilainya tetap dan disepakati oleh semua orang untuk dipakai sebagai pembanding. Mengukur sebenarnya merupakan Buku yang digunakan sebagai satuan pengukuran seperti contoh di atas, bukanlah satuan pengukuran yang baku sebab panjang buku bermacam macam dan panjang buku menurut orang yang satu Belum tentu sama menurut orang yang lain. 1
BAB 2 PENGUKURAN KESALAHAN Pada Bab ini Membahas Tentang : Kesalahan umum didalam pengukuran Kesalahan Sistematis Kesalahan Acak Diharapkan Setelah Mempelajari Bab ini Pembaca dapat: Mengetahui berbagai macam kesalahan didalam pengukuran Meminimalisir tingkat kesalahan yang terjadi pada pengukuran Membaca alat ukur dengan skala yang tepat Saat melakukan pengukuran tidak ada yang menghasilkan ketelitian dengan sempurna. Perlu diketahui ketelitian yang sebenarnya dan terjadinya kesalahan pengukuran. Kesalahan-kesalahan dalam pengukuran dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu : sebab A. Kesalahan Umum (Gross Error) Kesalahan ini kebanyakan disebabkan oleh kesalahan manusia. Diantaranya adalah kesalahan pembacaan alat ukur, penyetelan yang tidak tepat dan pemakaian instrumen yang tidak sesuai dan kesalahan penaksiran. Kesalahan ini tidak dapat dihindari, tetapi harus dicegah dan perlu perbaikkan. Ini terjadi karena keteledoran atau kebiasaan - kebiasaan yang buruk, seperti : pembacaan yang tidak teliti, pencatatan yang berbeda dari pembacaannya, penyetelan instrumen yang tidak tepat. Agar mendapatkan hasil yang optimal, maka diperlukan pembacaan lebih dari satu kali. Bisa dilakukan tiga kali, 8
BAB 3 (PENGGARIS) MISTAR Pada Bab ini Membahas Tentang : Penggunaan Mistar Sejarah Mistar Diharapkan Setelah Mempelajari Bab ini Pembaca dapat: Mengetahui bagaimana penggunaan Mistar Menceritakan sejarah penemuan Mistar Menyebutkan jenis-jenis mistar A. Penggaris atau Mistar Penggaris ditemukan pertama kali oleh Sir Arthur Conan Doyle, pada tahun 8871 A.D., sebagai pemukul lalat. Karena ia adalah orang yang iseng, ia menambahkan coretan-coretan aneh pada permukaan penggaris. Pada tanggal 14 Februari 8881 A.D., anak sulung Conan, Washington, menebang pohon sakura ayahnya. Hal ini membuat Conan marah besar sehingga ia mengambil penggaris dan memukul tangan Washington. Ini adalah saat pertama di mana penggaris digunakan untuk memukul tangan anak nakal. Penggaris adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Terdapat berbagai macam penggaris, dari mulai yang lurus sampai yang berbentuk segitiga (biasanya segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga siku- siku 30°†60°). Penggaris dapat terbuat dari plastik, logam, berbentuk pita dan sebagainya. Juga terdapat penggaris yang dapat dilipat. 14
BAB 4 SKRUP MIKROMETER Margin pemasaran (marketing margin) keseluruhan lembaga rantai pasok Pada Bab ini Membahas Tentang : Penggunaan Mikrometer Skrup Sejarah Mikrometer Skrup Pembacaan Skala Pada Mikrometer Skrup Diharapkan Setelah Mempelajari Bab ini Pembaca dapat: Mengetahui bagaimana penggunaan mikromeer skrup Menceritakan sejarah penemuan mikrometer skrup Membaca Skala Pada Mikrometer Skrup A. Definisi Micrometer Skrup Micrometer skrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur panjang sebuah benda kecil secara elektronika. Micrometer scrup memiliki ketelitian sepuluh kali lebih teliti daripada jangka sorong, ketelitian micrometer scrup adalah 0,01 cm sehingga 25,00 mm atau ketelitian micrometer scrup adalah setengah dari skala terkecilnya, jadi ketelitian micrometer scrup adalah ½ * 0,01 mm= 0,005 mm atau 0,0005 cm Micrometer scrup juga digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Karena mikrometer scrup adalah alat ukur yang melihat dan mengukur benda dengan suatu ukuran yang sangat kecil. 17
BAB 5 SORONG JANGKA Pada Bab ini Membahas Tentang : Penggunaan Jangka Sorong Sejarah Jangka Sorong Pembacaan Skala Pada Jangka Sorong Diharapkan Setelah Mempelajari Bab ini Pembaca dapat: Mengetahui bagaimana penggunaan Jangka Sorong Menceritakan sejarah penemuan Jangka Sorong Membaca Skala Pada Jangka Sorong A. Definisi Jangka Sorong Jangka sorong adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai seperseratus milimeter. Terdiri dari dua bagian, bagian diam dan bagian bergerak. Pembacaan hasil pengukuran sangat bergantung pada keahlian dan ketelitian pengguna maupun alat. Sebagian keluaran terbaru sudah dilengkapi dengan display digital. Pada versi analog, umumnya tingkat ketelitian adalah 0.05mm untuk jangka sorong dibawah 30cm dan 0.01 untuk yang diatas 30cm. B. Sejarah Singkat Penemuan Jangka Sorong Caliper awal yang telah ditemukan di Yunani Giglio karam dekat pantai Italia. Kapal menemukan tanggal pada abad 6. BC. Sepotong kayu yang sudah tetap fitur dan yg dpt bergerak 21
BAB 6 HYGROMETER THERMOMETER DAN Pada Bab ini Membahas Tentang : Pengertian Thermometer dan Hygrometer Prinsip Kerja Thermometer dan Hygrometer Diharapkan Setelah Mempelajari Bab ini Pembaca dapat: Mengetahui Tentang Thermometer dan Hygrometer Mengetahui Prinsip Kerja Thermometer Raksa /Alkohol dan Digital Mengetahui Prinsip Kerja Hygrometer A. Definisi Thermometer Untuk mengetahui keadaan suhu pada suatu benda atau tempat tertentu, dibuatlah alat untuk mengukur suhu yang disebut dengan thermometer. Ada berbagai macam thermometer, yaitu thermometer raksa / alkohol dan thermometer digital. Thermometer raksa atau thermometer alkohol merupakan suatu bentuk thermometer yang tidak asing bagi kita, keduanya menggunakan pipa kaca berskala namun yang membedakan hanya pada isi yang digunakan yaitu raksa / alkohol. Sedangkan thermometer digital, biasanya menggunakan thermokopel sebagai sensornya untuk membaca perubahan nilai tahanan. Secara sederhana thermokopel berupa dua buah kabel dari jenis logam berbeda, hanya ujungnya saja yang disatukan. Titik junction. Prinsip kerjanya penyatuan memanfaatkan karakteristik hubungan antara tegangan dengan ini disebut hot 26
BAB 7 PYRANOMETER ANEMOMETER DAN Pada Bab ini Membahas Tentang : Pengertian Anemometer Dan Pyranometer Prinsip Kerja Anemometer Dan Pyranometer Diharapkan Setelah Mempelajari Bab ini Pembaca dapat: Mengetahui Tentang Anemometer Dan Pyranometer Mengetahui Prinsip Kerja Anemometer Dan Pyranometer A. Anemometer jarak tempuh angin atau pergerakan udara per satuan waktu dan dinyatakan dalam satuan meter per detik (m/d), kilometer per jam (km/j), dan mil per jam (mil/j). Satuan mil per jam disebut juga knot (kn); 1 kn = 1,85 km/j = 1,151mil/j = 0,514 m/d atau 1 m/d = 2,237 mil/j = 1,944 kn. Kecepatan angin bervariasi dengan ketinggian dari permukaan tanah, sehingga dikenal adanya profil angin, dimana makin tinggi gerakan angin makin cepat. Kecepatan angin diukur dengan menggunakan alat yang disebut Anemometer atau Anemograf. 1. Konstruksi dan Bagian Anemometer Kecepatan angin adalah 36
BAB 8 ANEROID BAROMETER Pada Bab ini Membahas Tentang : Pengertian Barometer Aneroid Prinsip Kerja Barometer Aneroid Diharapkan Setelah Mempelajari Bab ini Pembaca dapat: Mengetahui Tentang Barometer Aneroid Mengetahui Prinsip Kerja Barometer Aneroid A. Barometer Aneroid Aneroid artinya kering (tanpa zat cair), jadi barometer aneroid juga dapat disebut barometer kering. Barometer ini banyak digunakan untuk meramal cuaca, dimana tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara rendah menandakan kemungkinan badai. Istilah barometer diperkenalkan pada tahun 1665-1666 oleh seorang ilmuwan alam bernama Robert Boyle. Kata tersebut diturunkan dari istilah yunani baros yang berarti berat, bobot dan metron yang berarti ukuran, yang berarti ukuran berat udara. Barometer ada dua jenis yaitu barometer raksa dan barometer aneroid, tetapi kegunaan mereka tetap sama yaitu untuk mengukur tekanan udara. Barometer termasuk peralatan meteorologi yang pada waktu tertentu harus dibaca agar mendapat data yang diinginkan. Berita cuaca sangat diperlukan dalam penerbangan, pelayaran, pertanian dan sebagainya. Barometer fortin tidak praktis digunakan untuk keperluan itu digunakan barometer kering atau barometer aneroid. Barometer ini, oleh karena 41
BAB 9 MASSA ALAT UKUR Pada Bab ini Membahas Tentang : Macam † Macam Alat Ukur Massa Diharapkan Setelah Mempelajari Bab ini Pembaca dapat: Menyebutkan Macam- Macam Bentuk Alat ukur Massa Mengetahui tingkai ketelitian masing-masing Neraca A. Macam † Macam Alat Ukur Massa Alat yang digunakan untuk mengukur massa adalah neraca. Pada pengukuran massa dengan neraca, kita memanfaatkan gaya gravitasi yang bekerja pada benda. Besar gaya gravitasi sebanding dengan massa. Ada beberapa jenis neraca yang akan dibahas berikut ini. 1. Neraca (timbangan) pasar Neraca ini banyak sekali digunakan dalam proses jual beli di pasar, misalnya digunakan untuk menimbang daging, beras, gula, dll. 46
LUX METER BAB 10 Pada Bab ini Membahas Tentang : Definisi Lux Meter Prinsip Kerja Lux Meter Prosedur Penggunaan Alat Diharapkan Setelah Mempelajari Bab ini Pembaca dapat: Definisi Lux Meter Cara Kerja Lux Meter A. Definisi Lux Meter Luxmeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat penerangan (tingkat penerangan) pada suatu area atau daerah tertentu. Alat ini didalam memperlihatkan hasil pengukurannya menggunakan format digital. Alat ini terdiri dari rangka, sebuah sensor dengan sel foto dan layar panel. Sensor tersebut diletakan pada sumber cahaya yang akan diukur intenstasnya. Cahaya akan menyinari sel foto sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto menjadi arus listrik. Makin banyak cahaya yang diserap oleh sel, arus yang dihasilkan pun semakin besar. B. Prinsip Kerja Lux Meter Luxmeter terdiri dari rangka, sebuah sensor dengan sel foto dan layar panel. Sensor tersebut diletakan pada sumber cahaya yang akan diukur intenstasnya. Cahaya akan menyinari sel foto sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto menjadi arus 49
SEISMOMETER BAB 11 Pada Bab ini Membahas Tentang : Pengertian Seismometer Prinsip Kerja Seismometer Tipe † Tipe Seismometer Klasifikasi Pengukuran Gempa, Intensitas Gempa,Besar Gempa Diharapkan Setelah Mempelajari Bab ini Pembaca dapat: Mengetahui Tentang Seismometer Mengetahui Sejarah Perkembangan Seismograf Mengetahui Prinsip Kerja Seismometer Tipe- Tipe Seismometer Mengklasifikasikan Gempa Berdasarkan Intensitas dan Besar Gempa Penentuan Lokasi Gempa A. Pengertian Seismometer Seismometer merupakan alat yang dirancang untuk merekam atau mencatat gerakan tanah (bumi) dalam arah tertentu. Alat mekanik merekam pergerakan tanah yang diperkuat sedangkan alat elektromagnetik merespon terhadap kecepatan gerak tanah. Prinsip fisika dari kebanyakan jenis seismograf berdasarkan gerak gaya pendulum baik vertikal maupun horizontal. Ketika tanah bergerak hingga kedatangan gelombang seismik, menghasilkan perpindahan dari bingkai pendulum dengan bergantung pada massa inersianya. Gerak ini 54
BAB 12 THERMOCOUPLE DAN WATT METER Pada Bab ini Membahas Tentang : Definisi Alat Ukur Kumparan Thermocouple Definisi Alat Ukur WattMeter Diharapkan Setelah Mempelajari Bab ini Pembaca dapat: Mengetahui Prinsip Kerja Alat Ukur Thermocouple Mengetahui Prinsip Kerja Watt Meter A. Alat Ukur Thermocouple Thermocouple adalah suatu rangkaian yang tersusun dari dua buah logam yang masing-masing mempunyai koefisien muai panjang berbeda yang dihubungkan satu denngan yang lain pada ujung-ujungnya. Jika pada kedua titk hubung kedua logam tersebut mempunyai perbedaan temperature, maka timbullah beda potensial yang memungkinkan adanya arus listrik di dalamnya. Gaya gerak listrik akibat adanya beda potensial tersebut disebut dengan GGL thermis. 1. Prinsip Kerja: 74
BAB 13 ALAT UKUR KUMPARAN PUTAR Pada Bab ini Membahas Tentang : Definisi Alat Ukur Kumparan Putar dan Prinsip Kerjanya Ammeter (Kumparan Putar) Voltmeter (Kumparan Putar) Diharapkan Setelah Mempelajari Bab ini Pembaca dapat: Mengetahui Prinsip Kerja Alat Ukur Kumparan Putar Mengetahui Prinsip Kerja Ammeter Mengetahui Prinsip Kerja Volt Meter A. Definisi Alat Ukur Kumparan Putar Alat ukur kumparan putar adalah alat ukur yang bekerja atas dasar prinsip kumparan listrik yang di tempatkan dalam medan magnet yang berasal dari magnet permanen. Alat ukur jenis ini tidak terpengaruh magnet luar, karena telah memiliki medan magnet yang kuat terbuat dari logam alniko yang berbentuk U. B. Prinsip Kerja Alat Ukur Kumparan Putar Prinsip kerja alat ukur kumparan putar menggunakan dasar percobaan Lorentz. Percobaan Lorentz dikatakan, jika sebatang penghantar dialiri arus listrik berada dalam medan magnet, maka pada kawat penghantar tersebut akan timbul gaya. Gaya yang timbul disebut dengan gaya Lorentz. Arahnya ditentukan dengan kaidah tangan kiri Fleming. 80
BAB 14 ALAT UKUR BESI PUTAR Pada Bab ini Membahas Tentang : Definisi Alat Ukur Besi Putar dan Prinsip Kerjanya Tipe Tarikan dan Tolakan Diharapkan Setelah Mempelajari Bab ini Pembaca dapat: Mengetahui Prinsip Kerja Alat Ukur Besi Putar Mengetahui Perbedaan Tipe Tarikan dan Tipe Tolakan A. Alat Ukur Besi Putar Alat ukur tipe besi putar adalah sederhana dan kuat dalam konstruksi. Alat ukur ini digunakan sebagai alat ukur arus dan tegangan pada frekuensi † frekuensi yang dipakai pada jaringan distribusi. Instrumen ini pada dasarnya ada dua buah tolakan bentuk yaitu (repulsion). Cara kerja tipe tarikan tergantung pada gerakan dari sebuah besi lunak di dalam medan magnit, sedang tipe tolakan tergantung pada gaya tolak antara dua buah lembaran besi lunak yang elah termagnetisasi oleh medan magnit yang sama. Apabila digunakan sebagai ampermeter, kumparan dibuat dari beberapa gulungan kawat sehingga ampermeter mempunyai tahanan yang rendah terhubung seri dengan rangkaian. Jika digunakan sebagai voltmeter, maka kumparan harus mempunyai tahanan yang tinggi agar arus yang melewatinya sekecil mungkin, dihubungkan paralel terhadap rangkaian. Kalau arus yang mengalir pada kumparan harus tipe tarikan (attraction) dan tipe tebal 92
BAB 15 ELEKTRODINAMIS ALAT UKUR ELEKTROSTATIS DAN Pada Bab ini Membahas Tentang : Definisi Alat Ukur ElektroStatis dan ElektroDinamis Prinsip Kerja Alat Ukur ElektroStatis dan ElektroDinamis Diharapkan Setelah Mempelajari Bab ini Pembaca dapat: Mengetahui Prinsip Kerja Alat Ukur Alat Ukur ElektroStatis dan ElektroDinamis Mengetahui Perbedaan Antara Elektrostatis dah Elektrodinamis A. Alat Ukur Elektrostatis Alat ukur elektrostatis adalah alat ukur yang mempergunakan gaya elektrostatis yaitu gaya tarik antara muatan listrik yang didapatkan dari interaksi antara dua buah elektroda yang masing-masing mempunyai potensial yang berbeda. Gaya elektrostatis ini dapat menimbulkan torsi penyimpangan. Biasanya alat ukur ini digunakan sebagai alat ukur tegangan bolak-balik dan tegangan searah. Untuk beda potensial yang cukup besar, maka gaya elektrostatis yang dihasilkan kecil, sehingga alat ukur ini biasanya dikhususkan untuk tegangan yang tingi. 1. Prinsip Kerja Alat ukur ini terdiri dari dua buah elektroda yaitu elektroda tetap dan elektroda putar. Agar terhindar dari pengaruh pelepasan muatan listrik pada tegangan tinggi, maka tepian plat tadi dibulatkan dengan permukaan yang sangat halus. Kemudian terdapat cicin pelindung yang 98
BAB 16 MULTIMETER Pada Bab ini Membahas Tentang : Definisi Multimeter Prinsip Kerja Multimeter Diharapkan Setelah Mempelajari Bab ini Pembaca dapat: Mengenal Multimeter Mengetahui Multimeter A. Definisi Multimeter Multimeter sering dignakan dalam pengukuran besaran- besaran listrik . Selain itu alat ini juga atau biasa disebut AVO (ampere, volt, dan ohm) meter yang artinya suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kuat arus listrik (I) dengan satuan ampere, mengukur tegangan listrik (V) dengan satuan volt, dan untuk mengukur besarnya tahanan listrik (W) dengan satuan ohm. Kegunaan multimeter ini selain untuk mengukur besaran- besaran juga sangat berguna untuk mencari dan menemukan gangguan yang terjadi pada semua jenis pesawat atau alat-alat elektronika. Seiring dengan perkembangan zaman multimeter terus berkembang sehingga selain multimeter analog, multimeter juga terdapat yang digital yang memiliki keakuratan perhitungan yang lebih detail dibandingkan dengan multimeter analog. listrik 105
BAB 17 OSILOSKOP Pada Bab ini Membahas Tentang : Definisi Osiloskop Prinsip Kerja Osiloskop Diharapkan Setelah Mempelajari Bab ini Pembaca dapat: Mengenal Osiloskop Mengetahui Prinsip Kerja Osiloskop A. Sejarah Osiloskop Karl Ferdinand Braun belajar di Universitas Marburg dan menerima gelar di Universitas Berlin pada tahun 1872. Ia menjadi direktur di Lembaga Fisika dan profesor fisika di Strasbourg (1895). Pada tahun 1897, ia membuat oskiloskop tabung sinar katoda pertama. Teknik ini digunakan oleh sebagian besar peralatan TV dan monitor komputer. Tabung katode masih disebut ·WDEXQJ %UDXQ (Braunsche Röhre) di negara penutur bahasa Jerman (dan di Jepang: Buraun-kan). Pada tahun 1909 Braun menerima Penghargaan Nobel dalam Fisika dengan Guglielmo Marconi untuk ·VXPEDQJDQ pada pengembangan telegrafi QLUNDEHO Pada awal Perang Dunia I Braun pindah ke Amerika Serikat untuk mempertahankan stasiun nirkabel Jerman yang terletak di Sayville (Long Island) terhadap serangan oleh Marconi Corporation yang dikendalikan Inggris (saat itu AS belum terjun dalam perang). Braun meninggal di rumahnya di Brooklyn sebelum perang berakhir, pada tahun 1918. 118
DAFTAR PUSTAKA Anonim. 1986. Ilmu Pengetahuan Populer. Jakarta : PT. Widyadara Groiler Intenational Inc. Cooper, William D, 1999. Instrumentasi Elektronik dan Teknik Guide to meteorological instrument and observing practices - fourth edition WMO - NO.8. TP.3 - Tahun 1971. Deboo and Burrous.1977. Integreted Circuit And Semiconductor : Devices Kogakusha.Ltd : theory and application. Tokyo Japan kejuruan/pertanian/mekanisasi- diakses pada 28 Juni 2012 industri/instrumentasi-dan pengukuran/alat- pengukur-suhu-termometer/ diakses pada 27 Juni 2012 diakses pada 27 Juni 2012 Manual for Net Pyranometer Model 3032-A. Qualimetrics, Inc. 1165 National Drive Sacramento, California 95834. Purwanto, Budi. 2000/ Fisika Dasar : Teori dan Implementasinya. Solo: Tiga Serangkai Petunjuk Penggunaan Lightmeter Type LX- 101 A Rojali, Ah MG. 1997. Alat-Alat Meteorologi Jilid A. Balai Pendidikan Dan Pelatihan Meteorologi Dan Geofisika : Jakarta. Soedjana, S., Nishino, O. 1976. Pengukuran dan Alat-alat Ukur Listrik. Jakarta : PT. Pradnya Paramita. 130
Sears, Zemansky : Fisika Untuk Universitas 2 Listrik Magnet, Bina Cipta, Bandung, 1992 Tranggono, Agus dkk. 2003. Sains Fisika. Jakarta : Bumi Aksara Utomo, Heri Budi.(2002).Overhaul Trafo Tenaga Tegangan Tinggi & Extra Tinggi 131
TENTANG PENULIS Drs. Agus Wahyuni, M.Pd Lahir pada tanggal 25 Agustus tahun 1962, Lulus S1 pada Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Syiah Kuala tahun 1987 dan lulus S2 pada Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala tahun 2008. Saat ini adalah dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas tahun 1988 dan aktif Syiah Kuala mengajar dalam mata kuliah Alat Ukur dan Pengukuran, Dasar- dasar Pemograman Komputer, Elektronika Dasar, Elektronika Lanjut dan Media Pembelajaran Fisika. Menjabat ketua Program Studi periode 2013-2017, Ketua Tim Penjaminan Mutu Program Studi Pendidikan Fisika FKIP USK periode 2019 s.d Sekarang. Syamsul Rizal, S.Pd., M.Pd Lahir di Aceh Tamiang, 16 Juli 1984 saat ini bertempat tinggal di Jl. Cot Sibati blok B no. 52 Blang Krueng Aceh Besar. Pendidikan Sarjana (S.Pd) ditempuh di S1 Pendidikan Fisika FKIP Universitas Syiah Kuala tahun 2009. Selanjutnya Gelas Magister (M.Pd) pada Program Studi Pendidikan IPA Konsentrasi Pendidikan Program Fisika Pascasarjana Universitas Syiah Kuala pada tahun 2016. Menjadi dosen Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Fisika Universitas Serambi Sekkah sejak tahun 2010 dan mengampu matakuliah Fisika Dasar, Evaluasi Pendidikan Fisika, Alat Ukur dan Pengukuran, Pengantar Aplikasi Komputer. Berbagai pengalaman organisasi ataupun perkerjaan penulis diperoleh pada 132
diantaranya Menjadi Sekretaris Program Studi sejak 2019-sekarang, Editor dan reviewer di beberapa jurnal pendidikan, menjadi pengurus Ikatan Alumni Pendidikan IPA USK, Anggota Komunitas Dosen Penulis dan Peneliti Indonesia (Kodepena). 133