6 SWS Dialysis Machine Seri: SAS 4000 fungsi HD, IUF, Sequential Dialysis, HP fitur teknis 12.1 inci LCD + layar sentuh, sistem multibahasa Sistem kontrol pencampuran dialisat Sistem kontrol keseimbangan volume untuk kontrol akurasi UF Formula dialisat bisa disesuaikan tergantung kebutuhan Mode Isolated HP, mempersingkat waktu tes dan mengurangi kelebihan dialisat Ultra-pure dialysate supply Kalkulasi KT/V Back up power supply selama 30 menit saat mati listrik Blood pressure monitor, bicarbonate cartridge (opsional) treatment File treatment pasien bisa disimpan Mode treatment individual yang menyimpan beragam nilai untuk laju UF, kecepatan heparin, kecepatan aliran dialisat, dan sebagainya Kenyamanan proses dialisis desain Double safety monitoring system Kebocoran dipantau oleh hydraulic system leakage monitoring system Keamanan akan kembalinya darah ke pasien ditunjang oleh monitor ultrasonik dan optik pada venous line Mode disinfektan harian bisa disesuaikan Sistem monitoring untuk AP, VP dan TMP (sinyal deteksi lebih awal) Dilengkapi dengan double-stage endotoxin filtration agar fluid substitution mencapai standar AAMI Data Teknis Dimensi Berat Listrik Air VP AP TMP Kecepatan darah Kecepatan dialisat Suhu dialisat 1450 x 550 x 460 mm ± 60 kg AC 220V -20% sampai 10% 50 Hz sampai 60 Hz Tekanan: 0 sampai 8.0 bar Suhu: 0° sampai 35° C Kecepatan aliran ≥ 0.3L/menit -700mmHg sampai 800mmHg Akurasi: ±5mmHg -700mmHg sampai 800mmHg Akurasi: ±5mmHg -700mmHg sampai 800mmHg Akurasi: ±5mmHg 0 - 700 0 - 1000 ml/menit (bisa disesuaikan) 30° - 93 °C Kontrol UF Kecepatan aliran substitusi Heparin Detektor udara Detektor kebocoran darah Disinfektan pembersih Konduktivitas dialisat Laju UF: 0 - 6000 ml/jam Akurasi: ±1% 0 - 39 L/jam (HDF - online) 0 - 6 L/jam (HDF - bibag) 0 - 10 ml/jam, akurasi ±0.1ml/jam Bolus: 0 - 10 ml/waktu Ukuran jarum suntik: 20ml, 30ml, 50ml Mendeteksi gelembung udara Mendeteksi ≥ 0.02ml/gelembung Mendekteksi ≥ 0.35ml/menit (HCT 32%) Dekalsifikasi: Bilas dengan asam sitrat atau asam asetat glasial Heat Disinfectant: Air panas atau asam sitrat (>93°C) Chemical Disinfectant: natrium hipoklorit atau asam perasetat 0 - 25 ms/cm Akurasi ±0.1ms/cm SWS Chongqin Shanwaishan Science & Technology Co., Ltd. 7