Optical coherence tomography

"Time domain OCT" berprinsip bahwa "pathlength" dari "reference arm" divariasi menurut waktu (cermin referensi ditranslasikan secara longitudinal). Suatu sifat low coherence interferometry adalah bahwa interferensi, yaitu seri fringe gelap dan terang, hanya dapat dicapai ketika perbedaan jalur terjadi di sepanjang koherensi sumber cahaya. Interferensi ini disebut "auto correlation" dalam suatu "symmetric interferometer" (kedua lengan mempunyai refleksivitas yang sama), atau "cross-correlation" pada kasus umum. Envelope modulasi ini berubah ketika pathlength difference divariasi, di mana puncak envelope selaras dengan pathlength matching.