从左到右规格分别为10mL、25mL、50mL和100mL的普通量筒**量筒**（法語：，西班牙語：，英語：，德語：）是实验室里一种常见的用来测量液体体积的量器，圓筒壁上刻有容積量程，供使用者讀取體積。最大衡量容積從幾毫升到幾升。筒壁自下而上印有刻度，不同規格的量筒擁有不同的分度值。主要由玻璃制作，也有一部分是由塑料制作。用途是按体积定量量取液体，但不可在量筒裡混合試劑、進行化學反應。量筒可按造型分为普通量筒和具塞量筒两种。

造型
--

玻璃量筒,白色塑料环在不慎碰倒的情况下可以保护上沿不被碰碎大型量筒通常是由聚丙烯制作的，因为聚丙烯具有较强的抗性和较高的透明度。对比于玻璃材质的量筒，聚丙烯量筒质量较轻且不易碎。频繁地使用高压釜对聚丙烯量筒进行消毒，量筒的精确度会受到影响，甚至会变形和毁坏。因为高压釜内的温度能够达到121 °C（250 °F）左右，而典型的商用级聚丙烯在177 °C（351 °F）左右会熔化。

普通量筒为细长的圆柱筒状，底座较大，使得量筒比较平稳，可以倾斜30°不倒。但是其独特高度与底盘的面积比还是决定了量筒是属于比较容易翻倒的仪器，因此在使用量筒时应注意防止翻倒。个别量筒在接近顶部处套有一个塑料环，可以在量筒在不小心被碰倒时防止与桌面发生撞击而破碎。量筒顶部有一个尖嘴，便于倾倒液体。

具塞量筒的上部不具有倾出嘴，而是做成收缩状瓶口，内部磨砂，可以盖上瓶塞或者和其他装置相连接。具塞漏斗一般用于量取容易挥发的液体或者容易吸收空气中的水蒸气的液体。具塞量筒一般不直接倒出液体，而是通过导管配合注射器来转移液体。

使用方法
----

量筒经常用来测量液体的体积，与烧杯和烧瓶相比，量筒能够精确地测量出液体体积，但移液管能够更加精确地测量。在进行定量实验时，则会使用精确度较高的容量瓶或移液管。量筒有时也可以通过排液法来测量固体的体积。

使用前必须清洗，待干燥后，注入溶液时将溶液注至适当的低于所需容量的刻度线上，使用胶头滴管定容。溶液从筒中倾出时要慢慢从嘴倾出，最后将筒口与承受器壁相接触，以移出最后的溶液。

有时在使用前量筒未完全干燥，你可以使用吸水纸擦干，步骤是：取一块长度长于量筒的吸水纸，将其折叠多次，直到可以插入量筒内，然后插入量筒，上下移动数次以吸收量筒内表面的液体。不要试图使用压缩空气去干燥量筒，水不会很快蒸发，而且压缩空气中带有少量油。

读数
--

量筒有单刻度类型和双刻度类型，前者比较常见。单刻度的量筒刻度数值自下而上增加，可以读出注入量筒的液体的体积。双刻度量筒则增加一自上而下数值增加的刻度，既可读出注入量筒的液体的体积，也可读出倒出量筒液体的体积。量筒没有零刻度线，而且底部刻度不连续，即量筒的刻度并非从零开始。

在读数时，应將量筒放置于水平的桌面上，保持视线水平，读取液体凹液面的最底端或凸液面的最顶端所对应的刻度。如果仰视读数，会使结果比实际值偏小；如果俯视读数，会使结果比实际值偏大。

规格
--

A为普通量筒，B为具塞量筒普通量筒的规格及参考尺寸如下表所示：

| 标称容量/mL | 最小分度/mL | 筒身内径/mm | 底座直径/mm | 全高/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.1 | 12 | 28 | 110 |
| 10 | 0.2 | 13 | 36 | 135 |
| 25 | 0.5 | 18 | 40 | 160 |
| 50 | 1 | 23 | 46 | 195 |
| 100 | 1 | 28 | 58 | 250 |
| 250 | 5 | 40 | 70 | 300 |
| 500 | 5 | 52 | 85 | 350 |
| 1000 | 10 | 65 | 100 | 430 |
| 2000 | 20 | 84 | 120 | 500 |

具塞量筒的规格及参考尺寸如下表所示：

| 标称容量/mL | 最小分度/mL | 筒身内径/mm | 底座直径/mm | 全高/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.1 | 12 | 28 | 125 |
| 10 | 0.2 | 13 | 36 | 150 |
| 25 | 0.5 | 18 | 40 | 180 |
| 50 | 1 | 23 | 46 | 215 |
| 100 | 1 | 28 | 58 | 270 |
| 250 | 5 | 40 | 70 | 320 |
| 500 | 5 | 52 | 85 | 380 |
| 1000 | 10 | 65 | 100 | 460 |
| 2000 | 20 | 84 | 120 | 530 |

可见，相同标称容量的量筒，具塞量筒的高度要高于普通量筒。

用途
--

广泛应用于科研、大专院校、医疗卫生、工矿企业等单位的化验室，作量取各种不同体积的液体之用，或对不规则的固体物质，作体积计算用，有时也可作玻璃筒或接收器之用，具塞量筒主要是用于易挥发液体的计量，或作溶液的稀释配置之用。任何量筒都是作为计量液体体积之用，切勿用于贮藏液体，因酸液或碱液对玻璃都有侵蚀作用。

但在做大象牙膏这个趣味性化学实验时，为了达到明显的喷出型效果，需要在狭长的容器中进行，这时候量筒就是一个很理想的反应容器。但这实际上并不是一个很规范的做法。因为该反应是放热反应，在量筒中进行该反应会对量筒的准确度造成影响。

参考资料
----

1. ↑ . www.2spi.com.  [2015-06-14]. （原始内容存档于2015-06-22） （英语）.
2. ↑  Pradyot Patnaik.. . McGraw-Hill. 2003. ISBN 978-0071410601.
3. 1 2 3 4  郑燕龙; 潘子昂 (编)..  第1版第1次印刷. 北京: 化学工业出版社. 2007-05: 88~89  [2016-08-30]. ISBN 978-7-122-00168-9. （原始内容 (PDF)存档于2016-09-21） （中文（中国大陆））.
4. 1 2   (PDF). ohlone.edu.  [2015-06-25]. （原始内容 (PDF)存档于2015-06-26）.

  


|  |  |
| --- | --- |
|  | 维基共享资源中相关的多媒体资源：**量筒** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 

| * 
* 论
* 编
實驗室設備 |
| --- |
|  |
| 

|  通用設備 |
| --- |
|  |
| 

|  |  |
| --- | --- |
| * 加熱器
* 乾燥器
 | 
* 酒精灯
* 本生燈
* 乾燥器
* 加熱包（英语：）
* 加熱板（英语：）
* 熱風烘箱（英语：）
* 窯
* 麥克爾-費雪燈
* 特克盧噴燈
* 實驗用水槽（英语：）
* 真空乾燥箱（英语：）

 |
|  |
| * 混合器
* 攪拌器
 | 
* 恆化器（英语：）
* 均質機（英语：）
* 液哨（英语：）
* 電磁攪拌器
* 研缽
* 搖床
* 超音波振盪器（英语：）
* 靜態混合器（英语：）
* 玻璃棒
* 試管震盪器（英语：）
* 洗瓶
* 攪拌棒

 |
|  |
| * 腳架
* 夾鉗
* 固定
 | 
* 燒杯夾
* 持夾器（英语：）
* 三脚架
* 滴定管夾
* 延伸夾鉗
* 砂箱夾
* 漏斗架
* 鐵圈
* 彈簧夾
* 鐵架台
* 螺旋夾
* 試管夾
* 試管架
* 石棉网
* 實驗室瀝水架（英语：）

 |
|  |
| * 容器
* 儲存設備
 | 
* 瓊脂平板
* 保溫瓶
* 恒溫箱（英语：）
* 無菌操作台（英语：）
* 微量滴定板（英语：）
* 培养皿
* 微孔板（英语：）
* 冰箱
* 稱量舟
* 稱量皿
* 培養箱

 |
|  |
| 其它 | 
* 抽濾管
* 滅菌釜
* 天平刷
* 軟木穿孔器（英语：）
* 坩埚
* 濾紙
* 銼刀
* 鉗子（英语：）
* 離心機（英语：）
* 顯微鏡
* 泥三角
* 分光光度計
* 木棒（英语：）
* 橡皮塞（英语：）
* 刮刀（英语：）
* 刮勺（英语：）
* 試管刷
* 鋼絲刷（英语：）
* 接種針（英语：）
* 接種環（英语：）
* 軟木塞

 |

 |

 |
|  |
| 

|  玻璃器皿 |
| --- |
|  |
| 

|  |  |
| --- | --- |
| 裝置 | 
* 迪安-斯塔克裝置
* 索氏提取器
* 啟普發生器

 |
|  |
| 瓶罐容器 | 
* 波士頓圓形瓶
* 比重瓶

 |
|  |
| 冷凝管 | 
* 冷指（英语：）
* 李必氏冷凝管
* 蛇形冷凝管

 |
|  |
| 器皿 | 
* 蒸發皿
* 培养皿
* 表面皿

 |
|  |
| 燒瓶 | 
* 布氏烧瓶
* 真空保溫瓶
* 錐形瓶
* 馮巴赫瓶（英语：）
* 縮頸燒杯（英语：）
* 平底燒瓶
* 曲頸甑
* 圆底烧瓶
* 舒倫克瓶
* 容量瓶

 |
|  |
| 漏斗 | 
* 布氏、赫式漏斗
* 滴液漏斗（英语：）
* 分液漏斗

 |
|  |
| 量測器具 | 
* 滴定管
* 錐形量筒（英语：）
* 分光液槽
* 量氣管（英语：）
* 量筒
* 奥士華黏度計（英语：）
* 移液器
* 滴管

 |
|  |
| 玻璃管（英语：） | 
* 沸騰管
* 乾燥管
* 克拉基管（英语：）
* 灼熱管（英语：）
* 核磁共振管（英语：）
* 试管
* 熔點測定管
* 長頸漏斗

 |
|  |
| 其它 | 
* 燒杯
* 氣體注射器（英语：）
* 試樣瓶（英语：）

 |

 |

 |
|  |
| 

|  分析化學儀器 |
| --- |
|  |
| 

|  |  |
| --- | --- |
| 成分分析 | 
* 自動分析儀
* 碳氫氮元素分析儀（英语：）
* 比色計
* 感應耦合電漿儀
* 氣相色譜儀
* 高效液相色譜儀
* 質譜儀
* 酸碱指示剂
* pH計

 |
|  |
| 顯微鏡 | 
* 扫描电子显微镜
* 穿透式電子顯微鏡

 |
|  |
| 熱化學儀器 | 
* 熱量計
	+ 差示掃描量熱計
* 熔點測定計（英语：）
* 溫度計
* 熱重分析儀

 |
|  |
| 其它 | 
* 分析天平
* 菌落計數器
* 螺旋接種儀（英语：）
* 核磁共振儀
* 盤式分析儀（英语：）

 |

 |

 |
|  |
| 

|  電子設備 |
| --- |
|  |
| 
* 電流表
* 電流源
* 訊號產生器
* 恒電流儀（英语：）
* 萬用表
* 網路分析器（英语：）
* 示波器
* 脈波產生器（英语：）
* 恆電位器（英语：）
* 頻譜分析儀
* 時域反射儀（英语：）
* 電壓源
* 電壓表

 |

 |
|  |
| 

|  安全設備 |
| --- |
|  |
| 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個人護具（英语：） | 

|  |
| --- |
| 
* 實驗服
* 面罩
* 口罩
* 橡膠圍裙
* 緊急淋浴器（英语：）

 |
|  |
| 眼或手 | 
* 耐酸手套
* 緊急洗眼器
* 手套箱
* 醫用手套
* 丁腈手套
* 安全眼鏡
* 安全護目鏡

 |

 |
|  |
| 其它 | 
* 溶劑儲存櫃
* 生物安全櫃
* 防火毯
* 滅火器
* 通风柜

 |

 |

 |
|  |
| 醫學實驗室儀器列表（英语：） |

 |