**酒精灯**是化学实验时常用到的一种加热仪器，它通过燃烧灯内的酒精为其它化学反应提供所需要的热量，加热温度可以达到400-500°C。

使用酒精灯加热蒸发皿。
除了用於化學實驗，虹吸式咖啡壺也常以酒精燈做為熱源。

原理
--

酒精因为毛细现象到达灯芯顶端，蒸发为酒精蒸气，经过点火后，酒精蒸气就可以被点燃，燃烧的温度促进酒精蒸发，使得燃烧持续进行。

構造
--

酒精燈一般由玻璃制成，由燈壺、燈芯和燈帽三部分组成。

灯壶内贮存有作为燃料的酒精。灯芯是用多股棉纱拧在一起或编织而成的，插在一个陶瓷套管当中，灯芯一头伸入酒精，一头露在空气中，酒精发生毛细现象而浸润灯芯。灯帽是一个可以遮住灯芯的盖子，用于熄灭酒精灯火焰，在酒精灯不用时可以防止酒精挥发。

燃料酒精一般使用工业酒精，或者90％以上的酒精（乙醇）。

火焰
--

酒精灯正常的火焰分为三层：焰心、内焰和外焰。焰心是酒精蒸气，温度最低；内焰由于酒精蒸气燃烧不充分，并且有含碳的物质生成，所以火焰具有还原性，又称作"还原焰"，但是因为热交换不多，所以温度最高；外焰酒精蒸气虽然充分燃烧，但是热交换最多，所以温度反而不如内焰，进行实验时，一般使用外焰来加热。

外焰呈现酒精充分燃烧所成的淡蓝色，而内焰因为酒精灯玻璃外壳中含有钠元素，而发生焰色反应，而显出黄色。

使用酒精灯给物质加热，受热物质的温度一般能达到400℃左右，实际温度跟酒精含水量（即酒精浓度）和大气压有关。

使用
--

新酒精灯需要配置灯芯，将灯芯修剪到浸入酒精4~5 cm，可以调整露出陶瓷套管的灯芯长度，来控制火焰的高度，但不宜超过3mm，否则会使火焰不稳定。对于旧灯，尤其是长时间没有使用的酒精灯，应该取下灯帽并提起陶瓷套管，用洗耳球或嘴轻轻地向灯壶内吹气，以赶走其中聚集的酒精蒸气，接着再检查灯芯，如果灯芯不整齐或者烧焦的话，应用剪刀修剪整齐。使用前还应该检查灯壶是否有破损。

酒精灯在使用之前需要检查酒精储量，酒精若少于容积的1/2，就应该添加酒精，但酒精不能超过容积的2/3。添加酒精应将陶瓷套管取出，用漏斗或者玻璃棒引流添加，以免漏撒，而点燃的酒精灯应先熄灭再添加，否则容易引起火灾。添加酒精后还应该擦拭桌面，保持干净干燥，以免点火时发生危险。

点燃酒精灯前要调整灯芯，使得灯芯浸满酒精，否则容易将灯芯烧焦。点燃酒精灯必须使用火柴，不能用已经点燃的酒精灯来引燃另一个酒精灯，否则容易使酒精撒漏引起火灾。

使用中的酒精灯，应放置在适当的高度，使用木块垫高，不能使用书本。挡风可以使用专用挡板，也不能使用书本。使用中不可以倾斜拿取和放置，以免酒精撒出，谨防碰倒酒精灯。

如果需要稳定火焰以及提高火焰温度，可以在火焰周围增加一个金属网罩。

紧急情况处理
------

使用酒精灯应该遵守实验室规则。

若酒精灯不慎翻倒，造成小面积着火，可以使用湿抹布盖灭，也可用水澆熄，因為甲醇可溶於水中。火熄灭后，不可立即移开抹布，否则可能引起复燃。

如果大面积着火，甚至发生火灾，应使用灭火器灭火，并且报告消防部门。灭火后还应该打开门窗通风，使酒精蒸气排散。

如果发生烧伤，应该按烧伤处理方法及时处理。

熄灭与储存
-----

熄灭酒精灯，不可以用嘴吹灭，需使用灯帽盖灭。如为玻璃灯帽，则应该在盖灭后将灯帽拔起一次，然后再盖上，否则有可能因压力原因造成下次的灯帽难以拔出。

不使用的酒精灯应该将灯帽盖上，置于妥善位置并且严格防火，如有必要还应该将酒精倒回酒精储存瓶。

相关条目
----

* 酒精喷灯
* 本生灯

参考资料
----

1. 1 2 3 4 5 6 7 8  國立臺灣大學化學系.. 台北: 國立臺灣大學出版中心. 2008-09: 208. ISBN 9789860152685 （中文（繁體））.
2. 1 2 3 4 5 6 7 8 . 北京化工大學化学學化工教學實驗中心.  [2010-05-22] （中文（简体））. [永久]
3. ↑ . 卡非卡. 2009-09-08  [2010-05-22]. （原始内容存档于2016-03-13） （中文（简体））.
4. ↑  郝金声、周进康.. 《化学教学》. 2004, (6): 5–7. 1005—6629(2004)06-0005—0 （中文（简体））.
5. 1 2  袁书玉.. 北京: 清华大学出版社. 1996-02-01: 11. ISBN 9787302020844 （中文（简体））.
6. 1 2  课程教材研究所、化学课程教材研究开发中心.. 北京: 人民教育出版社. 2006-04: 20. ISBN 7107146351 （中文（简体））.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 

| * 
* 论
* 编
實驗室設備 |
| --- |
|  |
| 

|  通用設備 |
| --- |
|  |
| 

|  |  |
| --- | --- |
| * 加熱器
* 乾燥器
 | 
* 酒精灯
* 本生燈
* 乾燥器
* 加熱包（英语：）
* 加熱板（英语：）
* 熱風烘箱（英语：）
* 窯
* 麥克爾-費雪燈
* 特克盧噴燈
* 實驗用水槽（英语：）
* 真空乾燥箱（英语：）

 |
|  |
| * 混合器
* 攪拌器
 | 
* 恆化器（英语：）
* 均質機（英语：）
* 液哨（英语：）
* 電磁攪拌器
* 研缽
* 搖床
* 超音波振盪器（英语：）
* 靜態混合器（英语：）
* 玻璃棒
* 試管震盪器（英语：）
* 洗瓶
* 攪拌棒

 |
|  |
| * 腳架
* 夾鉗
* 固定
 | 
* 燒杯夾
* 持夾器（英语：）
* 三脚架
* 滴定管夾
* 延伸夾鉗
* 砂箱夾
* 漏斗架
* 鐵圈
* 彈簧夾
* 鐵架台
* 螺旋夾
* 試管夾
* 試管架
* 石棉网
* 實驗室瀝水架（英语：）

 |
|  |
| * 容器
* 儲存設備
 | 
* 瓊脂平板
* 保溫瓶
* 恒溫箱（英语：）
* 無菌操作台（英语：）
* 微量滴定板（英语：）
* 培养皿
* 微孔板（英语：）
* 冰箱
* 稱量舟
* 稱量皿
* 培養箱

 |
|  |
| 其它 | 
* 抽濾管
* 滅菌釜
* 天平刷
* 軟木穿孔器（英语：）
* 坩埚
* 濾紙
* 銼刀
* 鉗子（英语：）
* 離心機（英语：）
* 顯微鏡
* 泥三角
* 分光光度計
* 木棒（英语：）
* 橡皮塞（英语：）
* 刮刀（英语：）
* 刮勺（英语：）
* 試管刷
* 鋼絲刷（英语：）
* 接種針（英语：）
* 接種環（英语：）
* 軟木塞

 |

 |

 |
|  |
| 

|  玻璃器皿 |
| --- |
|  |
| 

|  |  |
| --- | --- |
| 裝置 | 
* 迪安-斯塔克裝置
* 索氏提取器
* 啟普發生器

 |
|  |
| 瓶罐容器 | 
* 波士頓圓形瓶
* 比重瓶

 |
|  |
| 冷凝管 | 
* 冷指（英语：）
* 李必氏冷凝管
* 蛇形冷凝管

 |
|  |
| 器皿 | 
* 蒸發皿
* 培养皿
* 表面皿

 |
|  |
| 燒瓶 | 
* 布氏烧瓶
* 真空保溫瓶
* 錐形瓶
* 馮巴赫瓶（英语：）
* 縮頸燒杯（英语：）
* 平底燒瓶
* 曲頸甑
* 圆底烧瓶
* 舒倫克瓶
* 容量瓶

 |
|  |
| 漏斗 | 
* 布氏、赫式漏斗
* 滴液漏斗（英语：）
* 分液漏斗

 |
|  |
| 量測器具 | 
* 滴定管
* 錐形量筒（英语：）
* 分光液槽
* 量氣管（英语：）
* 量筒
* 奥士華黏度計（英语：）
* 移液器
* 滴管

 |
|  |
| 玻璃管（英语：） | 
* 沸騰管
* 乾燥管
* 克拉基管（英语：）
* 灼熱管（英语：）
* 核磁共振管（英语：）
* 试管
* 熔點測定管
* 長頸漏斗

 |
|  |
| 其它 | 
* 燒杯
* 氣體注射器（英语：）
* 試樣瓶（英语：）

 |

 |

 |
|  |
| 

|  分析化學儀器 |
| --- |
|  |
| 

|  |  |
| --- | --- |
| 成分分析 | 
* 自動分析儀
* 碳氫氮元素分析儀（英语：）
* 比色計
* 感應耦合電漿儀
* 氣相色譜儀
* 高效液相色譜儀
* 質譜儀
* 酸碱指示剂
* pH計

 |
|  |
| 顯微鏡 | 
* 扫描电子显微镜
* 穿透式電子顯微鏡

 |
|  |
| 熱化學儀器 | 
* 熱量計
	+ 差示掃描量熱計
* 熔點測定計（英语：）
* 溫度計
* 熱重分析儀

 |
|  |
| 其它 | 
* 分析天平
* 菌落計數器
* 螺旋接種儀（英语：）
* 核磁共振儀
* 盤式分析儀（英语：）

 |

 |

 |
|  |
| 

|  電子設備 |
| --- |
|  |
| 
* 電流表
* 電流源
* 訊號產生器
* 恒電流儀（英语：）
* 萬用表
* 網路分析器（英语：）
* 示波器
* 脈波產生器（英语：）
* 恆電位器（英语：）
* 頻譜分析儀
* 時域反射儀（英语：）
* 電壓源
* 電壓表

 |

 |
|  |
| 

|  安全設備 |
| --- |
|  |
| 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個人護具（英语：） | 

|  |
| --- |
| 
* 實驗服
* 面罩
* 口罩
* 橡膠圍裙
* 緊急淋浴器（英语：）

 |
|  |
| 眼或手 | 
* 耐酸手套
* 緊急洗眼器
* 手套箱
* 醫用手套
* 丁腈手套
* 安全眼鏡
* 安全護目鏡

 |

 |
|  |
| 其它 | 
* 溶劑儲存櫃
* 生物安全櫃
* 防火毯
* 滅火器
* 通风柜

 |

 |

 |
|  |
| 醫學實驗室儀器列表（英语：） |

 |