數字式多用表
上海第四仪表厂 60年代多用表
**多用表**（英語：）俗称**万用表**、**三用電表**，是一种多用途电子测量仪器，主要用於物理、電氣、電子等測量領域，一般包含電流表（安培计）、电压表（伏特計）、電阻表（欧姆计）等功能。此仪表也称为**多用計**、**万用計**、**多用电表**、**萬用電表**。

指針多用表在英文中又稱 VOM（Volt-Ohm-Milliammeter，伏特-歐姆-毫安計），但此名稱通常並不用於數字多用表。

概要
--

**多用表**有用于基本故障诊断的便携式装置，也有放置在工廠或實驗室工作台的桌上型装置。

有的電表解析度可以达到七、八位有效数字；这样的设备，則常出現在实验室，用作电压或电阻的基准，或用来调校多功能标准器的性能。

基本測量功能
------

电流、电压和电阻的测量，一般被视为多用表的基本功能。早期多用表制造厂商 AVO 的品牌，就是该设备能够测量的这三种度量单位的名称的缩写：安培（Ampere）、伏特（Volt）、欧姆（Ohm）。

一般萬用表都具有基本測量功能有:

* 直流電壓（DCV）
* 直流電流（DCmA, DCA）
* 交流電壓（ACV）
* 電阻（Ω, kΩ, MΩ）

較高級的萬用表除上述功能外，可能還有:

* 交流電流（ACmA, ACA）
* 電容（pF, nF, μF, mF, F）
* 電感（μH, mH, H）

種類
--

多用表有指針和數字两种。指針多用表，使用磁場偏转指针的表盘，此表頭与经典的檢流計相同；數字萬用表的显示则采用LCD、真空熒光顯示器（VFD）、LED、OLED等，此外，早期也有用數字管的。

指針萬用表在新品與二手市场上均不难找到。但因为调零和从仪表面板上准确的读数都容易产生偏差，與刻度難以細分的限制，在精确度與解析度上都比不上数字電表。且数字電表電壓檔具有高輸入阻抗，又可立即讀出數字，指針電表除非直接指在有標示數值的大刻度上，否則須觀察所指小刻度並計數與鄰近大測度的關係，才能讀出確實數值。但在某些情況下，如表頭的反應速度、易於迅速得知概略數值、或對跳動數值的反應等方面，仍具某些優勢，且內部電路簡單，易於學習測量電路原理，因此，部分某些場合或情況仍有使用。此外，一些数字電表具有反應較數字變化快的條狀顯示，仿效指針的效果，以利迅速掌握數值的變化。

為了提高指針多用表電壓檔的輸入阻抗，減少對待測電路的影響，有的高檔指針多用表會使用真空管来放大输入的信号，这种设计的多用表也被称为真空管伏特计（VTVM，Vacuum Tube Volt Meters）或真空管多用表（VTMM，Vacuum Tube Multimeters）。如使用FET来放大输入的信号，則是 FETVM。

数字多用表以数字化電表為主，并被专称为**数字多用表**（DMM，Digital MultiMeter）。在这种设备中，被测量信号被转换成數字电压并被數字的前置放大器放大，然后由數字显示屏直接显示该值；这样就避免了在读数时视差带来的偏差。

同样，更好的电路系统和电子技術，也提高了测量精度。一般指針仪表的基本精度(直流電壓檔)在2%到5%之间，常見的基本精度在3~4%。便携式数字多用表常見的可攜型基本精度在0.5%~1%，高級機型则可以达到±0.025%，而工作台设备更高达百万分之一的精度。

其他與進階功能
-------

指針電表可透過不同的刻度，必要時配合其他輔助設備，可達到其他功能。数字電表則可利用各式控制电路到小型嵌入式计算机等集成电路以提供更多的功能。

常见的增强测量功能的度量與单位，以及附加功能包括：

* 电容（法拉）
* 电感（亨利）
* 电导（西门子）
* 温度（摄氏度）
* 频率（赫兹）
* dB 測量 (通常為 dBm，0dBm 是 600Ω 上的功率為 1mW 時的電壓値)
* NPN 或 PNP 電晶體的電流放大率 (hFE，或β)
* 限制电流的半导体结电压降测量，可測量二極體，也可用来确定晶体管的类型
* 導通檢测，并在电路為短路(電阻低於某數值)时发声报告
* 负载比，Duty cycle（百分率）
* 测量量的图形化显示，比如柱状图；可以使是否通过（go/no-go）测量更容易
* 低频示波器
* 自动电路测试，包括自动的定时、延时信号等
* 简单的数据探测功能，比如记录指定时期的最大、最小读数，或按照固定间隔获取一定量的样本读数
* 取样并保持，可以锁定最后一次的读数，供在设备从测试电路上拿开之后读取
* 自动转换测试量程，测量时仪表自动选择合适的测量量程，保护仪表不被损坏
* LI (Load Current)、LV (Load Voltage): 指針萬用表在電阻檔測量時，可由其他刻度同時讀出 LI、LV。LV 的用途例如可測量二極體順向電壓。

数字多用表通常有电路或者软件可以保证准确的测量任何频率的交流电压。这类多用表使用均方根方法合并输入信号，这样即使输入信号不是一个理想的正弦波，也能正确的读取到真正的电压值。

有些数字多用表可以通过红外线、RS-232、IEEE-488设备总线、或USB等与個人電腦／个人计算机相连。通过这些方式，计算机可以在测量时记录读数，或者从设备把一组结果上传到计算机中。

现代设备和系统变得越来复杂，多用表在技师工具箱中也逐渐不再是通用的唯一工具；更复杂和专业化的设备正在取代它。例如，原来在测量天线时，工作人员可能是使用欧姆计测量它的电阻；而现代技术人员则可能使用手持分析仪测试几个参数，以此来确定天线电缆的完整性。

结构组成
----

多用表由表头、测量电路及选择开关等三个主要部分组成。

### 表头

#### 表头（指针式）

指针式多用表的表头是一只高灵敏度的磁电式灵敏检流计，多用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值，这个值越小，表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大，其性能就越好。

表头上的表盘印有多种符号，刻度线和数值。符号A－V－Ω表示这只电表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线，其中側端标有"Ω"的是电阻刻度线，通常其右端为零，左端为∞，且刻度值分布是不均匀的。符号"⎓"或"DC"表示直流，"～"或"AC"表示交流，"≂"表示交流和直流共用的刻度线。刻度线下的几行数字是与选择开关的不同档位相对应的刻度值。

表头上还设有机械零位调整旋钮，用以校正指针在左端零位。

#### 表头（数字式）

数字多用表的表头一般由一顆A/D（類比/數位）转换芯片+外围元件+液晶显示器组成，多用表的精度受表头的影响，多用表由于A/D芯片转换出来的数字，一般也称为3 1/2位数字多用表,4 1/2位数字多用表等等。最常用的芯片是ICL7106(3位半LCD手动量程经典芯片，后续版本为7106A,7106B,7206,7240等等）,ICL7129（4位半LCD手动量程经典芯片）,ICL7107（3位半LED手动量程经典芯片）。带有自动量程、真有效值显示等功能数字多用表则普遍使用二进制输出的 A/D 芯片搭配嵌入式计算机，此时计算机内的信号处理算法对精度也会有影响。

### 选择开关

多用表的选择开关是一个多档位的旋转开关，一般是一个圆形拨盘，用来选择测量项目和量程。一般的多用表测量项目包括："mA"；直流电流、"V（－）"：直流电压、"V（～）"：交流电压、"Ω"：电阻。每个测量项目又划分为几个不同的量程以供选择。

### 表笔和表笔插孔

表笔分为红、黑二只。使用时应将红色表笔插入标有"+"、"V"、"A"号的插孔，黑色表笔插入标有"－"或"COM"号的插孔。

### 测量线路

测量线路是用来把各种被测量转换到适合表头测量的微小直流电流的电路，它由电阻、半导体元件及电池组成
它能将各种不同的被测量（如电流、电压、电阻等）、不同的量程，经过一系列的处理（如整流、分流、分压等）统一变成一定量限的微小直流电流送入表头进行测量。

外部链接
----

### 主要制造商或品牌

* AVO，也作 AvoMeter（最早製造指針萬用表的英國品牌，現該品牌由 Megger 公司持有）
* Simpson（美國指針萬用表的代表品牌）。Simpson Electric 網站（页面存档备份，存于）
* Keysight 是德科技 (原 Agilent 安捷倫公司的電子儀器部門，再之前為 HP 惠普公司的電子儀器部門)
* Fluke 福祿克（美國攜帶型數位萬用表的代表品牌，也生產桌上型）
* Keithley 吉時利。2010年出售予丹纳赫，現今業務多併入泰克(Tektronix)\*B&K Precision
* RANGE 龍程 。RANGE（页面存档备份，存于）
* MASTECH 華儀 。MASTECH 網站（页面存档备份，存于）
* Uni-Trend 优利德（UNI-T）
* Victor 勝利
* Sperry
* Tenma
* Camsco
* Caltek（页面存档备份，存于）
* Sanwa 三和。三和電氣計器網站（页面存档备份，存于）
* Hioki 日置
* Yokogawa 橫河
* Iwatsu 岩崎
* GW Instek 固緯。GW Instek 網站（页面存档备份，存于）
* YU FONG (YFE) 宇鋒電機，曾為台灣指針萬用表的主要代表性廠商
* Escort 富貴儀器。已於2008年被安捷倫購併，若干產品次年經安捷倫改款後重新以新品牌推出。
* Smart Sensor 希瑪

### 使用多用表

* （英文）如何操作

附註
--

1. ↑  因商標所用字體的關係，也常被誤讀成 YU FUNG

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 

| * 
* 论
* 编
電子儀器與測量設備（英语：） |
| --- |
|  |
| 測量 | 
* 電流表
* 電容計（英语：）
* 失真計（英语：）
* 
* 計頻器（英语：）
* 检流计
* 電感電容電阻測試儀
* 微波功率儀（英语：）
* 多用表
* 高阻計（英语：）
* 歐姆計
* 峰值儀（英语：）
* 音量峰值儀（英语：）
* 聲電位差計（英语：）
* 測Q計（英语：）
* 時域反射儀（英语：）
* 時間數位轉換器（英语：）
* 電晶體測試器（英语：）
* 電子管試驗器（英语：）
* 瓦特計（英语：）
* 電壓表
* 音量計（英语：）

 |
|  |
| 分析 | 
* 总线分析仪（英语：）
* 邏輯分析儀
* 網路分析儀（英语：）
* 示波器
* 信號分析儀（英语：）
* 頻譜分析儀
* 波形監視器（英语：）
* 向量示波器（英语：）
* 視訊示波器（英语：）

 |
|  |
| 產生源 | 
* （英语：）
* （英语：）
* 
* 
* （英语：）

 |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 

| * 
* 论
* 编
實驗室設備 |
| --- |
|  |
| 

|  通用設備 |
| --- |
|  |
| 

|  |  |
| --- | --- |
| * 加熱器
* 乾燥器
 | 
* 酒精灯
* 本生燈
* 乾燥器
* 加熱包（英语：）
* 加熱板（英语：）
* 熱風烘箱（英语：）
* 窯
* 麥克爾-費雪燈
* 特克盧噴燈
* 實驗用水槽（英语：）
* 真空乾燥箱（英语：）

 |
|  |
| * 混合器
* 攪拌器
 | 
* 恆化器（英语：）
* 均質機（英语：）
* 液哨（英语：）
* 電磁攪拌器
* 研缽
* 搖床
* 超音波振盪器（英语：）
* 靜態混合器（英语：）
* 玻璃棒
* 試管震盪器（英语：）
* 洗瓶
* 攪拌棒

 |
|  |
| * 腳架
* 夾鉗
* 固定
 | 
* 燒杯夾
* 持夾器（英语：）
* 三脚架
* 滴定管夾
* 延伸夾鉗
* 砂箱夾
* 漏斗架
* 鐵圈
* 彈簧夾
* 鐵架台
* 螺旋夾
* 試管夾
* 試管架
* 石棉网
* 實驗室瀝水架（英语：）

 |
|  |
| * 容器
* 儲存設備
 | 
* 瓊脂平板
* 保溫瓶
* 恒溫箱（英语：）
* 無菌操作台（英语：）
* 微量滴定板（英语：）
* 培养皿
* 微孔板（英语：）
* 冰箱
* 稱量舟
* 稱量皿
* 培養箱

 |
|  |
| 其它 | 
* 抽濾管
* 滅菌釜
* 天平刷
* 軟木穿孔器（英语：）
* 坩埚
* 濾紙
* 銼刀
* 鉗子（英语：）
* 離心機（英语：）
* 顯微鏡
* 泥三角
* 分光光度計
* 木棒（英语：）
* 橡皮塞（英语：）
* 刮刀（英语：）
* 刮勺（英语：）
* 試管刷
* 鋼絲刷（英语：）
* 接種針（英语：）
* 接種環（英语：）
* 軟木塞

 |

 |

 |
|  |
| 

|  玻璃器皿 |
| --- |
|  |
| 

|  |  |
| --- | --- |
| 裝置 | 
* 迪安-斯塔克裝置
* 索氏提取器
* 啟普發生器

 |
|  |
| 瓶罐容器 | 
* 波士頓圓形瓶
* 比重瓶

 |
|  |
| 冷凝管 | 
* 冷指（英语：）
* 李必氏冷凝管
* 蛇形冷凝管

 |
|  |
| 器皿 | 
* 蒸發皿
* 培养皿
* 表面皿

 |
|  |
| 燒瓶 | 
* 布氏烧瓶
* 真空保溫瓶
* 錐形瓶
* 馮巴赫瓶（英语：）
* 縮頸燒杯（英语：）
* 平底燒瓶
* 曲頸甑
* 圆底烧瓶
* 舒倫克瓶
* 容量瓶

 |
|  |
| 漏斗 | 
* 布氏、赫式漏斗
* 滴液漏斗（英语：）
* 分液漏斗

 |
|  |
| 量測器具 | 
* 滴定管
* 錐形量筒（英语：）
* 分光液槽
* 量氣管（英语：）
* 量筒
* 奥士華黏度計（英语：）
* 移液器
* 滴管

 |
|  |
| 玻璃管（英语：） | 
* 沸騰管
* 乾燥管
* 克拉基管（英语：）
* 灼熱管（英语：）
* 核磁共振管（英语：）
* 试管
* 熔點測定管
* 長頸漏斗

 |
|  |
| 其它 | 
* 燒杯
* 氣體注射器（英语：）
* 試樣瓶（英语：）

 |

 |

 |
|  |
| 

|  分析化學儀器 |
| --- |
|  |
| 

|  |  |
| --- | --- |
| 成分分析 | 
* 自動分析儀
* 碳氫氮元素分析儀（英语：）
* 比色計
* 感應耦合電漿儀
* 氣相色譜儀
* 高效液相色譜儀
* 質譜儀
* 酸碱指示剂
* pH計

 |
|  |
| 顯微鏡 | 
* 扫描电子显微镜
* 穿透式電子顯微鏡

 |
|  |
| 熱化學儀器 | 
* 熱量計
	+ 差示掃描量熱計
* 熔點測定計（英语：）
* 溫度計
* 熱重分析儀

 |
|  |
| 其它 | 
* 分析天平
* 菌落計數器
* 螺旋接種儀（英语：）
* 核磁共振儀
* 盤式分析儀（英语：）

 |

 |

 |
|  |
| 

|  電子設備 |
| --- |
|  |
| 
* 電流表
* 電流源
* 訊號產生器
* 恒電流儀（英语：）
* 萬用表
* 網路分析器（英语：）
* 示波器
* 脈波產生器（英语：）
* 恆電位器（英语：）
* 頻譜分析儀
* 時域反射儀（英语：）
* 電壓源
* 電壓表

 |

 |
|  |
| 

|  安全設備 |
| --- |
|  |
| 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個人護具（英语：） | 

|  |
| --- |
| 
* 實驗服
* 面罩
* 口罩
* 橡膠圍裙
* 緊急淋浴器（英语：）

 |
|  |
| 眼或手 | 
* 耐酸手套
* 緊急洗眼器
* 手套箱
* 醫用手套
* 丁腈手套
* 安全眼鏡
* 安全護目鏡

 |

 |
|  |
| 其它 | 
* 溶劑儲存櫃
* 生物安全櫃
* 防火毯
* 滅火器
* 通风柜

 |

 |

 |
|  |
| 醫學實驗室儀器列表（英语：） |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 

|  |  |
| --- | --- |
| 规范控制 編輯維基數據鏈接 | 
* J9U: 987007546191505171
* LCCN: sh85144328
* NDL: 00564614

 |

 |