小鼠肠切片上的双光子激发显微镜图片。 红色：肌动蛋白。 绿色：细胞核。 蓝色：杯状细胞粘液。 通过钛-蓝宝石激光器在波长780 nm处激发获得。
鈴蘭根茎横断面彩色的双光子图象。 激发在840nm处，记录并叠加三个颜色通道。
**双光子激发显微镜**（英語：）是一种荧光成像技术，可以对活体组织进行深度约1毫米的成像。 它不同于传统的荧光显微镜，其中激发波长短于发射波长，因为两个激发光子的波长长于所得发射光的波长。 双光子激发显微术通常使用近红外激发光，其也可以激发荧光染料（英语：）。 然而，对于每次激发，两个光子的红外光被吸收。 使用红外线可最大限度地减少组织中的散射。 由于多光子吸收，背景信号被强烈抑制。 这两种效果都会导致这些显微镜的穿透深度增加。 由于其更深的组织穿透，有效的光检测和减少的光漂白，双光子激发可以是共聚焦显微镜的优越替代品。

借助于强聚焦激光束，产生非线性光学效应，其基于同时到达一个分子中的若干光子（光粒子）的相互作用。 因此，所产生的信号的强度不会随着照射光子的数量而线性增加，而是与平方率（对于双光子效应）或立方率（对于三光子效应）一致。

多光子显微镜的操作类似于共聚焦激光扫描显微镜的操作。 然而，虽然共聚焦激光扫描显微具有50-80 μm的穿透深度，取决于制剂，可以与多光子显微镜一起使用更深的区域，例如，200 μm，在非常有利的情况下甚至可达到1000 μm（= 1 mm）。 活体组织的这一图像可能是用其它方法无法成像。

概念
--

荧光激发的示意图：激发波长为360nm，发射波长为460nm的荧光染料在单光子（紫色），双光子（淡红色），三光子（深红色）模式下所需要的入射波长
双光子激发采用双光子吸收，这一概念首先由玛丽亚·格佩特-梅耶（1906-1972年）在1931年的博士论文中描述，并且首次在1961年被Wolfgang凯撒（Wolfgang Kaiser (physicist)）使用激光激发在CaF2：Eu2 +晶体中观察到。 艾萨克·阿贝拉（Isaac Abella）于1962年在铯蒸气中表明，双光子激发单个原子是可能的。

双光子激发荧光显微镜与共聚焦激光扫描显微镜具有相似性。

开发
--

双光子显微镜图
双光子显微镜由温弗里德·登克(Winfried Denk)和James Strickler于1990年在康奈尔大学的瓦·韦伯(Watt W. Webb)实验室开创并获得专利。他们将双光子吸收的概念与使用激光扫描仪相结合。在双光子激发显微镜中，红外激光束通过物镜聚焦。 通常使用的钛-蓝宝石激发激光具有大约100飞秒的脉冲宽度和大约80MHz的重复率，允许两个光子吸收所需的高光子密度和通量，并且可以在宽波长范围内调节。 具有325fs脉冲的锁模的Yb掺杂光纤激光器也已用于胶原成像，证明胶原蛋白的穿透深度超过320μm，这相当于当耦合到传统钛-蓝宝石激发激光时可实现的250-300 μm的深度 。

参阅
--

* 非线性光学

参考资料
----

1. ↑  Denk W.; Strickler J.; Webb W.. Science. 1990, **248** (4951): 73–6. Bibcode:1990Sci...248...73D. PMID 2321027. doi:10.1126/science.2321027.
2. ↑  Juan Carlos Stockert, Alfonso Blázquez-Castro.. . Bentham Science Publishers. 2017: 642–686  [24 December 2017]. ISBN 978-1-68108-519-7. （原始内容存档于2019-05-14）.
3. ↑  Patrick Theer, Mazahir T. Hasan, Winfried Denk, [Abstract Two-photon imaging to a depth of 1000 µm in living brains by use of a Ti:Al2O3 regenerative amplifier], Optics Letters, **28** (12): pp. 1022–1024 （德文）
4. ↑  
Goeppert-Mayer M.. Annals of Physics. 1931, **9** (3): 273–95. Bibcode:1931AnP...401..273G. doi:10.1002/andp.19314010303.
5. ↑  
Kaiser, W.; Garrett, C.. Physical Review Letters. September 1961, **7** (6): 229–231. Bibcode:1961PhRvL...7..229K. doi:10.1103/PhysRevLett.7.229.
6. ↑  
Abella, I. D.. Physical Review Letters. December 1962, **9** (11): 453–455. Bibcode:1962PhRvL...9..453A. doi:10.1103/PhysRevLett.9.453.
7. ↑  Denk W.; Strickler J.H.; Webb W.W.. Science. 1990, **248** (4951): 73–76. Bibcode:1990Sci...248...73D. PMID 2321027. doi:10.1126/science.2321027.
8. ↑  US 5034613  "Two-photon laser microscopy."

外部链接
----

* Two-photon suitable dyes[]
* introduction to multiphoton microscopy（页面存档备份，存于）
* Acquisition of Multiple Real-Time Images for Laser Scanning Microscopy（页面存档备份，存于） (Sanderson microscopy article)
* Build Your Own Video-Rate 2-photon Microscope（页面存档备份，存于）
* Two-photon Fluorescence Light Microscopy, ENCYCLOPEDIA OF LIFE SCIENCES（页面存档备份，存于）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 

| * 
* 论
* 编
光学显微镜 |
| --- |
|  |
| 
* **顯微鏡**
* **光学显微镜**

 |
|  |
| 照明和对比方法 | 
* 明场显微镜（英语：）
* 科勒照明
* 暗场显微镜
* 相衬显微技术
* 微分干涉相差显微镜（DIC）
* Dispersion staining（英语：）
* Second-harmonic imaging microscopy（英语：）
* 4Pi顯微鏡
* 顯微鏡學
* Sarfus（英语：）

 |  |
|  |
| 荧光方法 | 
* 荧光显微镜
* 共聚焦显微镜
* 双光子激发显微镜
* 多光子显微镜（英语：）
* Image deconvolution（英语：）
* 全内反射荧光显微镜(TIRF)
* Light sheet fluorescence microscopy（英语：）

 |
|  |
| 亚衍射极限显微技术 | 
* Diffraction-limited system（英语：）
* STED microscopy（英语：）
* Photoactivated localization microscopy（英语：）
* 近场 (NSOM/SNOM)

 |

 |