一组Eppendorf移液器
**移液器**（英語：），又稱「**定量吸管**」、「**移液管**」、「**吸量管**」，港台口語上常以英語名稱來稱呼。是一種實驗室器材，專門用來量測液體體積，並將其吸取以滴入其他容器。常使用於生物學實驗或化學實驗。通过多种设计来实现不同的准确与精密度，包括从简单的一片玻璃制作的吸管，到复杂的可调的或电控的吸管。 许多移液管可使液面上方容器形成局部真空，并通过选择性地调节真空体积来吸取或排出液体。其测量的准确度因种类不同而差别巨大。

历史
--

第一个微量移液管由德国人汉斯·施密茨（Dr Hanns Schmitz）于1960年发明。艾本德（Eppendorf ）公司的创始人，海因瑞·奈希勒（Heinrich Netheler）继承了专利权，并于六十年代开始了微型移液器的商业生产。而可调的移液器则是由几个美国威斯康辛州的人共同发明的，主要包括发明家沃伦·吉尔森（Warren Gilson）和威斯康星大学麦迪逊分校的生物化学教授，亨利·拉迪（Henry Lardy）。

称呼
--

即使各种移液器都有本身特定的描述性称谓，在实际中，任何类型的移液器都会被简单地称为"移液器"或"定量吸管"，通过上下文可以明显地推断出所指的具体种类。有时，处理1至1000微升的移液器会被区别为"微量移液器"（micropipette），而对于更大体积的，则会成为"大量移液器"（macropipette）。

常见的移液器
------

### 排气式微量移液器

处理1-5毫升和100-1000微升的移液管，具有锁定功能
排气式微量移液器，常称为"**排气式移液枪**"，简称"**移液枪**"，是一种可调的、用于测量0.1-1000微升间体积的移液管。这种移液管需要一次性的枪头，与液体接触。以下几种型号的微量移液管对应四种不同颜色的尖端：

| 种类 | 体积 (uL) | 顶端颜色 |
| --- | --- | --- |
| P2.5 | 0.1-2.5 | 黑 |
| P10 | 1 – 10 | 白 |
| P20 | 2 – 20 | 黄 |
| P100 | 10-100 | 黄 |
| P200 | 20 – 200 | 黄 |
| P1000 | 100 – 1000 | 蓝 |

这种移液器通过活塞驱动，排出空气，由此，垂直运动的金属或陶瓷活塞在密闭的筒管中制造出真空。当活塞向上抽动，压缩后半部气体，而前一半空间则变成了真空。此时，枪头附近的液体便进入了真空部分，随后便可转移或再次排出。这种移液器可以很准确和精密。然而，因为其依赖于气体的移动、压缩，它的准确度会受环境条件的影响，特别是温度和使用者的技术。因而，这种仪器必须被妥善地保存和校准，使用者也必须经过训练，练习正确的和稳定的操作技术。

微量移液器品牌包括 Gilson、ErgoOne、Eppendorf等。

存在不同种类的微量移液器：

* 体积可调的或固定的
* 单腔道、多腔道或连發型
* 锥形尖端或柱状尖端
* 手动的或电控的

不分厂家和价格，如果频繁使用，任何生产商都推荐使用者每六个月校准微量移液器。药物、食品厂商要求每三个月校准。进行化学实验的学校可以每年校准。进行大量测试的法医和研究部门通常会每月校准。

### 正置换移液器

这种移液器与排气式移液器相类似，但是更少用，通常用于避免污染，或用于体积小、挥发性的或有粘性的物质，比如DNA。主要的差别在于其一次性尖端是一个微量调节注射器（Microsyringe），由塑料制成，包括一个活塞，可以直接排出液体。

### 容积式移液器

不同型号的容积式移液器
容积式移液器允许使用者极高精度地（四位有效数字）测量溶液体积，这种移液器有一个较大的球状物，上方与一个狭窄的部分相连，这一部分刻有一条刻度线，仅标识出一个体积（类似容量瓶）。典型的型号包括10、25、50毫升体积。容积式移液器常用于从基本原料中配制溶液，或用于准备滴定液。

### 刻度移液器

刻度移液器，又称刻度吸管、有刻度移液管等，是一种大型移液器，包含一个有一系列刻度线的长筒，类似于量筒或滴定管，表示不同的体积。它也需要制造真空，在早期的化学、生物试验中，实验者会用嘴吸气。刻度移液器通常有5、10、25、50毫升规格。

为防止吸入有害物质，各类手动或电控的移液器被发明了出来。最初，移液器由钠钙玻璃（soda-lime glass）制成。如今许多移液管都有硼硅酸盐玻璃（borosilicate glass）制成。一次性的刻度移液器通常由聚苯乙烯制作。刻度移液器常见两种刻度方式：

* 摩尔吸管（Mohr pipette），在末端前刻有零刻线。特定体积的液体吸入移液管，通常至最大体积，然后根据需要，部分移出。
* 血清吸管，无零刻线对应空的移液管，所需体积的液体吸入移液管，然后移出。

上方：摩尔吸管。下方：血清吸管
历史上，刻度移液器的精度不如容积式移液器，然而随着生产方法的进步，如今的刻度移液器精度可与容积式媲美。刻度移液器具有正负误差范围，在20℃测量时，即是理论体积的0.6%至0.4%。刻度移液器根据ISO精度和刻度安排标准制造。A类比B类精度更高。

### 巴斯德吸管

巴斯德吸管
巴斯德吸管是一种塑料或玻璃移液管，用于转移少量液体，但不标有任何体积的刻度或准线。巴斯德吸管更常被称为滴管、化学滴管。

特制的移液器
------

### 注射器吸液管

注射器吸液管是一种手持设备，拥有容积式、刻度式移液管和滴定管的全部功能。它被ISO体积A类标准校准。采用玻璃或塑料管，活塞由拇指控制。这种设备应用于多种液体（水溶液、粘性液体、挥发性液体；烃类；精油；混合物），测量范围在0.5mL到25mL之间。这种安排提高了测量精度、操控安全性、可靠性，节省资源，并使得使用范围较广。这种吸液管不需要一次性枪头。

### 玻璃微量吸管

这种移液管用于微观样品的物理接触，比如显微镜下注射（microinjection）和膜片钳（patch clamp）操作。大多数微量吸管由硼硅酸盐、铝硅酸盐或石英制成，当然也有其他很多种类、型号大小不同的玻璃管。各种组成都拥有不同的性质，决定了他们的适用范围。

### 移液机器人

人形机器人操纵移液器
移液机器人能够像人一样操作移液管。

校准
--

移液器的再校准对于使用该仪器的实验室来说是很重要的。通过与标准比较，它可以检验或调整测量仪器，使其接近真实值。移液器的校准，对于保证仪器按预想、在规范下工作是极为关键的。它被认为是个很复杂的工作，因为包括了多个校准步骤中的要素、多个校准标准选择，同时还要考量移液器本身的品质和模型。

参考文献
----

1. ↑  The Micropipette Story[永久]
2. ↑  , August  [2012-08-29], （原始内容存档于2012-09-14）  请检查`|date=`中的日期值 (帮助) 引文格式1维护：日期与年 (link)
3. ↑ .  [2013-07-18]. （原始内容存档于2013-06-30）.

外部連結
----

|  |  |
| --- | --- |
|  | 维基词典中的词条「」。 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 维基共享资源中相关的多媒体资源：**移液器** |

* types of pipettes and their uses （页面存档备份，存于）类型和使用方法介绍（英文，PPT，1.3MB）
* Helpful Hints on the Use of a Volumetric Pipet （页面存档备份，存于） by Oliver Seely（在线图解）
* How to use a safety pipette filler (rubber bulb/ball shape) （页面存档备份，存于）（在线图解）
* Gilson/Rainin Lawsuit （页面存档备份，存于）（媒体文档）


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 

| * 
* 论
* 编
實驗室設備 |
| --- |
|  |
| 

|  通用設備 |
| --- |
|  |
| 

|  |  |
| --- | --- |
| * 加熱器
* 乾燥器
 | 
* 酒精灯
* 本生燈
* 乾燥器
* 加熱包（英语：）
* 加熱板（英语：）
* 熱風烘箱（英语：）
* 窯
* 麥克爾-費雪燈
* 特克盧噴燈
* 實驗用水槽（英语：）
* 真空乾燥箱（英语：）

 |
|  |
| * 混合器
* 攪拌器
 | 
* 恆化器（英语：）
* 均質機（英语：）
* 液哨（英语：）
* 電磁攪拌器
* 研缽
* 搖床
* 超音波振盪器（英语：）
* 靜態混合器（英语：）
* 玻璃棒
* 試管震盪器（英语：）
* 洗瓶
* 攪拌棒

 |
|  |
| * 腳架
* 夾鉗
* 固定
 | 
* 燒杯夾
* 持夾器（英语：）
* 三脚架
* 滴定管夾
* 延伸夾鉗
* 砂箱夾
* 漏斗架
* 鐵圈
* 彈簧夾
* 鐵架台
* 螺旋夾
* 試管夾
* 試管架
* 石棉网
* 實驗室瀝水架（英语：）

 |
|  |
| * 容器
* 儲存設備
 | 
* 瓊脂平板
* 保溫瓶
* 恒溫箱（英语：）
* 無菌操作台（英语：）
* 微量滴定板（英语：）
* 培养皿
* 微孔板（英语：）
* 冰箱
* 稱量舟
* 稱量皿
* 培養箱

 |
|  |
| 其它 | 
* 抽濾管
* 滅菌釜
* 天平刷
* 軟木穿孔器（英语：）
* 坩埚
* 濾紙
* 銼刀
* 鉗子（英语：）
* 離心機（英语：）
* 顯微鏡
* 泥三角
* 分光光度計
* 木棒（英语：）
* 橡皮塞（英语：）
* 刮刀（英语：）
* 刮勺（英语：）
* 試管刷
* 鋼絲刷（英语：）
* 接種針（英语：）
* 接種環（英语：）
* 軟木塞

 |

 |

 |
|  |
| 

|  玻璃器皿 |
| --- |
|  |
| 

|  |  |
| --- | --- |
| 裝置 | 
* 迪安-斯塔克裝置
* 索氏提取器
* 啟普發生器

 |
|  |
| 瓶罐容器 | 
* 波士頓圓形瓶
* 比重瓶

 |
|  |
| 冷凝管 | 
* 冷指（英语：）
* 李必氏冷凝管
* 蛇形冷凝管

 |
|  |
| 器皿 | 
* 蒸發皿
* 培养皿
* 表面皿

 |
|  |
| 燒瓶 | 
* 布氏烧瓶
* 真空保溫瓶
* 錐形瓶
* 馮巴赫瓶（英语：）
* 縮頸燒杯（英语：）
* 平底燒瓶
* 曲頸甑
* 圆底烧瓶
* 舒倫克瓶
* 容量瓶

 |
|  |
| 漏斗 | 
* 布氏、赫式漏斗
* 滴液漏斗（英语：）
* 分液漏斗

 |
|  |
| 量測器具 | 
* 滴定管
* 錐形量筒（英语：）
* 分光液槽
* 量氣管（英语：）
* 量筒
* 奥士華黏度計（英语：）
* 移液器
* 滴管

 |
|  |
| 玻璃管（英语：） | 
* 沸騰管
* 乾燥管
* 克拉基管（英语：）
* 灼熱管（英语：）
* 核磁共振管（英语：）
* 试管
* 熔點測定管
* 長頸漏斗

 |
|  |
| 其它 | 
* 燒杯
* 氣體注射器（英语：）
* 試樣瓶（英语：）

 |

 |

 |
|  |
| 

|  分析化學儀器 |
| --- |
|  |
| 

|  |  |
| --- | --- |
| 成分分析 | 
* 自動分析儀
* 碳氫氮元素分析儀（英语：）
* 比色計
* 感應耦合電漿儀
* 氣相色譜儀
* 高效液相色譜儀
* 質譜儀
* 酸碱指示剂
* pH計

 |
|  |
| 顯微鏡 | 
* 扫描电子显微镜
* 穿透式電子顯微鏡

 |
|  |
| 熱化學儀器 | 
* 熱量計
	+ 差示掃描量熱計
* 熔點測定計（英语：）
* 溫度計
* 熱重分析儀

 |
|  |
| 其它 | 
* 分析天平
* 菌落計數器
* 螺旋接種儀（英语：）
* 核磁共振儀
* 盤式分析儀（英语：）

 |

 |

 |
|  |
| 

|  電子設備 |
| --- |
|  |
| 
* 電流表
* 電流源
* 訊號產生器
* 恒電流儀（英语：）
* 萬用表
* 網路分析器（英语：）
* 示波器
* 脈波產生器（英语：）
* 恆電位器（英语：）
* 頻譜分析儀
* 時域反射儀（英语：）
* 電壓源
* 電壓表

 |

 |
|  |
| 

|  安全設備 |
| --- |
|  |
| 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 個人護具（英语：） | 

|  |
| --- |
| 
* 實驗服
* 面罩
* 口罩
* 橡膠圍裙
* 緊急淋浴器（英语：）

 |
|  |
| 眼或手 | 
* 耐酸手套
* 緊急洗眼器
* 手套箱
* 醫用手套
* 丁腈手套
* 安全眼鏡
* 安全護目鏡

 |

 |
|  |
| 其它 | 
* 溶劑儲存櫃
* 生物安全櫃
* 防火毯
* 滅火器
* 通风柜

 |

 |

 |
|  |
| 醫學實驗室儀器列表（英语：） |

 |