Tıpta, **Holter monitörü** (genellikle **Holter** denilir), en az 24 ila 72 saat (genellikle bir seferde iki hafta) kardiyak izleme (kardiyovasküler sistemin elektriksel aktivitesinin izlenmesi) için kullanılan taşınabilir bir tür ambulatuvar elektrokardiyografi cihazıdır.

Holter'in en yaygın kullanımı EKG kalp aktivitesi (elektrokardiyografi veya EKG) izlemek içindir. Uzatılmış kayıt süresi bazen daha kısa sürede tespit edilmesi zor olan kardiyak aritmileri gözlemlemek için yararlıdır. Daha geçici belirtileri olan hastalarda bir ay veya daha uzun süre takılabilen kardiyak olay monitörü kullanılabilir.

Holter monitörü, 1949'da radyo telemetri üzerinde çalışmaya başlayan deneysel fizikçiler Norman J. Holter ve Bill Glasscock tarafından Helena Montana'daki Holter Araştırma Laboratuvarı'nda geliştirildi. 1950'lerin başında kardiyolog Paul Dudley White’ın önerisiyle çalışmalarını giyilebilir kardiyak izleme cihazını geliştirmeye yönlendirdiler. Holter monitörü 1962'de ticari üretim için piyasaya sürüldü.

Standart elektrokardiyografi gibi kalbi incelemek için kullanıldığında, Holter monitörü göğüse bağlı bir dizi elektrot aracılığıyla kalpten gelen elektrik sinyallerini kaydeder. Elektrotlar, kas aktivitesinden kaynaklanan eserleri (ingilizce: artifacts) en aza indirmek için kemiklerin üzerine yerleştirilir. Elektrotların sayısı ve konumu modele göre değişir ancak çoğu Holter monitörü üç ile sekiz elektodla çalışır. Bu elektrotlar, hastanın kemerine takılan veya boynuna asılan küçük bir cihaza bağlanır ve bu cihaz kayıt süresince kalbin elektriksel faaliyetini kaydeder.

Ritim sinyalinin tam yapısını ve kaynağını analiz etmek için kesin EKG sinyal bilgisi gerektiğinde 12 uçlu Holter sistemi de vardır.

Verinin depolanması
-------------------

Holter monitörü tarafından kaydedilen bir Atriyal fibrilasyon
Daha eski cihazlar makaradan makaraya bantlar veya standart C90 veya C120 ses kaseti kullanırdı ve veri kaydetme hızı 1,7 mm/sn veya 2 mm/sn'de idi. Kayıttan sonra kayıt 60x hızda oynatılabilir ve analiz edilebilir böylece 24 saatlik kayıt 24 dakikada analiz edilebilir. Daha modern birimler, EDF dosyası'nı sayısal flash bellek cihazlara kaydeder. Veriler, daha sonra girişi otomatik olarak analiz eden, EKG komplekslerini sayan, ortalama kalp hızı, minimum ve maksimum kalp hızı gibi özet istatistikleri hesaplayan ve kayıtta teknisyen tarafından daha çok çalışmaya değer aday alanları bulan bir bilgisayara yüklenir.

Cihazın bileşenleri
-------------------

Her Holter sistemi iki temel bölümden oluşur - sinyali kaydetmek için donanım (monitör veya kaydedici olarak adlandırılır) ve kaydın gözden geçirilmesi ve analizi için yazılım. Gelişmiş Holter kaydediciler, sinyal kalitesini kontrol etmek için çok yararlı olan sinyali görüntüleyebilir. Çoğu cihazın önünde hastanın hastalık, yatma, hap alma vb. gibi belirli durumlarda basmasına izin veren bir "hasta düğmesi" vardır; Daha sonra doktorların veya teknisyenlerin sinyali analiz ederken bu alanları hızlı şekilde bulmaları için bu düğmeye basma işlemi kayıta özel bir işaret koyar.

### Kaydedici

Kayıt cihazının boyutu, cihazın üreticisine bağlı olarak farklıdır. Günümüz Holter monitörlerinin ortalama boyutları yaklaşık 110x70x30 mm'dir ancak bazıları yalnızca 61x46x20 mm'dir ve 99 g ağırlığındadır.

Pillerin bittiğinde bazı Holterler izleme sırasında bile pillerin değiştirilmesine izin verir.

Holterlerin çoğu, EKG'yi yalnızca iki veya üç kanal üzerinden izler (Not: üreticiye bağlı olarak, farklı elektrot sayıları ve elektrot sistemleri kullanılır). Günümüzün eğilimi, kayıtta hastanın rahatını sağlamak için lead sayısını en aza indirmektir. Holter izleme tarihinde uzun süredir iki/üç kanallı kayıt kullanılmasına rağmen, yukarıda bahsedildiği gibi son zamanlarda 12 kanallı Holterler ortaya çıktı. Bu sistemler klasik Mason-Likar lead sistemini kullanır, yani ortak dinlenme EKG'si ve/veya stres testi ölçümü sırasındakiyle aynı biçimde sinyal üretir. Bu Holterler bazen bir EKG stres testi muayenesine benzer bilgiler sağlayabilir. Miyokard enfarktüsü sonrasında hastaları analiz ederken de uygundurlar. Bu 12 örnekli monitörlerden alınan kayıtların standart 12 örnekli EKG'den çok daha az çözünürlüğü vardır ve bazı durumlarda da yanıltıcı ST segment gösterimi sağladıkları da gösterilmesine rağmen "geç potansiyel" tespiti gibi özel amaçlı muayenelerde örnekleme frekansının 1000 Hz'e kadar ayarlanabilen cihazlar da vardır.

Diğer bir yenilik, muayenede ve yazılım işlemede hastanın fiziksel aktivitesini kaydeden, uyuma, ayakta durma veya yürümedeki üç hareket durumunu çıkaran üç eksenli hareket sensörünün cihaza eklenmesidir.

Bazı modern cihazların daha sonra doktor tarafından dinlenebilecek sesli hasta günlüğü girişi kaydetme özelliğine de vardır. Bu veriler, kardiyoloğun hastanın aktivitesi ve günlüğü ile ilgili olayları daha iyi tanımlamasına yardımcı olur.

### Analiz Yazılımı

Holter ECG yazılımı Ekran görüntüsü
EKG sinyalinin kaydı bittiğinde (genellikle 24 veya 48 saat sonra), sinyal analizini yapmak hekime kalır. Bu kadar uzun bir sinyali taramak çok zaman alacağından, her Holter cihazının yazılımında, farklı kalp atışlarını, ritimleri vb. otomatik olarak belirleyen bütünleşik bir otomatik analiz süreci vardır. Ancak otomatik analizin başarısı, sinyal kalitesiyle çok yakından ilişkilidir. Kalitenin kendisi esas olarak elektrotların hasta vücuduna bağlanmasına bağlıdır. Bunlar düzgün takılmazsa, elektromanyetik bozulma EKG sinyalini etkileyebilir ve çok gürültülü bir kayıtla sonuçlanabilir. Hasta hızlı hareket ederse, bozulma daha da büyük olur. Böyle bir kaydın işlenmesi çok zordur. Elektrotların bağlanması ve kalitesinin yanı sıra, kas titremeleri, örnekleme hızı ve sayısallaştırılmış sinyalin çözünürlüğü gibi sinyal kalitesini etkileyen başka faktörler de vardır (çok kaliteli cihazlar daha çok örnekleme frekansı verir).

Otomatik analiz genellikle hekime kalp atım morfolojisi, atım aralığı ölçümü, kalp hızı değişkenliği, ritme genel bakış ve hasta günlüğü (hastanın hasta düğmesine bastığı anlar) hakkında bilgi verir.

Gelişmiş sistemler ayrıca spektral analiz, iskemik yük değerlendirmesi, hastanın aktivite grafiği veya PQ segment analizi de yapar. Diğer bir gereklilik, kalp pili impuls algılama ve analiz yeteneğidir. Bu yetenek, doktor doğru temel kalp pili işlevini kontrol etmek istediğinde faydalıdır.

Tarihi
------

Kardiyak olay monitörü yirmi yılı aşkın süredir kullanılmaktadır. İlk başta bu cihazlar taşınabilir değildi ve sadece hastane binalarında kullanılmak zorundaydı. Gelişmeler, bu cihazların küçülmesine neden oldu ancak hala sadece hastanelerde yirmi dört ila kırk sekiz saat kullanılırdı. Kısa süre sonra da, önce 13,6 kg, ardından 4.5 kg ve sonra da 0.45 kg (1 pound) ağırlığında taşınabilir monitörler geliştirildi. Modern cihazların giyilmesi çok daha kolaydır ve yalnızca 0.45 kg ağırlığındadırlar.

Galeri
------

* 5-elektrotlu Holter5-elektrotlu Holter
* 7-elektrotlu Holter7-elektrotlu Holter
* Holter monitör, önemli bir rahatsızlığa neden olmadan günlerce takılabilir.Holter monitör, önemli bir rahatsızlığa neden olmadan günlerce takılabilir.
* DogLeggs yelekli köpek Holter MonitörüDogLeggs yelekli köpek Holter Monitörü
* Büyüklüğünü kıyaslamak için madeni çeyrek ABD doları yanında bir Holter monitörüBüyüklüğünü kıyaslamak için madeni çeyrek ABD doları yanında bir Holter monitörü
* Holter monitörü sütyenle birlikte rahatsızlık duymadan takılabilir.Holter monitörü sütyenle birlikte rahatsızlık duymadan takılabilir.
* Kan basıncı‘nın Holterle izlenmesiKan basıncı‘nın Holterle izlenmesi

Kaynakça
--------

1. ↑  "Holter Monitor". *www.heart.org*. 4 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Nisan 2018.
2. ↑  Meldrum, Stuart J (1993). "Obituary for Wilford "Bill" Glasscock". *Journal of Ambulatory Monitoring*. **6** (3): 243. with the passing of Bill Glasscock, we have lost the second half of one of the most successful partnerships ever to exist in the field of biomedical engineering
3. ↑  "At the Heart of the Invention: The development of the Holter Monitor". *National Museum of American History*. 16 Kasım 2011. 8 Kasım 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Ağustos 2016.
4. 1 2  Hilbel, Thomas; Thomas M Helms; Gerd Mikus; Hugo A Katus; Christian Zugck (10 Ocak 2008). "Telemetry in the clinical setting". *Herzschrittmachertherapie & Elektrophysiologie*. **19** (3): 146-64. doi:10.1007/s00399-008-0017-2. ISSN 0938-7412. PMID 18956161. Erişim tarihi: 4 Ağustos 2009.
5. ↑  Herzschrittmacherther Elektrophysiol. 2013 Jun;24(2):92-6. doi: 10.1007/s00399-013-0268-4. Epub 2013 Jun 19. 12-lead Holter electrocardiography. Review of the literature and clinical application update. Su L1, Borov S, Zrenner B.
6. ↑  HeartBug technical specifications 4 Ekim 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

Dış bağlantılar
---------------

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wikimedia Commons'ta ***Holter monitörü*** ile ilgili ortam dosyaları bulunmaktadır. |

* Holter monitor - MedLine Plus 5 Temmuz 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

| * g
* t
* d
Kalp ile ilgili testler ve prosedürler |
| --- |
| 
* Kalp ve damar cerrahisi
* Girişimsel kardiyoloji
* Kardiyoloji tanı testleri ve prosedürleri
* Kardiyak görüntüleme

 |
| Cerrahi | 

|  |  |
| --- | --- |
| Kalp kapakçıklarıve septa | 
* Valvülotomi
* Mitral kapakçık tamiri
* Valvüloplasti
	+ aortik
	+ mitral
* Kapakçık değişimi
* Aort kapakçığı tamiri
* Aort kapakçığı değişimi
	+ Ross prosedürü
	+ Perkütan aort kapakçığı değişimi
* Mitral kapakçık değişimi
* Perkütan pulmoner kapakçık implantasyonu

kalpte septal defekt üretimi
*mevcut septal defektin genişlemesi*
Atriyal septostomi
Balon septostomi
*kalpte septal defekt oluşturulması*
Blalock-Hanlon prosedürü
kalp odacığından kan damarına şant
kulakçıktan pulmoner artere
Fontan prosedürü
sol karıncıktan aorta
Rastelli prosedürü
sağ karıncıktan pulmoner arter
Sano şantı
bi̇leşi̇k prosedürler
büyük damarların transpozisyonu için
Arteriyel anahtar operasyonu
Msutard prosedürü
Senning prosedürü
univentriküler defekt için
Norwood prosedürü
Kawashima prosedürü
kan damarından kan damarına şant
sistemik dolaşımdan pulmoner artere şant
Blalock-Taussig şantı
SVK'den sağ PA'ya
Glenn prosedürü
 |
| Kardiyak damarlar | 
KAH
Anjiyoplasti
Baypas/Koroner arter baypas
MİDKABA
Off-pump KAB
TEKAB
Koroner stent
Yalın metal stent
İlaç salınımlı stent
* Bentall prosedürü
* Kapak koruyucu aort kökü replasmanı

* LeCompte manevrası

 |
| Diğer | 
Perikard
Perikardiyosentez
Perikardiyal pencere
Perikardiyektomi
Miyokardiyum
Kardiyomiyoplasti
Dor prosedürü
Septal miyektomi
Ventrikülektomi
Alkol septal ablasyonu
İletim sistemi
Labirent prosedürü (Cox labirenti ve minilabirent)
Kateter ablasyonu
Kriyoablasyon
Radyofrekans ablasyonu
Kalp pili takılması
S-ICD implantasyonu
ICD implantasyonu
Kardiyak resenkronizasyon tedavisi
* Sol atriyal apendiks oklüzyonu
* Kardiyotomi
* Kalp nakli

 |

 |
| Testler | 
Elektrofizyoloji
Elektrokardiyografi
Vektörkardiyografi
Holter monitörü
İmplante edilebilir döngü kaydedici
Efor testi
Bruce protokolü
Elektrofizyoloji çalışması
Kardiyak görüntüleme
Anjiyokardiyografi
Ekokardiyografi
TTE
TEE
Miyokard perfüzyon sintigrafisi
Kardiyovasküler MRI
Ventrikülografi
Radyonüklid anjiyografi
Kalp kateterizasyonu/Koroner kateterizasyon
Kardiyak BT
Kardiyak PET
ses
Fonokardiyogram
 |
| Fonksiyon testleri | 
* Empedans kardiyografi
* Balistokardiyografi
* Kardiyotokografi

 |
| Pil | 
* Kardiyoversiyon
* Transkütanöz kalp pili

 |
| Kategori Kategori |

|  |  |
| --- | --- |
| Otorite kontrolü Bunu Vikiveri'de düzenleyin | 
* NKC: ph1190791

 |