**Distorsiyonmetre** elektronikte harmonik distorsiyon oranını ölçmek için kullanılan bir ölçü aletidir.

Harmonik Distorsiyon
--------------------

Elektronikte doğrusal bir devreden geçen sinüs sinyali hiçbir bozukluğa uğramaz. Buna karşılık doğrusal olmayan devrelerde sinüs sinyalı şekil değişikliğine uğrar. Fourier dönüşümü bozulmuş bir periodik sinyalin bir sinüs sinyalleri toplamına eşit olduğunu gösterir.
En basit haliyle;

Giriş sinyali
{\displaystyle f\_{i}=a\cdot sin(\omega t)}
Çıkış sinyali
{\displaystyle f\_{o}=b\_{1}\cdot sin(\omega t)+b\_{2}\cdot sin(2\omega t)+b\_{3}\cdot sin(3\omega t)+..}
Görüldüğü gibi, burada b1 genlikli ana sinyalin frekansı giriş sinyali frekansına eşittir. Toplama giren diğer terimler ise istenmeyen harmoniklerdir. 

Harmoniklerin toplamı
{\displaystyle b\_{h}={\sqrt {{b\_{2}}^{2}+{b\_{3}}^{2}+..}}}
Harmonik toplamının ana sinyale oranına distorsiyon denilir. Elektronikte kullanılan hiçbir devre tam doğrusal olmadığından, çıkışta daima harmonikler vardır. Distorsiyonmetre bu harmoniklerin kabul edilebilir bir limitten fazla olup olmadığının denetlemek amacıyla kullanılır.

Distorsiyon metre
-----------------

Distorsiyonmetre bir tür voltmetredir. Ancak distorsiyonmetrenin bir de istenen frekansa ayarlanabilir yüksek geçiren elektronik filtresi vardır. Bu filtre bir anahtar yardımıyla devreden çıkarılabilir. Ölçü sırasında önce çıkış sinyali filtresiz olarak ölçülür. Ölçü aleti bu düzeyi 0 dB (desibel) olacak okuyacak şekilde kalibre edilir. Daha sonra kalibrasyon ayarları değiştirilmeksizin, aynı sinyal bir de filtreli olarak ölçülür. Ana sinyal yüksek geçiren filtreden süzüldüğü için bu ikinci okumada sadece harmonik toplamı vardır. Düzey 0 db den daha düşüktür. Ölçüm değeri distorsiyon oranını yani devrenin sebep olduğu harmonik distorsiyonu gösterir.

THD (Toplam harmonik distorsiyon) ;
{\displaystyle THD={\frac {\sqrt {{b\_{2}}^{2}+{b\_{3}}^{2}+..}}{b\_{1}}}}
veya dB cinsinden,

{\displaystyle THD\_{db}=20\cdot log(THD)}

Kaynakça
--------

1. ↑  Reference data for Radio Engineers, Howard W.Sams & co.ITT, 0-672-21218-8, sf.18-12

| * g
* t
* d
Televizyon teknolojisi |
| --- |
| Ses sinyali | Ses sinyali •  Stereofoni  • Önvurgu |
| Görüntü siyali | Görüntü sinyali **·** Renk sinyali (NTSC • PAL • SECAM)  • Burst • Senkron darbesi • Diferansiyel kazanç • Diferansiyel faz • Hannover çizgileri |
| Modülasyon | Frekans modülasyonu • Genlik modülasyonu • Artık yan bant  • Karesel genlik modülasyonu |
| Birimler | Renk öldürücü • Mikser • Beyaz sınırlayıcı |
| Verici ve alıcı cihazlar | Televizyon vericisi • Aktarıcı • Televizyon alıcısı • Radyolink |
| Ölçü cihazları | Sofometre • Distorsiyonmetre • Osiloskop • Vektörskop |
| Taşıyıcı frekans ve anten çıkışı | Ara frekans • Radyo frekans • VHF • UHF • Dipol anten • Yapay yük • Etkin yayın gücü |


| * g
* t
* d
Elektrik ve elektronik ölçü aletleri |
| --- |
| 
* Alan şiddeti ölçü aleti
* Ampermetre
* Direnç ölçer
* Distorsiyonmetre
* Elektrik sayacı
* Frekansmetre
* Galvanometre
* Manyetometre
* Megaohmmetre
* Multimetre
* Osiloskop
* Ölçü aleti (elektrik)
* Pens ampermetre
* PMMC
* Sinyal üreteci
* Vektörskop
* Voltmetre
* VU metre
* Wattmetre
* Wheatstone köprüsü

 |