HPLC aparat.
Moderni HPLC.
**Tečna hromatografija visokih performansi** (*HPLC*, *tečna hromatografija pod visokim pritiskom*) je oblik kolonske hromatografije koji se često koristi u analitičkoj hemiji. HPLC se koristi za razdvajanje komponenti iz smese na osnovu hemijskih interakcija između supstance koja se analizira i stacionarne faze u koloni.

Način rada
----------

Princip rada HPLC-a je forsiranje prolaska analizirane supstance (ili smeše) kroz kolonu (cev napunjenu materijalom sitnih čestica, a time i velike površine) pumpanjem tečnosti (mobilna faza) pod visokim pritiskom kroz kolonu. Unosi se mala zapremina uzorka u tok mobilne faze i na osnovu specifičnih hemijskih i fizičkih interakcija, dolazi do različitog zadržavanja komponenata smeše. Vreme zadržavanja zavisi od prirode supstance koja se analizira, stacionarne faze i sastava mobilne faze. Vreme za koje se supstanca eluira (dođe do kraja kolone) naziva se retenciono vreme i one je karakteristično za određenu supstancu. Korištenje visokog pritiska povećava linearnu brzinu i daje komponentama manje vremena za zadržavanje, što poboljšava rezoluciju hromatograma. Koriste se uobičajeni rastvarači, čisti ili u bilo kojoj kombinaciji (npr. voda, metanol, organski rastvarači, itd). Voda može sadržavati i neki pufer, kako bi se poboljšalo razdvajanje. Moguće je koristiti i gradijentno eluiranje, što podrazumeva promenu sastava mobilne faze u toku eluiranja.

Tipovi HPLC-a
-------------

### Hromatografija na normalnim fazama

Ova metoda koristi polarnu stacionarnu fazu i nepolarnu mobilnu fazu, a koristi se kada je supstanca koja se analizira polarna. Polarna supstanca se adsorbira i zadržava na česticama stacionarne faze. Jačina adsorpcije je veća, što je veća polarnost supstance, a samim time jeće i vreme zadržavanja. Korištenje polarnijih rastvarača u mobilnoj fazi smanjuje retenciono vreme. Ovaj tip hromatografije je napušten 1970-tih sa razvojem HPLC-a na obrnutim fazama, zbog slabe reproducibilnosti, usled promjena na česticama stacionarne faze pod uticajem rastvarača.

### Hromatografija na obrnutim fazama

HPLC na reverznim fazama (RP-HPLC) koristi nepolarnu stacionarnu fazu i polarnu mobilnu fazu. Najčešća stacionarna faza je silikatna, tretirana sa RMe2SiCl, gde je R alkilna grupa ravnog lanca kao C18H37 ili C8H17. Vreme zadržavanja je duže za manje polarne supstance. Vreme zadržavanja se povećava dodatkom polarnih rastvarača u mobilnu fazu a smanjuje se dodatkom hidrofobnih rastvarača. RP-HPLC funkcioniše na principu hidrofobnih interakcija, koje su rezultat odbijajućih sila između polarnog rastvarača i relativno nepolarne supstance koja se analizira i nepolarne stacionarne faze.

Na brzinu eluiranja utiče pH, zbog mogućnosti promene polarnosti supstance. Zbog toga se često u mobilnu fazu dodaju puferi. Kolone za RP-HPLC ne bi trebalo koristiti sa jakim bazama, zbog mogućnosti razgradnje silikatnih čestica.

Komponente uređaja za HPLC
--------------------------

Uređaj za HPLC se sastoji od sledećih komponenata:

* Rezervoar mobilne faze
* Pumpa
* Injektor
* Kolona
* Detektor

Detektori za HPLC
-----------------

Detektor ima važnu ulogu da određivanja komponenti koje izlaze iz kolone nakon eluiranja. Detektor generiše električni signal koji je proporcionalan intenzitetu neke osobine mobilne faze ili supstance koja se eluira. Tipovi detektora u HPLC-u su:

* UV-VIS detektor
* Fluorescentni detektor
* Elektrohemijski detektor
* Detektor indeksa loma
* Maseni spektrometar (MS)

Vidi još
--------

* Hromatografija

Spoljašnje veze
---------------

***Tečna hromatografija visokih performansi*** na Wikimedijinoj ostavi

* Liquid Chromatography na Projektu Open Directory

  


| * p
* r
* u
Analitička hemija |
| --- |
| Merni instrumenti | Atomski apsorpcioni spektrometar • Atomski emisioni spektrometar • Gasna hromatografija • HPLC • Infracrveni spektrometar  • Maseni spektrometar • Aparat za određivanje tačke topljenja • Mikroskop • Spektrometar • Spektrofotometar |
| Tehnike | Kalorimetrija • Hemometrika • Hromatografija • Elektroanalitički metodi • Gravimetrijska analiza  • Masena spektrometrija • Spektroskopija Titracija: Kiselo-bazna titracija • Taložna titracija • Redoks titracija • Kompleksometrija |
| Uzimanje uzoraka | Pod-uzorak • Razblaženje • Rastvaranje • Filtracija • Maskiranje • Pulverizacija • Priprema uzorka • Proces separacije |
| Prominentne publikacije | The Analyst  • Analytica Chimica Acta  • Analytical and Bioanalytical Chemistry  • Analytical Chemistry  • Analytical Biochemistry |
| **Hemija** |