Mehanička pomična mjerka
Pomična mjerka
**Pomično mjerilo** (germanizam **Šubler**) je ručni mjerni instrument za mjerenje vanjskih i unutarnjih promjere raznih predmeta. Pomičnom mjerkom mjerimo dimenzije pravilnih tijela s preciznošću do na dio milimetra.

Sastoji se štapa s upisanim skalama (na donjem dijelu je ucrtana milimetarska, a na gornjem skala u inčima), klizača s noniusom, krakova za mjerenje vanjskih dimenzija tijela, šiljaka za mjerenje unutarnjih dimenzija, te izbočenja za mjerenje dubine. Radi preciznijeg očitavanja dimenzija, pomična mjerka ima i kočni mehanizam (obično se radi o vijku kojim se klizač pričvrsti za štap).

Izrađuje se od čelika, plastike kao i od drveta za mjerenja predmeta većih dimenzija (npr. šumari koriste za mjerenje promjera stabala).

Povijest
--------

Točnost do na dio milimetra postignuta je uporabom noniusa, posebne skale koju je još davne 1542. osmislio Portugalac Pedro Nunes (lat. **Nonius**), koji je svoju skalu primijenio na astrolab. Do kraja je nonius skalu usavršio Francuz Pierre Vernier 1631. (zato se nonius ponekad naziva i vernierom).

Konstrukcija
------------

Uvećani pogled na skalu pomične mjerke, koja ima preciznost od 0,02 mm. Očitana vrijednost je 3,58 mm. Vrijednost 3 očita se na lijevoj strani (lijeva crvena linija). Vrijednost 0,58 mm očita se na mjestu gdje se gornja i donja crtica poklapaju (desna crvena linija)

Skala **mehaničkog noniusa** je podijeljena obično na deset jednakih dijelova i pomicanjem klizača u krajnje lijevi položaj poklapaju se nulta oznaka na milimetarskoj i skali noniusa. Duljina skale noniusa je za točno 1 milimetar kraća od određene duljine milimetarske skale. Pomicanjem noniusa desetinku milimetra udesno poklopit će se oznaka 1 noniusa s crticom koja označava 5 mm na milimetarskoj skali. Prema tome, oznaka 1 noniusa je pomaknuta 0,1 mm od oznake za 5 mm na milimetarskoj skali, oznaka 2 noniusa 0,2 mm od oznake za 10 mm na milimetarskoj skali, i tako dalje. Pomakom klizača n/10 milimetra udesno, n-ta će se podjela noniusa poklopiti s jednom od podjela na milimetarskoj skali. Ukoliko želimo dobiti mjerilo preciznosti bolje od desetinke milimetra, skala noniusa se podijeli na više dijelova. 

Pomične mjerke izrađuju se u točnosti:

* 0,1 mm – dužina noniusa je 9 mm s 10 crtica
* 0,05 mm – dužina noniusa je 19 mm s 20 crtica
* 0,02 mm – dužina noniusa je 49 mm s 50 crtica

Osim mehaničke pomične mjerke, danas se izrađuju **pomične mjerke s mjernom urom** i **pomične mjerke s digitalnim pokazivačem mjere**. 

Kada s pomičnom mjerkom mjerimo unutarnju mjeru (npr. unutrašnji promjer cijevi), na očitanu mjeru treba dodati + 10 mm! To je zato jer debljina šiljaka za mjerenje unutarnjih dimenzija iznosi 10 mm.

Jedna od posebnih konstrukcija pomične mjerke je **dubinomjer**. Njega koristimo za mjerenje dubine, a postoji i posebna izvedba za mjerenje dubine utora za pero i klin.

Izvori
------

1. ↑   Daumas Maurice: *Scientific Instruments of the Seventeenth and Eighteenth Centuries and Their Makers*, Portman Books, London 1989.
2. ↑    "1911 Encyclopaedia Britannica article on Navigation", 2008.
3. ↑    "Mjerenje i kontrola u alatničarstvu", Industrijska strojarska škola, Zagreb, 2011.

Povezani članci
---------------

* Mikrometarski vijak
* Mjerne rašlje
* Mjerne pločice
* Mjerni listići
* Mjerna ura
* Sinusno ravnalo
* Koordinatni mjerni uređaj
* Profilni projektor

Vanjske poveznice
-----------------

***Pomično mjerilo*** na Wikimedijinoj ostavi