Ultrabunyi 3D janin manusia berusia 20 minggu 
**Ultrabunyi 3D** adalah teknik ultrabunyi perubatan, yang sering digunakan dalam aplikasi janin, jantung, trans-rektum dan intra-vaskular. Ultrabunyi 3D merujuk secara khusus pada penerapan data kelantangan ultrabunyi dan juga disebut sebagai 4D (dimensi 3-spasial ditambah dimensi 1 kali) ketika melibatkan rangkaian kelantangan 3D yang dikumpulkan dari masa ke masa. 

Semasa menghasilkan lantangan 3D, data ultrabunyi dapat dikumpulkan dengan empat cara biasa. Freehand, yang melibatkan memiringkan prob dan menangkap rangkaian gambar ultrabunyi dan merakam orientasi transduser untuk setiap potongan. Secara mekanikal, kecondongan prob linear dalaman dikendalikan oleh motor di dalam prob. Menggunakan endoprob, yang menghasilkan kelantangan dengan memasukkan prob dan kemudian mengeluarkan transduser secara terkawal. Teknologi keempat adalah transduser tatasusunan matriks yang menggunakan beamsteering untuk sampel titik sepanjang isipadu berbentuk piramid.

Risiko
------

Risiko umum ultrabunyi juga berlaku pada Ultrabunyi 3D. Pada dasarnya ultrabunyi dianggap selamat. Walaupun kaedah pengimejan lain menggunakan pewarna radioaktif atau sinaran pengion, misalnya, transduser ultrabunyi menghantar denyutan bunyi frekuensi tinggi ke dalam badan dan kemudian mendengar gema. 

Ringkasnya, risiko utama yang berkaitan dengan ultrasound adalah potensi pemanasan tisu atau peronggaan. Mekanisme apabila pemanasan tisu dan kavitasi diukur adalah melalui piawaian yang disebut indeks termal (TI) dan indeks mekanikal (MI). Walaupun FDA menggariskan nilai yang sangat selamat untuk maksimum TI dan MI, tetap disarankan untuk mengelakkan pengimejan ultrabunyi yang tidak perlu.

Aplikasi
--------

### Obstetrik

Ultrabunyi 3D berguna antara lain untuk memudahkan pencirian beberapa kecacatan kongenital, seperti anomali kerangka dan masalah jantung. Dengan UB 3D masa nyata, degupan jantung janin dapat diperiksa dalam masa nyata.

### Kardiologi

Penggunaan ultrabunyi tiga dimensi dalam rawatan jantung telah mencapai kemajuan yang luar biasa dalam mengimbas dan merawat masalah jantung. Apabila teknologi ultrabunyi 3D digunakan untuk memvisualisasikan keadaan jantung seseorang, ia dipanggil sebagai Ekokardiografi 3D. Dengan penggabungan teknologi lain dengan Ultrabunyi, kini mungkin untuk melacak ukuran kuantitatif seperti jumlah ruang yang berlaku semasa kitaran jantung. Ia juga memberikan maklumat berguna lain seperti mengesan aliran darah, kelajuan pengecutan dan pengembangan. Dengan kaedah Ekokardiografi 3D, doktor kini dapat dengan mudah mengesan penyakit arteri dan dapat memeriksa pelbagai kecacatan dengan baik. Aplikasi gema membantu memberikan gambaran masa nyata struktur jantung.

### Panduan pembedahan

Secara tradisional, dengan ultrabunyi 2D, kedudukan spesifik organ dan tisu yang berguna dalam pembedahan tidak dapat ditemukan terutama di satah serong. Walau bagaimanapun, dengan munculnya ultrabunyi 3D, teknik pencitraan telah berkembang banyak kali memungkinkan para pakar bedah mendapatkan gambaran masa nyata mengenai tisu dan organ dan menggambarkan imbasan lengkap dengan lebih berkesan. Sebagai tambahan kepada ini, ultrabunyi 3D memberikan panduan pembedahan dari segi merawat transplantasi dan barah dengan teknik visualisasi putaran semasa melakukan imbasan. Teknologi ini telah mengembangkan pelbagai kaedah seperti pemindaian putaran, unjuran potongan, penggunaan transduser tatsusunan bersepadu yang membantu pakar bedah menangani pesakit barah trauma. Selanjutnya, dengan ultrabunyi 3D doktor kini dapat merawat pelbagai jenis tumor kerana setiap tisu dapat didiagnosis dan diteliti dengan mudah untuk mengkaji kecacatan dan penyebabnya. Oleh itu, kita melihat bahawa pengimbasan dan visualisasi utama yang dilakukan oleh ultrabunyi 3D telah mengembangkan cara yang lebih baik untuk merawat pesakit dengan masalah seperti barah, tumor dan pemindahan. 

### Pengimejan vaskular

Pergerakan saluran darah dan arteri tidak mudah dikesan kerana penyebarannya kerana sukar untuk menangkap gambar masa nyata. Diagnosis digunakan secara meluas dalam setiap jenis rawatan dan dengan ultrabunyi 3D, kini mungkin untuk mengesan pergerakan dinamik sel darah, vena dan arteri. Di samping itu, pelbagai jenis diagnosis seperti mengukur diameter, mendiagnosis dinding antara arteri dapat dikesan dengan pelacak magnet yang disatukan dengan ultrabunyi 3D yang membantu dalam kedudukan tepat. Oleh itu, teknologi memberikan bantuan pengimejan dan juga mempunyai sensor yang membantu dalam mengesan kedudukan kapal dalam operasi. 

### Anestesia serantau

Ultrabunyi tiga dimensi masa nyata digunakan semasa prosedur sekatan saraf periferi untuk mengenal pasti anatomi yang relevan dan memantau penyebaran anestetik tempatan di sekitar saraf. Sekatan saraf periferi menghalang penghantaran isyarat sakit dari tempat kecederaan ke otak tanpa ubat pelali yang mendalam, yang menjadikannya sangat berguna untuk prosedur ortopedik pesakit luar. Ultrabunyi 3D masa nyata membolehkan otot, saraf dan saluran darah dikenal pasti dengan jelas semasa jarum atau kateter maju di bawah kulit. Ultrabunyi 3D dapat melihat jarum tanpa mengira bidang gambar, yang merupakan peningkatan besar berbanding ultrabunyi 2D. Selain itu, gambar boleh diputar atau dipotong secara terus untuk menampakkan struktur anatomi dalam jumlah tisu. Doktor di Mayo Clinic di Jacksonville telah mengembangkan teknik menggunakan ultrabunyi 3D masa nyata untuk memandu blok saraf periferal untuk pembedahan bahu, lutut, dan pergelangan kaki.

Rujukan
-------

1. ↑  Hoskins, Peter; Martin, Kevin; Thrush, Abigail (2010). *Diagnostic ultrasound : physics and equipment* (ed. 2nd). Cambridge, UK: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-75710-2.
2. ↑  Health, Center for Devices and Radiological. "Medical Imaging - Ultrasound Imaging". *www.fda.gov* (dalam bahasa Inggeris).
3. ↑  Baba, Kazunori; Okai, Takashi; Kozuma, Shiro; Taketani, Yuji (1999). "Fetal Abnormalities: Evaluation with Real-time-Processible Three-dimensional US—Preliminary Report". *Radiology*. **211** (2): 441–446. doi:10.1148/radiology.211.2.r99mr02441. PMID 10228526.
4. ↑  Acar, Philippe; Battle, Laia; Dulac, Yves; Peyre, Marianne; Dubourdieu, Hélène; Hascoet, Sébastien; Groussolles, Marion; Vayssière, Christophe (2014). "Real-time three-dimensional foetal echocardiography using a new transabdominal xMATRIX array transducer". *Archives of Cardiovascular Diseases*. **107** (1): 4–9. doi:10.1016/j.acvd.2013.10.003. PMID 24364911.
5. ↑  Huang, Qinghua; Zeng, Zhaozheng (2017). "A Review on Real-Time 3D Ultrasound Imaging Technology". *BioMed Research International*. **2017**: 1–20. doi:10.1155/2017/6027029. PMC 5385255. PMID 28459067.
6. ↑  Pedrosa, J.; Barbosa, D.; Almeida, N.; Bernard, O.; Bosch, J.; d'Hooge, J. (2016). "Cardiac Chamber Volumetric Assessment Using 3D Ultrasound - A Review". *Current Pharmaceutical Design*. **22** (1): 105–21. doi:10.2174/1381612822666151109112652. PMID 26548305.
7. ↑  Picano, E.; Pellikka, P. A. (2013). "Stress echo applications beyond coronary artery disease". *European Heart Journal*. **35** (16): 1033–1040. doi:10.1093/eurheartj/eht350. PMID 24126880.
8. ↑  Yan, P. (2016). "SU-F-T-41: 3D MTP-TRUS for Prostate Implant". *Medical Physics*. **43** (6Part13): 3470–3471. doi:10.1118/1.4956176.
9. ↑  Ding, Mingyue; Cardinal, H. Neale; Fenster, Aaron (2003). "Automatic needle segmentation in three-dimensional ultrasound images using two orthogonal two-dimensional image projections". *Medical Physics*. **30** (2): 222–234. doi:10.1118/1.1538231. PMID 12607840.
10. ↑  Mahboob, Syed; McPhillips, Rachael; Qiu, Zhen; Jiang, Yun; Meggs, Carl; Schiavone, Giuseppe; Button, Tim; Desmulliez, Marc; Demore, Christine (2016). "Intraoperative Ultrasound-Guided Resection of Gliomas: A Meta-Analysis and Review of the Literature" (PDF). *World Neurosurgery*. **92**: 255–263. doi:10.1016/j.wneu.2016.05.007. PMID 27178235.
11. ↑  Moiyadi, Aliasgar V.; Shetty, Prakash (2016). "Direct navigated 3D ultrasound for resection of brain tumors: A useful tool for intraoperative image guidance". *Neurosurgical Focus*. **40** (3): E5. doi:10.3171/2015.12.FOCUS15529. PMID 26926063.
12. ↑  Jin, Chang-zhu; Nam, Kweon-Ho; Paeng, Dong-Guk (2014). "The spatio-temporal variation of rat carotid artery bifurcation by ultrasound imaging". *2014 IEEE International Ultrasonics Symposium*. m/s. 1900–1903. doi:10.1109/ULTSYM.2014.0472. ISBN 978-1-4799-7049-0.
13. ↑  Pfister, Karin; Schierling, Wilma; Jung, Ernst Michael; Apfelbeck, Hanna; Hennersperger, Christoph; Kasprzak, Piotr M. (2016). "Standardized 2D ultrasound versus 3D/4D ultrasound and image fusion for measurement of aortic aneurysm diameter in follow-up after EVAR". *Clinical Hemorheology and Microcirculation*. **62** (3): 249–260. doi:10.3233/CH-152012. PMID 26484714.
14. ↑  "Real-Time 3-D Ultrasound Speeds Patient Recovery" (Siaran akhbar). Mayo Clinic. July 13, 2007. Dicapai pada May 21, 2014.
15. ↑  Feinglass, Neil G.; Clendenen, Steven R.; Torp, Klaus D.; Wang, R Doris; Castello, Ramon; Greengrass, Roy A. (2007). "Real-Time Three-Dimensional Ultrasound for Continuous Popliteal Blockade: A Case Report and Image Description". *Anesthesia & Analgesia*. **105** (1): 272–274. doi:10.1213/01.ane.0000265439.02497.a7. PMID 17578987.

Pautan luaran
-------------

* Sejarah Ultrabunyii (termasuk ultrabunyi 3D)
* The Endowment for Human Development menyediakan banyak ultrabunyi 4D yang dapat dilihat dalam talian.
* Imbasan membongkar rahsia rahim BBC News
* Mengenai penemuan ultrasonografi perubatan
* Ketahui cara melakukan Ultrabunyi 3D / 4d [*pautan mati*]
* Keprihatinan Keselamatan Memperincikan sejumlah masalah kesihatan mengenai amalan yang tidak diatur ini
* Klinik Ultrabunyi 3D dan Kemudahan Pendidikan Ultrabunyi 3D

klinik di Sacramento, CA yang mengkhususkan diri dalam melakukan ultrabunyi 3D dan melatih sonografer. 

* Koleksi Gambar Ultrabunyi 3D yang Hebat
* Kajian mengenai Teknologi Pengimejan Ultrabunyi 3D Masa Nyata