कृपया भ्रमित न हों और इसे इकोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोम्योग्राम, इलेक्ट्रोंसेफेलोग्राम, अथवा ई.ई.जी से भिन्न समझें।
एक 26 वर्षीय पुरुष की 12 लीड ईसीजी.
एक 12-लीड ईसीजी के लिए आवश्यक 10 इलेक्ट्रोड से जुड़े एक मरीज को दिखाने वाला चित्र
**इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी** (**ईसीजी**) त्वचा के विद्युत चालकों से एक नियत समय के लिए हृदय की वैद्युत गतिविधि को बाहर से रिकॉर्ड किए जाने की पारवक्षीय व्याख्या है। यह एक विद्युतहृद्‌लेखी उपकरण द्वारा उत्पन्न अप्रसारक रिकॉर्डिंग है। शब्द की व्युत्पत्ति, ग्रीक शब्द *इलेक्ट्रो*, क्योंकि यह वैद्युत गतिविधि से संबंधित है, *कार्डियो*, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ हृदय है, एवं *ग्राफ*, एक ग्रीक मूल का शब्द जिसका अर्थ "लिखना" होता है, से हुई है।

मुख्य रूप से ईसीजी हृदय की हर धड़कन के दौरान हृदय की मांशपेशी के विध्रुवीकृत होने के समय त्वचा पर सूक्ष्म वैद्युत परिवर्तनों का पता लगा कर और उसमें विस्तार कर कार्य करता है। विश्राम की स्थिति में, हृदय के प्रत्येक मांसपेशी कोशिका की बाहरी दीवार, या कोशिका झिल्ली के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक आवेश होता है। इस आवेश को कम कर शून्य कर देना विध्रुवीकरण कहलाता है जो कोशिका के तंत्र को क्रियाशील करता है जो इसे सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है। हृदय की प्रत्येक धड़कन के दौरान एक स्वस्थ हृदय में विध्रुवीकरण के लहर की सुव्यवस्थित रूप से क्रमानुसार वृद्धि होती है जो शिरानाल-अलिन्द पर्व की कोशिकाओं के द्वारा सक्रिय कर दी जाती है, अलिन्द से होकर अलग हो जाती है, "अन्तस्थ चालन पथ" से होकर गुजरती है एवं फिर संपूर्ण निलय में फैल जाती है। इसकी पहचान हृदय के किसी एक हिस्से में लगाये गए दो विद्युत् चालकों की वोल्टता में सूक्ष्म उतार-चढ़ाव के रूप में की जाती है जिसे किसी स्क्रीन या कागज पर लहरदार रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यह प्रदर्शन हृदय की मांसपेशी के विभिन्न भागों में हृदय की समग्र कमजोरियों को दर्शाता है।

आमतौर पर 2 से अधिक विद्युत् चालकों का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हें कई युग्मों में संयोजित किया जा सकता है। (उदाहरण के लिए: बायीं बाहु (एल ए), दायीं बाहु (आर ए) एवं बायें टांग (एल एल) वाले विद्युत् चालक युग्मों का निर्माण करते हैं: एलए+आरए, एलए+एलएल, आरए+एलएल) प्रत्येक युग्म से प्राप्त आउटपुट को **लीड** कहा जाता है। कहा जाता है कि प्रत्येक लीड हृदय पर विभिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं। विभिन्न प्रकार के ईसीजी को रिकॉर्ड किए गए लीडों की संख्या के द्वारा सूचित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए 3-लीड, 5-लीड या 12-लीड ईसीजी (कभी-कभी सिर्फ "एक 12-लीड). 12-लीड वाला ईसीजी वह है जिसमें 12 विभिन्न विद्युत संकेत लगभग एक ही समय में रिकॉर्ड किए जाते हैं एवं उनका अक्सर ईसीजी के एकबारगी रिकॉर्डिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, आम तौर पर उसे एक पेपर प्रति के रूप में मुद्रित किया जाता है। 3- और 5-लीड वाले ईसीजी में निरन्तर निरीक्षण किए जाने एवं एक उपयुक्त अनुवीक्षण उपकरण के स्क्रीन पर देखे जाने की प्रवृत्ति होती है, उदाहरण के लिए एक शल्य-चिकित्सा के दौरान या एक एम्बुलेंस में पहुंचाए जाने तक. प्रयुक्त उपकरणों के आधार पर 3- और 5-लीड वाले ईसीजी में कोई स्थायी रिकार्ड -हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है।

यह हृदय के असामान्य तालों की माप एवं निदान करने का सर्वोत्तम तरीका है, विशेष रूप से वैद्युत संकेतों का वहन करने वाले संवहन ऊतक को होने वाले नुकसान के द्वारा उत्पन्न असामान्य ताल, या विद्युत-अपघट्य के असंतुलनों के द्वारा उत्पन्न असामान्य ताल. हृद्‌रोधगलन (एमआई) में, ईसीजी विशिष्ट क्षेत्रों में हृदय की मांसपेशी को होने वाले नुकसान की पहचान कर सकता है, यद्यपि इसमें हृदय के सभी क्षेत्र शामिल नहीं होते हैं। ईसीजी विश्वसनीय रूप से हृदय के पम्प करने की क्षमता की माप नहीं कर सकता है, जिसके लिए पराध्वनि या अल्ट्रासाउण्ड आधारित (विद्युतहृद्‌लेख) या आण्विक औषधि परीक्षणों का इस्तेमाल किया जाता है। हृदय की गति के रूकने के दौरान एक सामान्य ईसीजी संकेत (एक स्थिति जिसे नाड़ीस्पन्द रहित वैद्युत गतिविधि के रूप में जाना जाता है) का होना संभव है।

इतिहास
------

कहा जाता है कि 1872 में सेंट बार्थोलोमियू हॉस्पीटल में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त करने के लिए अध्ययन करते समय मरीज के हृदय की धड़कन का रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए अलेक्जेंडर मुइरहेड ने ज्वरग्रस्त मरीज की कलाई में तार संलग्न किया। इस गतिविधि को ब्रिटिश शरीरक्रियाविज्ञानी जॉन बुर्डन सैन्डरसन के द्वारा लिपमैन के सूक्ष्म-वाहिका विद्युतमापी का प्रयोग करते हुए प्रत्यक्ष रूप से रिकॉर्ड किया गया। 
विद्युतीय दृष्टिकोण से हृदय की सुव्यवस्थित रूप से चर्चा करने वाले प्रथम व्यक्ति ऑगस्तस वालर थे, जो पैडिंग्टन, लंदन में सेंट मैरी हॉस्पीटल में कार्यरत थे। उनके विद्युतहृद्‍लेख मशीन में प्रक्षेपक (प्रोजेक्टर) में लिपमैन का सूक्ष्म-वाहिका विद्युतमापी लगा हुआ था। हृदय की धड़कन के अनुरेख को एक फोटोग्राफिक प्लेट में प्रक्षेपित किया गया जो स्वयं एक टॉय ट्रेन में संलग्न था। इसने वास्तविक समय में हृदय की धड़कन को रिकॉर्ड करने दिया। 1911 में उन्होंने अब भी अपने काम के लिए बहुत थोड़ा नैदानिक अनुप्रयोग देखा.

आइन्थोवेन का ईसीजी उपकरण
एक प्रारंभिक सफलता तब हाथ लगी जब लीडेन, नीदरलैंड में कार्यरत, विलियम ईंथोवेन ने 1903 में आविष्कार किए गए रज्जुनुमा विद्युतधारामापी का प्रयोग किया। यह उपकरण वालर द्वारा प्रयोग किए गए सूक्ष्म-वाहिका विद्युतमापी एवं 1897 में फ्रांसीसी इंजीनियर क्लीमेंट एडर द्वारा स्वतंत्र रूप से आविष्कार किए गए रज्जुनुमा विद्युतधारामापी दोनों की तुलना में अधिक संवेदनशील था।. आज के स्वयं चिपकने वाले विद्युत् चालकों का प्रयोग करने की बजाय ईंथोवेन के मरीज लवण को घोल से भरे उन पात्रों में अपने अंगों को डाल देते थे जिसमें से ईसीजी को रिकॉर्ड किया गया था।

ईंथोवेन नि विभिन्न विक्षेपों को पी, क्यू, आर, एस अक्षरों से निर्दिष्ट किया और कई हृदय एवं रक्तवाहिकाओं संबंधी विकारों के विद्युतहृद्‌लेख संबंधी विशेषताओं का वर्णन किया। 1924 में, उन्हें अपनी खोज के लिए चिकित्साशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

यद्यपि उस युग के बुनियादी सिद्धांतों का अभी भी प्रयोग किया जा रहा है, वर्षों से विद्यतहृद्‌लेख में अनेक प्रगति हुई है। उदाहरण के लिए, यन्त्र विन्यास बोझिल प्रयोगशाला उपकरण से एक ठोस इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्थाओं में विकसित हुआ है, जिसमें अक्सर विद्यतहृद्‌लेख की कम्प्यूटरीकृत व्याख्या शामिल होती है।

ईसीजी ग्राफ पेपर
----------------

ईसीजी ग्राफ कागज का एक दूसरा
ईसीजी रिकॉर्डर का आउटपुट एक ग्राफ (या कभी-कभी कई ग्राफ हैं, जो विभिन्न लीडों का प्रतिनिधित्व करते हैं) है जिसमें समय को x-अक्ष पर एवं वोल्टता को y-अक्ष पर दर्शाया जाता है। एक समर्पित ईसीजी मशीन आम तौर पर ग्राफ पेपर पर मुद्रित करेगा जिसमें 1 मिमी वर्ग मी का पृष्ठभूमि पैटर्न (अक्सर लाल या हरे रंग में) होता है, जिसमें क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में प्रत्येक 5 मिमी पर स्पष्ट विभाजन होते हैं। 
अधिकांश ईसीजी उपकरणों के आउटपुट में परिवर्तन लाना संभव है, लेकिन प्रत्येक मिलीवोल्ट (mV) को y अक्ष पर 1 सेमी के रूप में एवं प्रत्येक सेकंड को 25 मिमी के रूप में x-अक्ष पर दर्शाना मानक होता है (अर्थात्‌ पेपर की गति 25 मिमी/सेकंड होती है). कागज (पेपर) की अधिक तेज गति का उपयोग किया जा सकता है - उदाहरण के लिए - ईसीजी में अधिक सूक्ष्म विवरण निश्चित करने के लिए। पेपर (कागज) की गति 25 मिमी/सेकंड रख कर, ईसीजी कागज के एक छोटे ब्लॉक को की गति में 40 मिलीसेकंड में परिवर्तित होता है। पांच छोटे ब्लॉक मिलकर एक बड़े ब्लॉक बनाते है, जो 200 मिलीसेकंड में परिवर्तित करता है। इसलिए, प्रतिसेकंड पांच बड़े ब्लॉक हैं। एक अंशांकन संकेत को रिकॉर्ड एक साथ शामिल किया जा सकता है। 1 मिलीवोल्ट (mV) का मानक संकेत शलाका को ऊर्ध्वाधर रूप से 1 सेमी आगे खिसका सकता है, जो ईसीजी कागज पर दो बड़े वर्ग होते हैं।

### अभिन्यास

परिभाषा के द्वारा एक 12-लीड वाला ईसीजी प्रत्येक 12-लीडों के रिकॉर्डिंग का एक छोटा खंड दर्शाएगा. इसे अक्सर 4 कॉलमों एवं तीन कतारों वाले एक ग्रिड में व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें से आरंभ वाले कॉलम लिम्ब लीड (I, II एवं III) होते हैं, दूसरे कॉलम संवर्धित लिम्ब लीड (aVR, aVL एवं aVF) एवं अंतिम दो कॉलम चेस्ट लीड (V1-V6) होते हैं। आमतौर पर इस अभिविन्यास में परिवर्तन करना संभव है इसलिए यह देखने के लिए लेबलों की जांच करना आवश्यक है कि किस लीड को दर्शाया गया है। आम तौर पर प्रत्येक कॉलम तीन लीडों के लिए समय में समान क्षण रिकॉर्ड करेंगे एवं फिर रिकॉर्डिंग अगले कॉलम में स्थानांतरित हो जाएगा जो उस बिन्दु के बाद हृदय की धड़कनों को रिकॉर्ड करेगा। हृदय के तालों के लिए लीड के कॉलमों के बीच परिवर्तित होना संभव है।
हृदय की गति पर निर्भय करते हुए, इनमें से प्रत्येक खंड छोटा होता है और किसी ऐसे हृदय ताल का विश्लेषण करना कठिन हो सकता है जो हृदय की धड़कनों के बीच परिवर्तन दर्शाते हैं। विश्लेषण में मदद करने के लिए एक या दो "ताल पट्टी" को भी मुद्रित करना आम बात है। यह आमतौर पर लीड II होगा (जो अलिन्द से वैद्युत संकेत, पी-तरंग दर्शाता है) एवं यह ईसीजी रिकॉर्ड किए जाने के संपूर्ण समय के लिए ताल दर्शाता है (आम तौर पर5-6 सेकंड).
"ताल पट्टी" शब्द सतत निरीक्षण प्रणाली के सम्पूर्ण मुद्रित अभिलेख (प्रिंटआउट) को सूचित कर सकता है जो केवल एक लीड को दर्शा सकता है और इसे या तो चिकित्सक के द्वारा शुरू किया जाता है या यह किसी खतरे के संकेत या घटना के प्रतिक्रियास्वरूप शुरू होता है।

लीड्स
-----

विद्युतहृद्‌लेख में "लीड" शब्द बहुत अधिक भ्रम पैदा करता है क्योंकि इसका प्रयोग दो *भिन्न* बातों को सूचित करने के लिए किया जाता है। आम भाषा के अनुसार लीड शब्द का प्रयोग विद्युत् चालकों को ईसीजी रिकॉर्डर के साथ जोड़ने वाले विद्युत केबल को सूचित करने के लिए किया जा सकता है। वैसे तो "बायीं बाहु वाले लीड" को विद्युत् चालक (और इसके केबल) के रूप में उल्लेख करना स्वीकार्य हो सकता है जिसे बायीं बाहु के निकट जोड़ा जाना चाहिए। एक मानक "12-लीड" वाले ईसीजी में आम तौर पर दस विद्युत् चालक होते हैं।

वैकल्पिक रूप से (और कुछ लोग उचित ढ़ंग से कहेंगे, विद्युतहृद्‌लेख के सन्दर्भ में) *लीड* शब्द दो विद्युत् चालकों के बीच वोल्टता के अंतर एवं ईसीजी रिकॉर्डर के द्वारा वास्तविक रूप से उत्पादित बात का पता लगाने को सूचित कर सकता है। प्रत्येक का एक विशिष्ट नाम होगा। उदाहरण के लिए, "लीड I" (लीड एक) दायीं बाहु वाले विद्युत् चालक एवं बायीं बाहु वाले इलेक्ट्रोड के बीच वोल्टता है, जबकि "लीड II" (लीड दो) दायें लिम्ब एवं पाद के बीच वोल्टता है। (यह तेजी से और अधिक जटिल हो जाता है क्योंकि एक "विद्युत् चालक" अन्य विद्युत् चालकों के सम्मिश्रण के संयोजन हो सकते हैं। (बाद में देखें.) इस प्रकार के लीड "12-लीड" वाले ईसीजी का निर्माण करते हैं।

अतिरिक्त भ्रम पैदा करने के लिए आम तौर पर "लिम्ब लीड" लिम्ब के साथ संलग्न विद्युत् चालकों की बजाय लीड I, II एवं III से प्राप्त लेखाचित्रीय रिकॉर्ड को सूचित करता है।

छोटा अवतरण=== विद्युत् चालकों का निर्धारण ===
12-लीड वाले ईसीजी के लिए दस विद्युत् चालकों का प्रयोग किया जाता है। आम तौर पर विद्युत् चालकों में एक चालक जैल होता है, जो एक स्वयं चिपकने वाले पैड के बीच में अन्त:स्थापित होता है जिसमें केबल को क्लिप किया जाता है। कभी कभी जैल भी चिपकने वाला पदार्थ का काम करता है। उन्हें मरीज के शरीर में निम्नांकित तरीके से लेबल एवं स्थापित किया जाता है।

अंग इलेक्ट्रोड का समुचित स्थान, अमेरिकन स्वास्थ्य संगठन (यूरोप में एक अलग रंग योजना का प्रयोग किया जाता है) की सिफारिश के अनुसार कूटबद्ध किया गया रंग.ध्यान दें कि अंग इलेक्ट्रोड अंगों से बहुत नीचे या कूल्हों/कन्धों के पास हो सकते हैं, लेकिन उनका समतल होना जरूरी है (बायां बनाम दायां).
12 सुराग

| विद्युत् चालक लेबल (संयुक्त राज्य अमेरिका में) | विद्युत् चालक का स्थापन |
| --- | --- |
| आरए (RA) | दाहिने हाथ पर, अस्थिमय उभारों से बचते हुए. |
| एलए (LA) | एक ही स्थान पर जहां आरए स्थापित किया गया, लेकिन इस बार बायें बांह पर. |
| आरएल (RL) | दाहिने पैर पर, अस्थिमय उभारों से बचते हुए. |
| एलएल (LL) | एक ही स्थान पर जहां आरए स्थापित किया गया, लेकिन इस बार बायीं टांग पर. |
| V1 (वी1) | पसलियों के बीच *चौंथे* स्थान (पसली 4 और 5 के बीच) पर उरोस्थि (छाती की हड्डी) के ठीक *दाहिने* तरफ. |
| V2 (वी2) | पसलियों के बीच *चौंथे* स्थान (पसली 4 और 5 के बीच) पर उरोस्थि (छाती की हड्डी) के ठीक *बायें* तरफ. |
| V3 (वी3) | लीड V2 एवं V4 के बीच. |
| V4 (वी4) | पसलियों के बीच {0}पांचवें{/0} स्थान (पसली 5 और 6 के बीच) पर मध्य हंसुली रेखा (एक काल्पनिक रेखा जो हंसुली (कंठास्थि) के मध्य बिन्दु से नीचे की तरफ फैली हुई है। |
| V5 (वी5) | V4 के साथ क्षैतिज रूप से समान, लेकिन अग्रस्थ कांख-संबंधी रेखा में. (कांख संबंधी अग्रस्थ रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो हंसुली के मध्य एवं हंसुली के पार्श्व सिरे के बीच की बिन्दु तक होती है; कंठास्थि का पार्श्व सिरा बांह के निकट का सिरा होता है।) |
| V6 (वी6) | कांख संबंधी मध्य रेखा में V4 एवं V5 के साथ क्षैतिज रूप से समान होता है। (कांख संबंधी मध्य रेखा वह काल्पनिक रेखा है मरीज के कांख से नीचे फैली हुई होती है।) |

#### अतिरिक्त विद्युत् चालक

हृद्‌पेशीयरोधगलन, जिसमें वे क्षेत्र शामिल होते हैं जिन्हें आम तौर पर अच्छी तरह से नहीं "देखा" जाता है, की पहचान करने में इसकी सूक्षमग्राहिता में सुधार करने के एक प्रयास के रूप में क्लासिकल 12-लीड वाले ईसीजी में कई तरीकों से विस्तार किया जा सकता है। इसमें एक rV4 लीड शामिल होता है जो V4 के समतुल्य महत्त्व वाले चिह्नों का छाती की दीवार के *दाहिने* तरफ प्रयोग करता है एवं चेस्ट लीड को पीठ पर V7, V8 एवं V9 के द्वारा फैलाता है।

### लिम्ब लीड

5- और 12-लीड वाले दोनों विन्यास में, लीड I, II एवं III *लिम्ब लीड* कहलाते हैं। इन संकेतों को उत्पन्न करने वाले विद्युत् चालक लिम्ब पर स्थित होते हैं - एक प्रत्येक बाहु पर एवं एक बांये टांग पर. लिम्ब लीड उन बिन्दुओं का निर्माण करते हैं जिन्हें ईंथोवेन के त्रिकोण (*ईंथोवेन्स ट्राइऐंगल*) के रूप में जाना जाता है।

* लीड I (धनात्मक) बायें बाहु (एलए) वाले विद्युत् चालक एवं दाहिने बाहु (आरए) वाले इलेक्ट्रोड के बीच वोल्टता (वोल्टेज) है:

{\displaystyle I=LA-RA.}
* लीड II (धनात्मक) बायें टांग (एलएल) वाले विद्युत् चालक एवं दाहिने बाहु (आरए) वाले विद्युत् चालक के बीच वोल्टता (वोल्टेज) है:

{\displaystyle II=LL-RA.}
* लीड III (धनात्मक) बायें टांग (एलएल) वाले विद्युत् चालक एवं बांयी बाहु (एलए) वाले विद्युत् चालक के बीच वोल्टता (वोल्टेज) है:

{\displaystyle III=LL-LA.}
उदाहरण के लिए उच्च विद्यालय स्तर पर शिक्षण के उद्देश्य से तैयार किये गए सरलीकृत विद्युतहृद्‌लेख संवेदक आम तौर पर समान उद्देश्यों को पूरा करने वाले तीन बाहु वाले विद्युत् चालकों तक सीमित होते हैं।

### एकध्रुवीय बनाम द्विध्रुवी लीड

लीड दो प्रकार के होते हैं: *एकध्रुवीय* और *द्विध्रुवी*. द्विध्रुवी लीड में एक धनात्मक एवं एक ऋणात्मक ध्रुव होता है। एक 12-लीड वाले ईसीजी में, लिम्ब लीड (I,II एवं III) द्विध्रुवी लीड होते हैं। एकध्रुवीय लीड में भी दो ध्रुव होते हैं, जैसे कि वोल्टता की माप की जाती है; हालांकि, ऋण ध्रुव एक संयुक्त ध्रुव (विल्सन का केन्द्रीय टर्मिनल) जो कई अन्य विद्युत् चालकों के संकेतों का बना हुआ होता है। 12-लीड वाले ईसीजी में, लिम्ब लीड के अतिरिक्त सभी एकध्रुवीय (aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, एवं V6) होते हैं।

*विल्सन का केंद्रीय टर्मिनल* VW RA; LA; एवं LL विद्युत् चालकों को एकसाथ, एक सामान्य प्रतिरोध क्षमता वाले नेटवर्क के माध्यम से, विद्युत् चालकों को जोड़कर तैयार किया जाता है जिससे कि संपूर्ण निकाय में औसत विभव (विद्युत-तनाव) आरोपित किया जा सके, जो अनन्त (अर्थात्‌ शून्य) में विभव के लगभग होता है।

{\displaystyle V\_{W}={\frac {1}{3}}(RA+LA+LL).}
### संवर्धित लिम्ब लीड

aaVR, aVL और aVF लीड *संवर्धित लीड* (अपने आविष्कारकर्ता डॉ॰ इमैनुएल गोल्बर्गर के नाम से सामूहिक रूप से *गोल्बर्गर का लीड* कहा जाता है) हैं। उन्हें उसी तीन विद्युत् चालकों से लीड I, II एवं III के रूप में लिए गए हैं। हालांकि, वे हृदय को विभिन्न कोणों (या सदिशों) से देखते हैं क्योंकि इन लीडों के लिए ऋणात्मक विद्युत् चालक विल्सन के केन्द्रीय टर्मिनल का रूपांतरण है। यह ऋण विद्युत् चालक को प्रभावहीन कर देता है और धनात्मक विद्युत् चालकों को "अन्वेषक विद्युत् चालक" बनने देता है। यह संभव है क्योंकि *ईंथोवेन का नियम* कहता है कि I + (−II) + III = 0. समीकरण को यह भी लिखा जा सकता I + III = II. इसे इस प्रकार लिखा जाता है (I − II + III = 0 के बदले में) क्योंकि ईंथोवेन ने ईंथोवेन के त्रिकोण में लीड II की ध्रुवीयता को पूर्णतया बदल दिया, शायद इसलिए कि वे सीधे क्यूआरएस (QRS) समष्टियों को देखना चाहते थे। विल्सन के केंद्रीय टर्मिनल ने संवर्धित लिम्ब लीड aVR, aVL, aVF एवं पुरोहृदीय लीड V1, V2, V3, V4, V5 एवं V6 के विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

* लीड **संवर्धित सदिश दायां (aVR)** में दाहिने बाहु पर धनात्मक विद्युत् चालक (*सफेद*) होता है। ऋणात्मक विद्युत् चालक बांयी बाहु (काला) एवं बांया पैर (लाल) इलेक्ट्रोड का संयोजन होता है, जो दांयी बाहु पर धनात्मक विद्युत् चालक की संकेत क्षमता को "संवर्धित" करता है:

{\displaystyle aVR=RA-{\frac {1}{2}}(LA+LL).}
* लीड **संवर्धित सदिश बांया (aVL)** में बांयी बाहु पर धनात्मक (*काला*) विद्युत् चालक होता है। ऋणात्मक विद्युत् चालक दांयी बाहु (सफेद) एवं बांया पैर (लाल) विद्युत् चालक का संयोजन होता है, जो बांयी बाहु पर धनात्मक विद्युत् चालक की संकेत क्षमता को "संवर्धित" करता है:

{\displaystyle aVL=LA-{\frac {1}{2}}(RA+LL).}
* लीड **संवर्धित सदिश पैर (aVF)** में बांये पैर पर धनात्मक (*लाल*) विद्युत् चालक होता है। ऋणात्मक विद्युत् चालक दांयी बाहु (सफेद) एवं बांयी बाहु (काला) विद्युत् चालक का संयोजन होता है, जो बांये पैर पर धनात्मक विद्युत् चालक की संकेत क्षमता को "संवर्धित" करता है:

{\displaystyle aVF=LL-{\frac {1}{2}}(RA+LA).}
संवर्धित लिम्ब लीड aVR, aVL, एवं aVF को इस प्रकार से विस्तारित किया जाता है क्योंकि ऋणात्मक विद्युत् चालक विल्सन का केंद्रीय टर्मिनल रहने पर संकेत अत्यधिक छोटा होने के कारण उपयोगी नहीं होता है। लीड I,II, एवं III के साथ-साथ, संवर्धित लीड aVR, aVL, एवं aVF *छह अक्षीय सन्दर्भ प्रणाली* का आधार तैयार करते हैं, जिसका उपयोग *अग्रपश्चज तल* में हृदय के वैद्युत अक्ष की गणना करने में किया जाता है। aVR, aVL, एवं aVF लीड को I एवं II लिम्ब लीड का प्रयोग कर भी व्यक्त किया जा सकता है:

{\displaystyle {\begin{aligned}aVR&amp;=-{\frac {I+II}{2}}\\aVL&amp;=I-{\frac {II}{2}}\\aVF&amp;=II-{\frac {I}{2}}\end{aligned}}}
### पुरोहृदीय लीड

पुरोहृदीय लीड (V1, V2, V3, V4, V5 एवं V6) के लिए विद्युत् चालकों को सीधे छाती पर स्थापित किया जाता है। हृदय से उनकी सन्निकटता के कारण, उनमें संवर्धन की जरूरत नहीं होती है। विल्सन के केंद्रीय टर्मिनल का प्रयोग ऋणात्मक विद्युत् चालक के लिए किया जाता है और इन लीडों को *एकध्रुवीय* माना जाता है (स्मरण करें कि विल्सन का केंद्रीय टर्मिनल तीन लिम्ब लीडों का औसत होता है यह निकाय के ऊपर सामान्य, या औसत विभव के अनुरूप होता है). पुरोहृदीय लीड हृदय की वैद्युत गतिविधि को तथाकथित *क्षैतिज तल* में देखते हैं। क्षैतिज तल में हृदय के वैद्युत अक्ष को *Z अक्ष* के रूप में सूचित किया जाता है।

तरंग और समयांतराल
-----------------

सामान्य ईसीजी का योजनाबद्ध प्रदर्शन
एक सामान्य ईसीजी तरंग का एनिमेशन.
क्यूआर परिसर का विस्तार, वेंट्रिकुलर सक्रियण समय (वैट) और आयाम दिखा रहा है।
हृदय चक्र के एक विशिष्ट ईसीजी अनुरेखण (हृदय की धड़कन) में एक पी (P) तरंग, एक क्यूआरएस (QRS) समष्टि, एक टी (T) तरंग, एवं 50 से 75% ईसीजी में सामान्य रूप से दिखाई देने वाले यू (U) तरंग शामिल होते हैं। विद्युतहृद्‌लेख की आधार-रेखा वोल्टता को *समविद्युतविभव रेखा* कहा जाता है। आम तौर समविद्युतविभव रेखा को टी (T) तरंग के परवर्ती एवं अगले पी (P) तरंग के पूर्ववर्ती अनुरेखण के भाग के रूप में मापा जाता है।

| विशेषता | विवरण | अवधि |
| --- | --- | --- |
| आर आर (RR) समयांतराल | आर (R) तरंग एवं अगले आर (R) तरंग के बीच का समयांतराल हृदय की गति का व्युत्क्रम होता है। हृदय की सामान्य विश्राम दर 50 एवं 100 धड़कन (bpm) प्रति मिनट के बीच होती है। | 0.6 से 1.2 सेकंड |
| पी (P) तरंग | सामान्य अलिन्दी विध्रुवण के दौरान, मुख्य वैद्युत सदिश शिरानाल-अलिन्द (SA) पर्व से अलिन्द-निलयी पर्व की तरफ निर्देशित होते हैं, एवं दांये अलिन्द से बांये अलिन्द की तरफ फैलते हैं। यह ईसीजी पर पी (P) तरंग में परिवर्तित हो जाता है। | 80 मिलीसेकंड |
| पीआर (PR) समयांतराल | पीआर (PR) समयांतराल को पी (P) तरंग की शुरुआत से क्यूआरएस (QRS) समष्टि की शुरुआत तक मापा जाता है। पीआर (PR) समयांतराल विद्युत आवेग द्वारा शिरानाल-अलिन्द पर्व से अलिन्द-निलयी पर्व निलय में प्रवेश करने में लगे समय को व्यक्त करता है। इसलिए पीआर (PR) समयांतराल अलिन्द-निलयी पर्व के कार्य का एक अच्छा मुल्यांकन है। | 120 से 200 मिलीसेकंड |
| पीआर (PR) खंड | पीआर (PR) खंड पी (P) तरंग एवं क्यूआरएस (QRS) समष्टि को जोड़ता है। यह अलिन्द-निलयी पर्व से बण्डल ऑफ हिज से बण्डल की शाखाओं एवं फिर पर्किन्जी तन्तु में विद्युत प्रवाह के अनुरूप होता है। यह विद्युत गतिविधि सीधे एक संकुचन नहीं पैदा करता है और केवल निलय में नीचे की तरफ यात्रा करता है और ईसीजी में यह सपाट दिखता है। पीआर (PR) समयांतराल नैदानिक रूप से अधिक प्रासंगिक है। | 50 से 120 मिलीसेकंड |
| क्यूआरएस (QRS) समष्टि | क्यूआरएस (QRS) समष्टि दांये एवं बायें निलय के तीव्र विध्रुवण को दर्शाता है। उनमें अलिन्द की तुलना में मांशपेशी का अधिक बड़ा द्रव्यमान होता है एवं इसलिए क्यूआरएस (QRS) समष्टि में पी (P) तरंग की अपेक्षा बहुत बड़ा आयाम होता है। | 80 से 120 मिलीसेकंड |
| जे (J) बिंदु | जिस बिंदु पर क्यूआरएस (QRS) समष्टि समाप्त होती है एवं एसटी (ST) खंड शुरू होता है। इसका प्रयोग एसटी (ST) ऊंचाई या उपस्थित अवसाद की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। | लागू नहीं (एन/ए) |
| एसटी (ST) खंड | एसटी (ST) खंड क्यूआरएस (QRS) समष्टि एवं टी (T) तरंग को जोड़ता है। एसटी (ST) खंड उस समय को व्यक्त करता है जब निलय विध्रुवित हो जाता है। यह समविद्युतविभव होता है। | 80 से 120 मिलीसेकंड |
| टी (T) तरंग | टी (T) तरंग निलयों के पुनर्ध्रुवीकरण (या सही हालत में आने) को व्यक्त करता है। क्यूआरएस (QRS) समष्टि की शुरुआत से लेकर टी (T) तरंग के शीर्ष तक के समयांतराल को *परम दु:साध्य अवधि* कहा जाता है। टी (T) तरंग के उत्तरार्द्ध को *सापेक्ष दु:साध्य अवधि* (या सुभेद्य अवधि) कहा जाता है). | 160 मिलीसेकंड |
| एसटी (ST) समयांतराल | एसटी (ST) समयांतराल को जे (J) बिन्दु से टी (T) तरंग के अंत तक मापा जाता है। | 320 मिलीसेकंड |
| क्यूटी (QT) समयांतराल | क्यूटी (QT) समयांतराल को क्यूआरएस (QRS) समष्टि की शुरुआत से टी (T) तरंग के अंत तक मापा जाता है। क्यूटी (QT) का एक लंबा समयांतराल निलय संबंधी तीव्र हृदय गति एवं अचानक मृत्यु का एक जोखिम संबंधी कारक होता। हृदय की गति के साथ यह भिन्न होता है एवं नैदानिक प्रासंगिकता के लिए क्यूटीसी (QTC) का प्रयोग करते हुए इसमें सुधार की जरूरत होती है। | 300 से 430 मिलीसेकंड[]
 |
| यू (U) तरंग | यू (U) तरंग हमेशा दिखाई नहीं देता है। यह आम तौर पर कम आयाम का होता है और, परिभाषा के अनुसार, टी (T) तरंग का अनुसरण करता है। |
| जे (J) तरंग | जे (J) तरंग, उन्नत जे-बिन्दु या ऑसबॉर्न तरंग एक विलंबित डेल्टा तरंग के रूप में दिखाई देता है जो क्यूआरएस (QRS) का अनुसरण करता है या एक छोटे द्वितीयक तरंग के रूप में होता है। इसे अल्पोष्णता या अल्पकैल्शियमरक्तता का विशिष्ट व्याधिज्ञापक माना जाता है। |  |

मूलतः चार विचलन थे, लेकिन आरंभिक ऐम्प्लीफायर द्वारा शुरू किए गए गणितीय संशोधन के बाद, पांच विचलनों का खोज किया गया। इंथोवेन ने अनुरेखण की पहचान करने के लिए पी (P), क्यू (Q), आर (R), एस (S) और टी (T) अक्षरों को चुना जिसे असंशोधित लेबलयुक्त ए (A), बी (B), सी (C) और डी (D) के ऊपर अध्यारोपित किया गया।

सदिश एवं दृष्टिकोण
------------------

ग्राफिक सकारात्मक इलेक्ट्रो, विध्रुवण अग्रतरंग (या औसत बिजली वेक्टर) और ईसीजी पर प्रदर्शित परिसरों के बीच के सम्बन्ध को दिखा रहा है।
ईसीजी की व्याख्या इस विचार पर निर्भर करती है कि अलग-अलग लीड (जिससे हमारा तात्पर्य ईसीजी लीड, I,II,III, aVR, aVL, aVF और चेस्ट लीड है) हृदय को अलग-अलग "दृष्टिकोणों" से देखते हैं। 
इसके दो लाभ हैं। सबसे पहले, समस्या दर्शाने वाले लीड (उदाहरण के लिए एसटी खंड उन्नयन) का प्रयोग यह अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है कि हृदय का कौन सा प्रदेश प्रभावित है। दूसरे, विध्रुवीकरण के तरंग की यात्रा की समग्र दिशा का भी अनुमान लगाया जा सकता है जो अन्य समस्याओं को प्रकट कर सकते हैं। इसे हृदय संबंधी **अक्ष** कहा जाता है। हृदय संबंधी अक्ष का निर्धारण सदिश की अवधारणा पर निर्भर करता है जो विध्रुवीकरण तरंग की गति का वर्णन करता है। तब इस सदिश का इसके घटकों के रूप में विचार किए गए लीड की दिशा के संबंध में वर्णन किया जा सकता है। एक घटक लीड की दिशा में होगा है और इसे क्यूआरएस (QRS) समष्टि के व्यवहार में प्रकट किया जाएगा एवं एक घटक इससे 90 डिग्री पर होगा (जो नहीं होगा). क्यूआरएस (QRS) समष्टि का धनात्मक निवल विक्षेपण (अर्थात् ‌R-तरंग की ऊंचाई में से S-तरंग की गहराई को घटाकर) यह सुझाव देता है कि ध्रुवीकरण का तरंग हृदय से होकर उस दिशा में फैल रहा है जिसके कुछ घटक (सदिश के) लीड की ही दिशा में होते हैं।

### अक्ष

चित्र से पता चलता है कि किस तरह लीड्स प्रथम, द्वितीय और तृतीय में क्यूआर कॉम्प्लेक्स की पोलारिती को फ्रंटल प्लेन में दिल के विद्युतीय अक्ष का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
हृदय का *विद्युतीय अक्ष* ललाट तल में हृदय के विध्रुवीकरण तरंगाग्र (या *माध्य विद्युतीय सदिश*) की सामान्य दिशा को सूचित करता है। एक स्वस्थ संचालन प्रणाली के द्वारा हृदय संबंधी अक्ष उस भाग से संबंधित होता है जहां हृदय के मुख्य मांशपेशी का विशाल आकार स्थित होता है। आम तौर पर यह दांये निलय की कुछ भूमिका के साथ बांया निलय होता है। आमतौर पर यह बांये पैर की दिशा में दांये कंधे में अभिविन्यस्त होता है, जो छह अक्षीय सन्दर्भ प्रणाली के बांये निम्न चतुर्थ भाग के संगत होता है, हालांकि −30° से +90° को सामान्य माना जाता है। यदि बांया निलय अपनी गतिविधि या विशाल आकार में वृद्धि करता है तो इसे "बांये अक्ष का विचलन" कहा जाता है क्योंकि अक्ष बांयें ओर शीघ्रता के साथ -30° से अधिक मुड़ जाता है, वैकल्पिक रूप से उन स्थितियों में जहां दांया निलय तनावपूर्ण
या विबृद्धिग्रस्त होता है तब अक्ष +90° से अधिक मुड़ जाता है एवं कहा जाता है कि "दांया अक्ष विक्षेपण" मौजूद हैं। हृदय के चालन प्रणाली के विकार मांसपेशी के विशाल आकार में महत्वपूर्ण परिवर्तन दर्शाये बिना विद्युतीय अक्ष को बाधित कर सकते हैं।

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *सामान्य* | -30 ° से 90 ° तक | सामान्य | सामान्य |
| *बांया अक्ष विक्षेपण (विचलन)* | -30 ° से -90 ° तक | बांये अग्र पूलिका संबंधी अवरोध या एमआई (MI) से क्यू (Q) तरंग सूचित कर सकता है। | बाएं अक्ष का विचलन गर्भवती महिलाओं एवं वातस्फीति से पीड़ित व्यक्तियों में सामान्य माना जाता है। |
| *दांया अक्ष विचलन* | 90 ° से 180 ° तक | बांये पश्च पूलिका संबंधी अवरोध या उच्च पार्श्व एमआई (MI) से क्यू तरंग, या एक दांया निलय संबंधी तनाव पैटर्न सूचित कर सकता है। | सही विचलन बच्चों में सामान्य माना जाता है और यह दक्षिण-हृदयता का एक मानक प्रभाव होता है। |
| *चरम दांया अक्ष विचलन* | 180 ° से -90 ° तक | यह दुर्लभ है और इसे एक 'विद्युतीय निर्जन भूमि' माना जाता है। |  |

दायें बण्डल शाखा अवरोध वाले समायोजन में, दांये या बांये अक्ष का विचलन द्विपूलिका संबंधी अवरोध सूचित कर सकता है।

### नैदानिक लीड समूह

कुल बारह लीड होते हैं, जिनमें से प्रत्येक विभिन्न दृष्टिकोण से हृदय के विद्युतीय गतिविधि का रिकॉर्ड करता है, जो गंभीर हृद्‌धमनी संबंधी स्थानिक-अरक्तता या चोट की पहचान करने के उद्देश्य से हृदय के विभिन्न शारीरिक क्षेत्रों को परस्पर संबंधित करता है। कहा जाता है कि दो लीड जो हृदय के निकटवर्ती शारीरिक क्षेत्रों को देखते हैं वे *सटे हुए* होते हैं (रंग द्वारा कोडित चार्ट) इसकी प्रासंगिकता इस बात का निर्धारण करने में है कि क्या ईसीजी में असामान्यता सही रोग या मिथ्या निष्कर्ष दर्शा सकते हैं।

चित्र से एक ही रंग में सन्निहित लीडों का पता चलता है

| श्रेणी | चार्ट में रंग | लीड्स | गतिविधि |
| --- | --- | --- | --- |
| *निम्न लीड* | पीला | लीड II, III एवं aVF | निम्न सतह के लाभप्रद बिन्दु से विद्युतीय गतिविधि को देखें (हृदय का मध्यपट संबंधी सतह). |
| *पार्श्व लीड* | हरा | I, aVL, V5 एवं V6 | बांये निलय की पार्श्व दीवार के लाभप्रद बिन्दु से विद्युतीय गतिविधि को देखें. 
* लीड I एवं aVL के लिए धनात्मक विद्युत् चालक बांये बाहु पर दूरस्थ रूप से स्थित होना चाहिए जिसके कारण, लीड I एवं aVL को कभी-कभी *उच्च पार्श्व लीड* कहा जाता है।
* क्योंकि लीड V5 एवं V6 लीड के लिए धनात्मक विद्युत् चालक मरीज की छाती पर होते हैं, उन्हें कभी-कभी *निम्न पार्श्व लीड* कहा जाता है।
 |
| *पटलीय लीड* | नारंगी | V1 एवं V2 | निलयों (अन्तरानिलयी पटल) के पटलीय दीवार के लाभप्रद बिन्दु से विद्युतीय गतिविधि को देखें. |
| *अग्र लीड* | नीला | V3 एवं V4 | हृदय के अग्र सतह (हृदय के छाती एवं पसली संबंधी सतह) के लाभप्रद बिन्दु से विद्युतीय गतिविधि को देखें. |

इसके अलावा, कोई भी दो पुरोहृदीय लीड जो एक-दूसरे के बगल में स्थित होते हैं, सटे हुए माने जाते हैं। उदाहरण के लिए, हालांकि V4 एक अग्र लीड और V5 एक पार्श्व लीड है, वे सटे हुए होते हैं क्योंकि वे एक-दूसरे के बगल में स्थित होते हैं।

लीड aVR बांये निलय का कोई विशिष्ट दृश्य नहीं प्रस्तुत करता है। बल्कि, यह दांये कंधे पर दृष्टि रखकर अन्तर्हृद्‍ दीवार के भीतरी भाग से लेकर दायें अलिन्द की सतह तक देखता है।

फ़िल्टर चयन
-----------

आधुनिक ईसीजी मॉनिटर संकेत प्रक्रमण के लिए विविध फ़िल्टर प्रदान करते हैं। सबसे आम समायोजन मॉनीटर मोड और नैदानिक मोड हैं। मॉनिटर मोड में, कम आवृत्ति वाले फ़िल्टर (जिन्हें उच्च-पास वाला फ़िल्टर भी कहा जाता है क्योंकि सीमा से ऊपर संकेतों को निकलने दिया जाता है) को या तो 0.5 हर्ट्ज़ या 1 हर्ट्ज़ पर समायोजित किया जाता है एवं उच्च आवृत्ति वाले फ़िल्टर (जिन्हें निम्न-पास फ़िल्टर भी कहा जाता है क्योंकि सीमा से नीचे के संकेतों को निकलने दिया जाता है) को 40 हर्ट्ज़ पर समायोजित किया जाता है। यह कृतक नियमित हृदय ताल के निरीक्षण को सीमित करता है। उच्च-पास फ़िल्टर अस्थिर आधार-रेखा को कम करने में मदद करता है एवं निम्न-पास फ़िल्टर 50 या 60 हर्ट्ज़ पावर लाइन वाले शोर को कम करने में मदद करता है (विभिन्न देशों में पावर लाइन नेटवर्क आवृत्ति 50 से 60 हर्ट्ज़ के बीच भिन्न होती है). नैदानिक मोड में, उच्च पास फ़िल्टर को 0.05 हर्ट्ज पर समायोजित किया जाता है, जो सटीक एसटी (ST) खंड को रिकॉर्ड करने की अनुमति प्रदान करता है। निम्न-पास फ़िल्टर को 40, 100, या 150 हर्ट्ज पर समायोजित किया जाता है। परिणामस्वरूप, ईसीजी का मॉनीटर मोड प्रदर्शन नैदानिकि मोड की तुलना में अधिक फ़िल्टर किया हुआ होता है, क्योंकि इसका पासबैंड अधिक पतला होता है।

संकेत
-----

विद्युतहृद्‌लेख का उपयोग करने पर आमतौर पर सूचित होने वाले लक्षणों में शामिल हैं:

* हृद्‌-मर्मर
* मूर्च्छा या निपात
* दर्द या अपस्मार (मिर्गी) का अचानक आक्रमण या दौरा पड़ना.
* गोचर दुस्तालता
* हृद्‍पेशीयरोधगलन के लक्षण *हृद्‍पेशीयरोधगलन में विद्युतहृद्‌लेख को देखें.*

इसका प्रयोग सार्वदैहिक रोग से पीड़ित मरीजों का मूल्यांकन करने और साथ ही संज्ञाहरण के दौरान निरीक्षण करने एवं गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए भी किया जाता है।

ईसीजी पर देखे जा जा सकने वाले कुछ नैदानिक तत्त्व
------------------------------------------------

|  |  |
| --- | --- |
| लघुकृत क्यूटी (QT) समयांतराल | अतिकैल्शियमरक्तता, कुछ औषधियां, कुछ आनुवंशिक असामान्यताएं |
| विस्तृत क्यूटी (QT) समयांतराल | अल्पकैल्शियमरक्तता, कुछ औषधियां, कुछ आनुवंशिक असामान्यताएं |
| समतल या उल्टा टी (T) तरंग | हृद्‌धमनी स्थानिक-अरक्तता, बायें निलय संबंधी अतिवृद्धि, डाइगॉक्सिन का प्रभाव, कुछ औषधियां |
| अतितीव्र टी (T) तरंग | संभवत: तीव्र हृद्‌पेशीय्रोधगलन का प्रथम प्रकटीकरण |
| प्रमुख यू (U) तरंगें | अल्पपोटैशियमरक्तता |

### विद्युतहृद्‌लेख संबंधी विविधता

विद्युतहृद्‌लेख (ईसीजी) संबंधी विविधता एक ईसीजी तरंग रूप एवं दूसरे के बीच भिन्नता के परिमाण की माप है। इस विविधता को एकाधिक ईसीजी विद्युत् चालकों को छाती पर स्थापित कर एवं विद्युत् चालकों से प्राप्त सम्पूर्ण संकेतों में तरंग रूप के आकार-विज्ञान में भिन्नता की संगणना के द्वारा मापा जा सकता है। हाल का शोध यह सुझाव देता है कि अक्सर ईसीजी संबंधी विविधता खतरनाक हृदय संबंधी दुस्तालता के पूर्व होती है।

भविष्य में, विविधता की माप एवं खोज करने के लिए प्रतिरोपणीय उपकरण का प्रोग्राम तैयार किया जा सकता है। ये उपकरण तंत्रिकाओं जैसे कि वेगस तंत्रिका को उत्तेजित कर, औषधियां जैसे कि बीटा अवरोधक देकर, एवं यदि आवश्यक हो, हृदय का विकम्पतन्तुहरण करने हेतु, दुस्तालता को प्रभावशाली ढ़ंग से दूर करने में मदद कर सकता है।

उपकरण
-----

वर्षों से विद्युतहृद्‍लेख मशीन आकार में छोटे हो चुके हैं। हस्तधारित संस्करण 800 डॉलर में बेचे जाते हैं।

इन्हें भी देखें
---------------

* एडवान्स्ड कार्डिअक लाइफ सपोर्ट (एसीएलएस)
* एन्गियोग्राम
* ऑटोमेटेड ईसीजी इंटरप्रेटेशन
* हार्ट स्कैन
* बल्लिसस्टोकार्डियोग्राफी
* बण्डल ब्रांच ब्लॉक
* कार्डियक साइकल
* इकोकार्डियोग्राम
* इलेक्ट्रिकल कंडकशन सिस्टम ऑफ़ द हार्ट
* इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेक्नीशियन
* इलेक्ट्रोनसेफलॉजी
* इलेक्ट्रोगैस्ट्रोग्राम
* इलेक्ट्रोप्लेटोग्राफ
* इलेक्ट्रोटीनोग्राफी
* ह्युमन हार्ट
* हार्ट रेट मॉनिटर
* हॉल्टर मॉनिटर
* इंट्रीन्स्कोइड डेफ्लेकशन
* मैग्नेटिक फील्ड इमेजिंग
* मैग्नेटोकार्डियोग्राफी
* मायोकार्डियल इन्फ्रैकशन
* ओपन ईसीजी (ECG) प्रोजेक्ट
* ट्रेयकेरस टेक्नीशियन सिंड्रोम

सन्दर्भ
-------

1. ↑  "ECG- simplified. Aswini Kumar M.D". LifeHugger. मूल से 28 मई 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2010-02-11.
2. ↑  ई. ब्रौन्वाल्ड (संपादक), *हार्ट डिजीज: ए टेक्स्ट बुक ऑफ़ कार्डियो वैस्कुलर मेडिसिन, फिफ्थ एडिशन*, पृष्ठ 108, फिलाडेल्फिया, डब्ल्यू. बी.सौन्दर्स कं. 1997. ISBN 0-671-43457-8.
3. ↑  "नॉनकार्डियक हालातों में ईसीजी का नैदानिक मूल्य". *छाती* 2004; **125(4)** : 1561-76. PMID 15078775
4. ↑  "2005 अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइड लाइंस फॉर कार्डियो पल्मोनरी रस्ससाइटेशन एंड इमरजेंसी कार्डियो वैस्कुलर केयर - पार्ट 8: एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम से पीड़ित रोगियों का स्थिरीकरण." *वितरण* 2005; **112** : IV-89 - IV-110.
5. ↑  रोनाल्ड एम. बीरसे, रेव. पैट्रीसिया ई. नोल्देन [*मृत कड़ियाँ*] ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ़ नैशनल बायोग्राफी 2004 (सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड) - (मूल स्रोत उनकी पत्नी - एलिज़ाबेथ मुइर्हेद द्वारा उनकी लिखी गई जीवनी है। अलेक्जेंडर मुइरहेड 1848 - 1920. ऑक्सफोर्ड: ब्लैकवेल निजी तौर पर 1926 में छपी.)
6. ↑  Burdon Sanderson J (1878). "Experimental results relating to the rhythmical and excitatory motions of the ventricle of the frog heart". *Proc Roy Soc Lond*. **27**: 410–14. डीओआइ:10.1098/rspl.1878.0068.
7. ↑  Waller AD (1887). "A demonstration on man of electromotive changes accompanying the heart's beat". *J Physiol (Lond)*. **8**: 229–34.
8. ↑  "Einthoven's String Electrovanometer". Pubmedcentral.nih.gov. 1927-09-29. अभिगमन तिथि 2009-08-15.
9. ↑  एंथोवें डब्ल्यू अन नोव्यू गल्वानोमीटर. आर्क निर्ल एससी पूर्व 1901 नेट, 6:625
10. ↑  Cooper J (1986). "Electrocardiography 100 years ago. Origins, pioneers, and contributors". *N Engl J Med*. **315** (7): 461–4. PMID 3526152.
11. ↑  Mark, Jonathan B. (1998). *Atlas of cardiovascular monitoring*. New York: Churchill Livingstone. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 0443088918.
12. ↑  ईसीजी इलेक्ट्रोड के चित्रों को यहां देखें:  Archived 2011-04-05 at the वेबैक मशीन or here: )
13. ↑  "lead\_dia". Library.med.utah.edu. मूल से 19 सितंबर 2006 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2009-08-15.
14. ↑  20ECG/poster\_110807\_pcexerecg.pdf 20Stress  20Exercise%%%
15. ↑  [24][25]
16. ↑  "Univ. of Maryland School of Medicine Emergency Medicine Interest Group". Davidge2.umaryland.edu. मूल से 20 जुलाई 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2009-08-15.
17. ↑  "Limb Leads - ECG Lead Placement - Normal Function of the Heart - Cardiology Teaching Package - Practice Learning - Division of Nursing - The University of Nottingham". Nottingham.ac.uk. मूल से 26 अगस्त 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2009-08-15.
18. ↑  "Lesson 1: The Standard 12 Lead ECG". Library.med.utah.edu. मूल से 22 मार्च 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2009-08-15.
19. ↑  "संग्रहीत प्रति". मूल से 25 मई 2006 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 30 अगस्त 2010.
20. ↑  जैसे पास्को पासपोर्ट ईकेजी सेंसर पीएस-2111, साइंस स्कोप ईस्सिजी सेंसर, इत्यादि.
21. ↑  "संग्रहीत प्रति" (PDF). मूल (PDF) से 15 फ़रवरी 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 30 अगस्त 2010.
22. ↑  "Electrocardiogram Leads". CV Physiology. 2007-03-26. मूल से 14 सितंबर 2010 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2009-08-15.
23. ↑  इस साईट में नैशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीटयूट की एक फिल्म देखें जिसमें आपके दिल में ईसीजी और बिजली के बीच के सम्बन्ध की व्याख्या की गई है  Archived 2010-07-08 at the वेबैक मशीन
24. ↑  गैन-जिन यान, चार्ल्स एंट्ज़ेलविच. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक जे वेव का सेलुलर आधार. संचलन. 1996; 93:372-379. ;  93/2/372
25. ↑  हर्स्ट जे डब्ल्यू. वर्तमान परिप्रेक्ष्य: उनकी उत्पत्ति के एक संक्षिप्त विवरण के साथ ईसीजी में तरंगों का नामकरण. संचलन. 1998; 98:1937-1942.  Archived 2010-05-20 at the वेबैक मशीन
26. ↑  मार्क जेबी मॉनिटरिंग "कार्डियोवास्कुलर एटलस की." पी. 130. न्यू यॉर्क: चर्चिल लिविंगस्टोन, 1998. ISBN 0-671-43457-8.
27. 1 2 3 4  244 पेज Archived 2012-10-15 at the वेबैक मशीन में: Masters, Jo; Bowden, Carole; Martin, Carole (2003). *Textbook of veterinary medical nursing*. Oxford: Butterworth-Heinemann. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 0-7506-5171-7.सीएस1 रखरखाव: एक से अधिक नाम: authors list (link)
28. ↑  Verrier रिचर्ड, एल "गतिशील ईसीजी हेतारोजेनीती का अनुमान करने के लिए ट्रैकिंग के जीवन को खतरा अरैथ्मियास का जोखिम. "CIMIT फोरम. 22 सितम्बर 2007.

बाहरी कड़ियाँ
-------------


|  |  |
| --- | --- |
|  |  विकिमीडिया कॉमन्स पर ***ECG*** से सम्बन्धित मीडिया है।  |

* दीर्घकालिक सुदृढ़ ईसीजी (ECG) रिकॉर्डिंग्स के लिए एक ईसीजी नेकलेस में आईएमईसी (IMEC) का ईसीजी नेकलेस रिसर्च
* इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (विद्युतयंत्र द्वारा हृदय की धड़कनों का रेखाचित्रण), ईकेजी (EKG), या ईसीजी - ईसीजी क्या है, इसकी जरूरत किसे है, इस दौरान क्या उम्मीद किया जाता है, इत्यादि की व्याख्या. नैशनल हार्ट लंग एण्ड ब्लड इंस्टिट्यूट (एनआईएच (NIH) का एक डिवीज़न) द्वारा लिखित.
* यूनिवर्सिटी ऑफ़ मैरीलैंड स्कूल ऑफ़ मेडिसिन इमरजेंसी मेडिसिन इंटरेस्ट ग्रुप - एक मेडिकल छात्र और एक हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा लिखित ईकेजी का परिचय
* 100 चरणों में ईसीजी: स्लाइड शो[*मृत कड़ियाँ*]
* ईसीजी लीड प्लेसमेंट – "कार्डियोलोजी के बारे में कुछ भी न जानने वाली छात्रा नर्सों के लिए डिजाइन किया गया" एक शिक्षण गाइड
* ईसीजीपीडिया: ईसीजी की व्याख्या के लिए पाठ्यक्रम
* 12-लीड ईसीजी पुस्तकालय
* हृदय और ईसीजी की विद्युत गतिविधि के बीच के सम्बन्ध का प्रदर्शन और अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला अनुकार उपकरण
* मिनेसोटा ईसीजी कोड
* ओपनईसीजीप्रोजेक्ट - एक मुक्त ईसीजी समाधान विकसित करने में मदद करता है
* ईकेजी की समीक्षा: अरैथ्मियास - विश्वविद्यालय एक एक जीव विज्ञान (शरीर विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान) पाठ्यक्रम लिए न लिखे गए ईसीजी को पढ़ने का एक गाइड.
* पूर्वरोगविषयक शोध का ईसीजी विश्लेषण सॉफ्टवेयर - आकार के आधार पर तरंग मान्यता, एचआरवी विश्लेषण, अतालता का पता लगाना.

| * दे
* वा
* सं
Health science > Medicine > Emergency medicine |
| --- |
| Procedures | Acute Care of at-Risk Newborns (ACoRN) ·  Advanced cardiac life support (ACLS) ·  Advanced Trauma Life Support (ATLS) ·  Cardiopulmonary resuscitation (CPR) ·  First aid ·  Neonatal Resuscitation Program (NRP) ·  Pediatric Advanced Life Support (PALS) |
| Equipment | Bag valve mask (BVM) ·  Chest tube ·  Defibrillation (AED, ICD) ·  Electrocardiogram (ECG/EKG) ·  Intraosseous infusion (IO) ·  Intravenous therapy (IV) ·  Tracheal intubation ·  Nasopharyngeal airway (NPA) ·  Oropharyngeal airway (OPA) ·  Pocket mask |
| Drugs | Atropine ·  Amiodarone ·  Epinephrine/Adrenaline ·  Magnesium Sulfate ·  Sodium Bicarbonate ·  Naloxone |
| Other | Golden hour ·  Emergency department ·  Emergency medical services ·  Emergency nursing ·  Emergency physician ·  Emergency psychiatry ·  Medical emergency ·  Trauma center ·  Triage |

| * दे
* वा
* सं
Health science – Medicine ·  Surgery ·  Cardiac procedures (ICD-9-CM V3 35-37) |
| --- |
| Coronary heart disease | Angioplasty ·  Bypass/Coronary artery bypass (MIDCAB ·  Off-pump CAB ·  TECAB) |
| Heart valves | Aortic valve repair ·  Aortic valve replacement ·  Mitral valve repair ·  Mitral valve replacement ·  Ross procedure ·  Pulmonary valve repair ·  Pulmonary valve replacement |
| Great vessels | Bentall procedure ·  Pulmonary thromboendarterectomy ·  Valve-sparing aortic root replacement |
| Myocardium | Cardiomyoplasty ·  Dor procedure ·  Heart transplantation ·  Septal myectomy ·  Ventricular reduction ·  Alcohol septal ablation |
| Pericardium | Pericardiocentesis ·  Pericardiectomy  ·  Pericardial window |
| Congenital heart disease | Atrial septostomy ·  Blalock-Taussig shunt ·  Fontan procedure ·  Norwood procedure ·  Rastelli procedure ·  Kawashima procedure ·  Jatene procedure ·  Mustard procedure ·  Glenn procedure  ·  Blalock-Hanlon procedure ·  Balloon septostomy |
| Conduction system | Maze procedure (Cox maze and minimaze) ·  Pacemaker insertion  ·  Catheter ablation |
|  Cardiology diagnostictests and procedures | Bruce Protocol ·  Cardiac stress test ·  Echocardiography ·  Cardiotocography ·  Electrocardiography  ·  Electrophysiology study  ·  Myocardial perfusion imaging ·  Cardiac catheterization/Coronary catheterization |
| Heart function tests | Impedance cardiography ·  Ballistocardiography |
| 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 
M: HRT
 | 
anat/phys/devp
 | 
noco/cong/tumr, sysi/epon, injr
 | 
proc, drug (C1A/1B/1C/1D), blte
 |

 |

 |

| * दे
* वा
* सं
Medical test: Electrodiagnosis |
| --- |
| Electrocardiography | Vectorcardiography |
| Central nervous system | Electroencephalography (Intracranial EEG) |
| Peripheral nervous system | Electromyography (Facial electromyography) ·  Nerve conduction study |
| Eyes | Electronystagmography ·  Electrooculography ·  Electroretinography |
| Digestive system | Electrogastrogram |

| * दे
* वा
* सं
Cardiovascular system, physiology: cardiovascular physiology |
| --- |
| Heart | 

|  |  |
| --- | --- |
| Volumes | Stroke volume = End-diastolic volume – End-systolic volume
Cardiac output = Heart rate · Stroke volume
Afterload ·  Preload
Frank–Starling law of the heart ·  Cardiac function curve ·  Venous return curve
Aortic valve area calculation ·  Ejection fraction ·  Cardiac index |
| Dimensions | Fractional shortening = (End-diastolic dimension – End-systolic dimension) / End-diastolic dimension |
| Interaction diagrams | Cardiac cycle ·  Wiggers diagram ·  Pressure volume diagram |
| Tropism | Chronotropic (Heart rate) ·  Dromotropic (Conduction velocity) ·  Inotropic (Contractility) ·  Batmotropic (Excitability) ·  Lusitropic (Relaxation) |
| Conduction system /Cardiac electrophysiology | Cardiac action potential (Atrial action potential, Ventricular action potential) ·  Effective refractory period ·  Pacemaker potential ·  EKG (P wave, PR interval, QRS complex, QT interval, ST segment, T wave, U wave) ·  Hexaxial reference system |
| Chamber pressure | Central venous pressure/right atrial pressure → Right ventricular pressure → Pulmonary artery pressure → Pulmonary wedge pressure/left atrial pressure → Left ventricular pressure → Aortic pressure |
| Other | Ventricular remodeling |

 |
| Vascular system/Hemodynamics | 

|  |  |
| --- | --- |
| Blood flow | Compliance ·  Vascular resistance (Total peripheral resistance) ·  Pulse ·  Perfusion |
| Blood pressure | Pulse pressure (Systolic - Diastolic) ·  Mean arterial pressure
Jugular venous pressure
Portal venous pressure |
| Regulation of BP | Baroreflex ·  Kinin-kallikrein system ·  Renin-angiotensin system ·  Vasoconstrictors/Vasodilators ·  Autoregulation (Myogenic mechanism, Tubuloglomerular feedback) ·  Paraganglia (Aortic body, Carotid body, Glomus cell) |

 |
| 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 
M: HRT
 | 
anat/phys/devp
 | 
noco/cong/tumr, sysi/epon, injr
 | 
proc, drug (C1A/1B/1C/1D), blte
 |

 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 
M: VAS
 | 
anat(h,u,c,a,l,vh,u,t,l)/phys/devp
 | 
noco/syva/cong/tumr, sysi/epon
 | 
proc, drug(C3,C4,C5,C9)
 |

 |

 |