**Optik reflektometr** (ing. OTDR, Optical Time Domain Reflectometer) — fiber-optik ötürmə xətlərinin parametrlərini ölçmək  üçün cihazdır.

Optik reflektometr

İş prinsipi
-----------

Cihazın iş prinsipi reflektometrin optik lifə buraxdığı əks olunan optik impulsların təhlilinə əsaslanır. Optik reflektometr ilə ölçmələr işığın lifdə geri səpilməsi hadisəsinə və sındırma indeksində sıçrayışlardan işığın əks olunmasına əsaslanır. Xətt boyunca yayılan işıq impulsları , xətt üzrə qeyri-homogenlik və mühitdə udulma səbəbindən əks olunma və zəifləmə yaşayır.

Optik implus yönləndirici bağlayıcı vasitəsilə lifə vurulur. Bu implus lif vasitəsilə yayılır və lifin zəifləmə faktoruna uyğun olaraq zəiflədilir. Optik gücün əhəmiyyətsiz bir hissəsi dağılır və nəticədə əks səpələnmiş şüalanma istiqamətləndirici birləşdirici vasitəsilə fotodetektora daxil olur, elektrik siqnalına çevrilir, gücləndirilir, işlənir və nəticə göstərilir.

Optik reflektometrdən istifadə edərək zəifləmənin ölçülməsi müəyyən bir lif üçün geri səpilmə əmsalının sabit olduğu fərziyyəsinə əsaslanır, yəni lifin hər bir nöqtəsində eyni miqdarda optik güc geriyə səpilir, lakin lifin özünün zəifləməsi səbəbindən, Optik reflektometr fotodioduna xətti azalan optik güc verilir. 1 və 2 nöqtələri arasında lifin zəifləməsi müvafiq güc səviyyələri P1 və P2 arasındakı fərqin yarısı kimi müəyyən edilir: A=-(0.5)\*(P1-P2)(dB) - fakta görə -0.5 çarpan görünür. işığın mənbədən əks olunma nöqtəsinə qədər ikiqat yol keçdiyini və əksinə. Qüsur və ya birləşmə halında geri dönən şüalanmada kəskin artım baş verir və qüsur, birləşmə və lif qırılma nöqtəsi bu şüalanma vaxtından hesablanır.

Reflekometr ilə ölçmələr adətən 1,31 və ya 1,55 mkm -ə bərabər olan işığın dalğa uzunluğunda aparılır.

Alınan məlumatlara əsasən, reflektoqram adlanan bir xüsusiyyət formalaşır. Təhrif olunmuş qəbul edilən impulsların təhlili fiber-optik xəttin uzunluğunu, içindəki siqnalın zəifləməsini, o cümlədən birləşdiricilər və bağlayıcılardakı itkiləri, lif qeyri-bərabərliyi yerlərinə qədər olan məsafələri təyin etməyə imkan verir.

Xüsusiyyətləri
--------------

Müasir optik reflektometr aşağıdakıları təmin edir:

* Fiber optik kabellərin avtomatik rejimdə sınaqdan keçirilməsi (reflekometr müstəqil olaraq ölçmələr üçün optimal parametrləri müəyyən edir, nəticələri təhlil edir və məlumatları refletoqram və ətraflı cədvəl şəklində təqdim edir);
* optik xəttin uzunluğunun və optik lifin qeyri-bərabərlik nöqtələrinə qədər olan məsafələrin (birləşmələr, keçid nöqtələri və s.) təyini;
* xəttdə zəifləmənin hesablanması, qaytarılma itkisinin qiyməti və əks olunan siqnalın qiyməti;
* Fiber optik kabellərin zədələnməsinin vizual təyini;
* dinamik diapazon 35-45 dB (reflektometr diapazonu ~ 300 km-ə qədər.) ;
* ölçmə və sınaq nəticələrinin sonrakı təhlil üçün göstərilməsi, daxili yaddaşda saxlanması və xarici daşıyıcılara ötürülməsi;
* optik kabelin elektron formada qəbul sınaqlarının aktının formalaşdırılması.

Dizayn
------

Optik reflektometr aşağıdakı formada hazırlana bilər:

* müstəqil cihaz
* kompüter, notbuk və ya Android və iOS əsasında mobil qurğular üçün pristavkalar (lövhələr).

İstinadlar
----------

* Оптические рефлектометры / Обзор возможностейArxivləşdirilib 2010-03-09 at the Wayback Machine
* Измерения на волоконно-оптических линиях связи / Цикл статейArxivləşdirilib 2012-06-27 at the Wayback Machine
* Возможности современного оптического рефлектометраArxivləşdirilib 2011-07-22 at the Wayback Machine / Видеоинструкция (11:55 мин.)
* Руководство по тестированию волоконно-оптических сетей  (ing.)
* Анализ и расшифровка рефлектограммы оптического кабеляArxivləşdirilib 2014-04-24 at the Wayback Machine