**المقاومة الحرارية** أو **المقاومة التابعة لدرجة الحرارة** (بالإنجليزية: Thermistor)‏ وتُنقحر **الثيرميستور**، هو مكون إلكتروني من نتاج أشباه الموصلات، يستخدم لقياس درجة الحرارة ويتميز بدقته العالية والحساسية المفرطة للتغير في درجة الحرارة، يعتمد على الطاقة الكهربية، ويظهر تأثره بدرجة الحرارة في اختلاف توصيليته للتيار الكهربي.

الثرمستورات من نوعين أساسيين متقابلين:

* مع الثرمستورات "" NTC "، تنخفض المقاومة" "" "مع ارتفاع درجة الحرارة عادةً بسبب زيادة إلكترونات التوصيل التي تصطدم بالتهيج الحراري من نطاق التكافؤ. يستخدم NTC بشكل شائع كمستشعر لدرجة الحرارة، أو في سلسلة مع دائرة كمحدد تيار تدفق.
* مع الثرمستورات "" PTC «، تزداد المقاومة» "" "" "" مع ارتفاع درجة الحرارة عادة بسبب زيادة الانفعالات الشبكية الحرارية خاصة تلك الناتجة عن الشوائب والعيوب. عادة ما يتم تثبيت الثرمستورات PTC في سلسلة مع دائرة، وتستخدم للحماية من ظروف «التيار الزائد»، مثل الصمامات القابلة لإعادة الضبط.

يتم إنتاج الثرمستورات بشكل عام باستخدام أكاسيد المعادن المسحوقة. مع الصيغ والتقنيات المحسّنة بشكل كبير على مدار العشرين عامًا الماضية  ، يمكن لمقاومات NTC الآن تحقيق الدقة على نطاقات درجة حرارة واسعة مثل ± 0.1 & nbsp؛ °C أو ± 0.2 & nbsp؛ °C من 0 & nbsp؛ °C إلى 70 & nbsp؛ °C مع استقرار ممتاز على المدى الطويل. تأتي عناصر الثرمستور NTC في العديد من الأنماط  مثل محوري الرصاص المغلف بالزجاج (ثنائيات DO-35 و DO-34 و DO-41)، ورقائق مغلفة بالزجاج، مطلية بالإيبوكسي بسلك رصاصي مكشوف أو معزول وسطح التثبيت، وكذلك قضبان وأقراص. نطاق درجة حرارة التشغيل النموذجي للثرمستور هو 55 & nbsp ؛ درجة مئوية إلى + 150 درجة مئوية، على الرغم من أن بعض الثرمستورات ذات الجسم الزجاجي لها درجة حرارة تشغيل قصوى تبلغ + 300 درجة مئوية.

تختلف الثرمستورات عن كاشفات درجة حرارة المقاومة (RTDs) في أن المادة المستخدمة في الثرمستور تكون عمومًا من السيراميك أو البوليمر، بينما تستخدم RTD معادن نقية. تختلف استجابة درجة الحرارة أيضًا؛ تُعد RTDs مفيدة على نطاقات درجات الحرارة الأكبر، بينما تحقق الثرمستورات عادةً دقة أكبر ضمن نطاق درجة حرارة محدودة، عادةً -90 & nbsp ؛ °C إلى 130 & nbsp ؛ °

العملية الأساسية
----------------

بافتراض، كتقريب من الدرجة الأولى، أن العلاقة بين المقاومة ودرجة الحرارة هي خطي، إذن

{\displaystyle \Delta R=k\Delta T,}
حيث

{\displaystyle \Delta R}, التغيير في المقاومة،
{\displaystyle \Delta T}, تغير في درجة الحرارة،
{\displaystyle k}, الدرجة الأولى معامل درجة الحرارة للمقاومة.
يمكن تصنيف الثرمستورات إلى نوعين، اعتمادًا على علامة {\displaystyle k}. إذا كان {\displaystyle k} هو موجب، تزداد المقاومة مع زيادة درجة الحرارة، ويسمى الجهاز معامل درجة حرارة موجب ('  *PTC* ) الثرمستور أو  *البوزيستور*. إذا كانت قيمة {\displaystyle k} سالبة، تقل المقاومة مع زيادة درجة الحرارة، ويطلق على الجهاز اسم معامل درجة الحرارة السالبة ( *NTC* ) الثرمستور. تم تصميم المقاومات التي ليست من مقاومات الثرمستورات بحيث يكون لها {\displaystyle k} أقرب ما يكون للصفر قدر الإمكان، بحيث تظل مقاومتها ثابتة تقريبًا على نطاق واسع من درجات الحرارة.
بدلاً من معامل درجة الحرارة "k"، في بعض الأحيان يتم استخدام «معامل درجة الحرارة للمقاومة» {\displaystyle \ alpha\_{T}} ("alpha sub T"). يتم تعريفه على أنه.

{\displaystyle \alpha \_{T}={\frac {1}{R(T)}}{\frac {dR}{dT}}.}
يجب عدم الخلط بين معامل {\displaystyle \alpha \_{T}} مع معامل {\displaystyle a} أدناه.

معادلة شتاينهارت-هارت
---------------------

في الأجهزة العملية، يكون نموذج التقريب الخطي (أعلاه) دقيقًا فقط في نطاق درجة حرارة محدودة. على مدى نطاقات درجة حرارة أوسع، توفر المقاومة الأكثر تعقيدًا - درجة الحرارة وظيفة النقل توصيفًا أكثر دقة للأداء. معادلة شتاينهارت-هارت هي تقريب من الدرجة الثالثة مستخدمة على نطاق واسع:

{\displaystyle {\frac {1}{T}}=a+b\ln R+c\,(\ln R)^{3},}
حيث يُطلق على "a" و "b" و "c" معلمات Steinhart-Hart ويجب تحديدها لكل جهاز. "T" هي درجة الحرارة المطلقة، و "R" هي المقاومة. لإعطاء المقاومة كدالة لدرجة الحرارة، يمكن حل المعادلة التكعيبية أعلاه في {\displaystyle \ln R} ، والتي يتم إعطاء جذرها الحقيقي بواسطة

{\displaystyle \ln R={\frac {b}{3c\,x^{1/3}}}-x^{1/3}}
حيث

{\displaystyle {\begin{aligned}y&={\frac {1}{2c}}\left(a-{\frac {1}{T}}\right),\\x&=y+{\sqrt {\left({\frac {b}{3c}}\right)^{3}+y^{2}}}.\end{aligned}}}
الخطأ في معادلة Steinhart-Hart بشكل عام أقل من 0.02 درجة مئوية في قياس درجة الحرارة على مدى 200 درجة مئوية. كمثال، القيم النموذجية للثرمستور بمقاومة 3 & nbsp ؛ kΩ في درجة حرارة الغرفة (25 & nbsp ؛ °C = 298.15 & nbsp ؛ K) هي:

{\displaystyle {\begin{aligned}a&=1.40\times 10^{-3},\\b&=2.37\times 10^{-4},\\c&=9.90\times 10^{-8}.\end{aligned}}}

 *B*  أو  *β*  معادلة المعلمة
-----------------------------

يمكن أيضًا تمييز الثرمستورات NTC بمعادلة المعلمة "B" (أو "")، والتي هي أساسًا معادلة شتاينهارت-هارت مع {\displaystyle a=1/T\_{0}-(1/B)\ lnR\_{0}} و {\displaystyle b=1/B} و {\displaystyle c=0} ، : {\displaystyle {\frac {1}{T}}={\frac {1}{T\_{0}}}+{\frac {1}{B}}\ln {\frac {R}{R\_{0}}},}
حيث تكون درجات الحرارة في كلفن، و "R"  0  هي المقاومة عند درجة الحرارة "T"  0  (25 & (25 °C = 298.15 K). حل من أجل "R" العائد

{\displaystyle R=R\_{0}e^{B\left({\frac {1}{T}}-{\frac {1}{T\_{0}}}\right)}}
أو بدلا من ذلك،

{\displaystyle R=r\_{\infty }e^{B/T},}
حيث {\displaystyle r\_{\infty }=R\_{0}e^{-B/T\_{0}}}.

يمكن حل هذا بالنسبة لدرجة الحرارة:

{\displaystyle T={\frac {B}{\ln(R/r\_{\infty })}}.}
يمكن أيضًا كتابة معادلة المعلمة "B" كـ {\displaystyle \ lnR=B/T+\ lnr\_{\ }infty}. يمكن استخدام هذا لتحويل وظيفة المقاومة مقابل درجة حرارة الثرمستور إلى دالة خطية من {\displaystyle \ lnR} مقابل {\displaystyle 1/T}. سيعطي متوسط ميل هذه الوظيفة بعد ذلك تقديرًا لقيمة المعلمة `` B *.*

نموذج التوصيل
-------------

### NTC (معامل درجة الحرارة السالب)

الثرمستور NTC الفاشل (المنفوخ) الذي كان يعمل كمحدد تيار تدفق في مصدر طاقة بتبديل الوضع
العديد من الثرمستورات NTC مصنوعة من قرص مضغوط، قضيب، لوحة، حبة أو صب رقاقة من أشباه الموصلات مثل متكلس معدن أكاسيد إنها تعمل لأن رفع درجة حرارة أشباه الموصلات يزيد من عدد حاملة الشحنة النشطة التي تروجها إلى «نطاق التوصيل». كلما زاد عدد حاملات الشحن المتوفرة، زادت التيار الذي يمكن للمادة أن تجري فيه. في مواد معينة مثل أكسيد الحديديك (Fe  2  O  3 ) مع التيتانيوم (Ti) يتم تشكيل أشباه الموصلات من النوع "n" وتكون حاملات الشحنة إلكترون ق. في مواد مثل أكسيد النيكل (NiO) مع الليثيوم (Li)، يتم إنشاء أشباه الموصلات من النوع "p-type"، حيث تكون hole حاملات الشحنة.

هذا موصوف في الصيغة

{\displaystyle I=n\cdot A\cdot v\cdot e,}
أين

{\displaystyle I} = التيار الكهربائي (أمبير)،
{\displaystyle n} = كثافة ناقلات الشحن (العدد / م  3 )،
{\displaystyle A} = منطقة المقطع العرضي للمادة (م  2 )،
{\displaystyle v} = سرعة انجراف الإلكترونات (م / ث)،
{\displaystyle e} = شحنة إلكترون ({\displaystyle e=1.602\times 10^{-19}} كولوم).
### PTC (معامل درجة الحرارة الإيجابية)

معظم الثرمستورات PTC مصنوعة من متعدد الكريستالات سيراميك (يحتوي على تيتانات الباريوم (BaTiO  3 ) ومركبات أخرى) والتي لها خاصية أن مقاومتها ترتفع فجأة عند درجة حرارة حرجة معينة. تيتانات الباريوم ferroelectric وتختلف ثابت العزل مع درجة الحرارة. تحت درجة حرارة نقطة كوري، يمنع ارتفاع ثابت العزل تكوين حواجز محتملة بين حبيبات الكريستال، مما يؤدي إلى مقاومة منخفضة. في هذه المنطقة، يحتوي الجهاز على معامل درجة حرارة سلبي صغير. عند درجة حرارة نقطة كوري، ينخفض ثابت العزل بشكل كافٍ للسماح بتكوين حواجز محتملة عند حدود الحبوب، وتزداد المقاومة بشكل حاد مع درجة الحرارة. في درجات حرارة أعلى، تعود المادة إلى سلوك NTC.
نوع آخر من الثرمستور هو "" المقاوم السليكون "(المقاوم السليكون حساس للحرارة). تستخدم السليستورات السيليكون كمادة مكونة شبه موصلة. على عكس الثرمستورات الخزفية PTC ، تتمتع السليستورات بخاصية مقاومة درجة حرارة خطية تقريبًا. لديها انجراف أصغر بكثير من الثرمستور NTC. إنها أجهزة مستقرة محكمة الإغلاق في عبوة مغلفة بالزجاج المحوري المحتوي على الرصاص. يمكن استخدام الثرمستورات التي تيتانات الباريوم كسخانات ذاتية التحكم؛ لجهد معين، سوف يسخن السيراميك إلى درجة حرارة معينة، لكن الطاقة المستخدمة ستعتمد على فقدان الحرارة من السيراميك.

ديناميكيات الثرمستورات PTC التي يتم تشغيلها تقرض مجموعة واسعة من التطبيقات. عندما يتم توصيله لأول مرة بمصدر جهد، يتدفق تيار كبير يتوافق مع المقاومة المنخفضة والباردة، ولكن مع تسخين الثرمستور الذاتي، يتم تقليل التيار حتى يتم الوصول إلى تيار محدد (ودرجة حرارة الجهاز القصوى المقابلة). يمكن أن يحل تأثير الحد الحالي محل الصمامات. في دوائر إزالة المغنطة للعديد من شاشات CRT وأجهزة التلفزيون، يتم توصيل الثرمستور المختار بشكل مناسب في سلسلة مع ملف إزالة المغنطة. ينتج عن هذا انخفاض سلس للتيار لتحسين تأثير إزالة المغنطة. تحتوي بعض دوائر إزالة المغنطة هذه على عناصر تسخين إضافية لتسخين الثرمستور (وتقليل التيار الناتج) بشكل أكبر.

نوع آخر من الثرمستور PTC هو البوليمر PTC ، والذي يباع تحت أسماء تجارية مثل «فاصمة منصهرة قابلة لإعادة الضبط» "Semifuse" و "Multifuse". يتكون هذا من البلاستيك مع حبيبات كربون مضمنة فيه. عندما يكون البلاستيك باردًا، تكون حبيبات الكربون كلها على اتصال مع بعضها البعض، وتشكل مسارًا موصل عبر الجهاز. عندما يسخن البلاستيك، يتمدد، مما يؤدي إلى تباعد حبيبات الكربون، مما يؤدي إلى ارتفاع مقاومة الجهاز، مما يؤدي بعد ذلك إلى زيادة التسخين وزيادة المقاومة السريعة. مثل الثرمستور BaTiO  3  ، يتمتع هذا الجهاز بمقاومة غير خطية للغاية / استجابة لدرجة الحرارة مفيدة للتحكم الحراري أو التحكم في الدائرة، وليس لقياس درجة الحرارة. إلى جانب عناصر الدائرة المستخدمة للحد من التيار، يمكن صنع السخانات ذاتية التحديد على شكل أسلاك أو شرائط مفيدة في تتبع الحرارة. «مزلاج» الثرمستورات PTC في حالة مقاومة ساخنة / عالية: بمجرد أن تكون ساخنة، فإنها تظل في حالة المقاومة العالية تلك، حتى تبرد.
يمكن استخدام التأثير كدائرة بدائية مزلاج / دائرة ذاكرة، ويتم تحسين التأثير باستخدام ثيرمستورين PTC في سلسلة، مع عنصر حراري واحد بارد، والثرمستور الآخر ساخن.

تأثيرات التسخين الذاتي
----------------------

عندما يتدفق التيار عبر الثرمستور، فإنه يولد حرارة، مما يرفع درجة حرارة الثرمستور فوق درجة حرارة بيئته. إذا تم استخدام الثرمستور لقياس درجة حرارة البيئة، فقد يؤدي هذا التسخين الكهربائي إلى حدوث خطأ كبير إذا لم يتم إجراء تصحيح. بدلا من ذلك، يمكن استغلال هذا التأثير نفسه. يمكنه، على سبيل المثال، صنع جهاز حساس لتدفق الهواء مستخدم في طائرة شراعية أداة معدل الصعود، أو مقياس متغير، أو يعمل بمثابة مؤقت لـ مرحل كما كان يحدث سابقًا في مقسم الهاتف.

مدخلات الطاقة الكهربائية للثرمستور عادلة

{\displaystyle P\_{E}=IV,}
حيث "I" هو التيار، و "V" هو انخفاض الجهد عبر الثرمستور. يتم تحويل هذه الطاقة إلى حرارة، ويتم نقل هذه الطاقة الحرارية إلى البيئة المحيطة. معدل النقل موصوف جيدًا بواسطة قانون التبريد لنيوتن:

{\displaystyle P\_{T}=K(T(R)-T\_{0}),}
حيث "T" ("R") هي درجة حرارة الثرمستور كدالة لمقاومته "R"، و {\displaystyle T\_{0}} هي درجة حرارة البيئة المحيطة، و "K "" هو "ثابت التبديد"، وعادة ما يتم التعبير عنه بوحدات ملي واط لكل درجة مئوية. عند التوازن، يجب أن تكون المعدلات متساوية:

{\displaystyle P\_{E}=P\_{T}.}
يعتمد التيار والجهد عبر الثرمستور على تكوين الدائرة المعين. كمثال بسيط، إذا كان الجهد عبر الثرمستور ثابتًا، فعند قانون أوم لدينا {\displaystyle I=V/R} ، ويمكن حل معادلة التوازن لدرجة الحرارة المحيطة مثل دالة للمقاومة المقاسة للثرمستور:

{\displaystyle T\_{0}=T(R)-{\frac {V^{2}}{KR}}.}
ثابت التبديد هو مقياس للتوصيل الحراري للثرمستور بمحيطه. يتم إعطاؤه عمومًا للمقاوم الحراري في الهواء الساكن وفي الزيت جيد التحريك. القيم النموذجية للثرمستور ذي الخرز الزجاجي الصغير هي 1.5 & nbsp؛ mW / °C في الهواء الساكن و 6.0 & nbsp؛ mW / °C في الزيت المقلّب. إذا كانت درجة حرارة البيئة معروفة مسبقًا، فيمكن استخدام الثرمستور لقياس قيمة ثابت التبديد. على سبيل المثال، يمكن استخدام الثرمستور كمستشعر لمعدل التدفق، حيث يزيد ثابت التبديد مع معدل تدفق المائع بعد الثرمستور.
عادةً ما يتم الحفاظ على الطاقة المشتتة في الثرمستور عند مستوى منخفض جدًا لضمان خطأ غير مهم في قياس درجة الحرارة بسبب التسخين الذاتي. ومع ذلك، تعتمد بعض تطبيقات الثرمستور على «التسخين الذاتي» الكبير لرفع درجة حرارة الجسم للثرمستور أعلى بكثير من درجة الحرارة المحيطة، وبالتالي يكتشف المستشعر حتى التغييرات الطفيفة في التوصيل الحراري للبيئة. تتضمن بعض هذه التطبيقات الكشف عن مستوى السائل وقياس تدفق السائل وقياس تدفق الهواء.

مراجع
-----

1. ↑  عمر شابسيغ؛ أميمة الدكاك؛ نوار العوا؛ هاشم ورقوزق (2016)، *معجم مصطلحات الهندسة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات* (بالعربية والإنجليزية)، دمشق: مجمع اللغة العربية بدمشق، ص. 199، QID:Q108405620
2. ↑  McGee، Thomas (1988). "Chapter 9". *Principles and Methods of Temperature Measurement*. John Wiley & Sons. ص. 203. مؤرشف من الأصل في 2013-08-07.
3. ↑  Jones, Deric P.، المحرر (2009). *Biomedical Sensors*. Momentum Press. ص. 12. مؤرشف من الأصل في 2020-01-24.
4. ↑  "NTC Thermistors". Micro-chip Technologies. 2010. نسخة محفوظة 22 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
5. ↑  "What is a Thermistor? How do thermistors work?". *EI Sensor Technologies* (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2021-01-27. Retrieved 2019-05-13.
6. ↑  "Thermistors". *EI Sensor Technologies* (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2021-03-08. Retrieved 2019-05-13.
7. ↑  "NTC Thermistors". Micro-chip Technologies. 2010. نسخة محفوظة 2021-03-04 على موقع واي باك مشين.
8. ↑  Thermistor Terminology. U.S. Sensor. نسخة محفوظة 4 مارس 2021 على موقع واي باك مشين.
9. ↑  "Practical Temperature Measurements". Agilent Application Note. Agilent Semiconductor. نسخة محفوظة 2018-12-22 على موقع واي باك مشين.
10. ↑  L. W Turner، المحرر (1976). *Electronics Engineer's Reference Book* (ط. 4). Butterworths. ص. 6-29 to 6-41. ISBN:0408001682.
11. ↑  "PTC Thermistors and Silistors" The Resistor Guide نسخة محفوظة 12 نوفمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
12. ↑  What is a Thermistor? How do thermistors work? - EI Sensor Technologies نسخة محفوظة 27 يناير 2021 على موقع واي باك مشين.
13. ↑  Downie, Neil A. *The Ultimate Book of Saturday Science* (Princeton 2012) (ردمك 0-691-14966-6)

| * ع
* ن
* ت
مستشعرات |
| --- |
| الصوتية، الصوت، الاهتزاز | 
* سماعة أرضية
* سماعة مائية
* ميكروفون
* مقياس الزلازل

 |
| السيارات والنقل | 
* مقياس نسبة الهواء إلى الوقود
* حساس رصد النقطة العمياء
* Crankshaft position sensor
* Curb feeler
* Defect detector
* حساس درجة حرارة سائل تبريد المحرك
* Hall effect sensor
* MAP sensor
* Mass flow sensor
* Omniview technology
* حساس الأكسجين
* حساسات الإصطفاف
* مسدس الرادار
* قائمة أجهزة الاستشعار
* عداد سرعة
* حساس موضع الصمام الخانق
* نظام مراقبة ضغط الإطارات
* Torque sensor
* Transmission fluid temperature sensor  ‏
* Turbine speed sensor  ‏
* Variable reluctance sensor
* Vehicle speed sensor  ‏
* Water sensor
* Wheel speed sensor

 |
| المواد الكيميائية | 
* مقياس الكحول بالدم
* حساس غاز ثاني أكسيد الكربون
* جهاز التنبيه عن أول أكسيد الكربون
* Catalytic bead sensor
* المواد الكيميائية field-effect transistor
* Electroالمواد الكيميائية gas sensor
* Electrolyte–insulator–semiconductor sensor
* أنف إلكتروني
* Fluorescent chloride sensors
* Holographic sensor
* نقطة ندى الهيدروكربون analyzer
* Hydrogen sensor
* حساس غاز كبريتيد الهيدروجين
* Infrared point sensor
* قطب انتقائي للأيون
* Microwave chemistry sensor
* حساس غاز أكسيد النيتروجين
* Nondispersive infrared sensor
* Olfactometer
* Optode
* حساس الأكسجين
* Pellistor
* قطب زجاجي
* حساس المقاومة المتغيرة
* قطب العمل
* كاشف الدخان
* Zinc oxide nanorod sensor

 |
| الكهربائية والمغناطيسية والراديو | 
* حساس التيار
* مكشاف كهربائي
* مقياس غلفاني
* Hall effect sensor
* Hall probe
* كاشف الشذوذ المغناطيسي
* مقياس المغناطيسية
* MEMS magnetic field sensor
* كاشف المعادن
* Planar Hall sensor
* Radio direction finder
* Test light

 |
| البيئة، الطقس، رطوبة | 
* مقياس شدة الإشعاع
* إنذار التبول اللاإرادي
* مسجل ارتفاع السحاب
* مسجل الفيديو
* Electroالمواد الكيميائية gas sensor
* Fish counter
* Frequency domain sensor
* مكشاف الغاز
* Hook gauge evaporimeter
* Humistor
* جهاز قياس الرطوبة
* Leaf sensor
* جهاز قياس الرطوبة
* مقياس الإشعاع السماوي
* Pyrgeometer
* مغياث
* Rain sensor
* SNOTEL
* Snow gauge
* Soil moisture sensor
* Stream gauge
* Tide gauge
* رادار الطقس

 |
| التدفق ، سرعة السوائل | 
* عداد تدفق الهواء
* مرياح
* قياس التدفق
* Gas meter
* Mass flow sensor
* عداد مياه

 |
| الإشعاعات المؤينة، الجسيمات دون الذرية | 
* غرفة فقاقيع
* غرفة سحابية
* أنبوب جايجر-مولر
* عداد غايغر
* غرفة تأين
* كاشف النيوترون
* مكشاف جسيمات
* عداد تناسبي
* عداد وميضي
* مكشاف شبه الموصلات
* وماض
* مقياس الجرعة الحراري الضوئي
* غرفة سلكية

 |
| أدوات الملاحة | 
* عداد سرعة جوية
* مؤشر ماخ
* مقياس الارتفاع
* مبين الوضع
* Depth gauge
* Fluxgate compass
* دوام
* نظام الملاحة بالقصور الذاتي
* Inertial reference unit
* بوصلة
* هيدروديناميكا مغناطيسية
* Ring laser gyroscope
* مؤشر الانعطاف
* مقياس التباين
* Vibrating structure gyroscope
* Yaw-rate sensor

 |
| الموقف، الزاوية، الإزاحة | 
* مقياس تسارع
* Angular rate sensor
* Auxanometer
* Capacitive displacement sensor
* Capacitive sensing
* مقياس الجاذبية الأرضية
* مميال
* Integrated circuit piezoelectric sensor
* مقدر مسافات ليزري
* Laser surface velocimeter
* ليدار
* Linear encoder
* محول تفاضلي متغير خطي
* Liquid capacitive inclinometers
* Odometer
* حساس كهروضوئي
* Piezoelectric accelerometer
* حساس الموضع
* مرمز دوراني
* المحول التفاضلي المتغير الدوار
* Selsyn
* Sudden Motion Sensor
* عداد دوران
* مميال
* Ultrasonic thickness gauge
* Variable reluctance sensor
* Velocity receiver

 |
| بصري، ضوء، التصوير | 
* Active pixel sensor
* Angle–sensitive pixel
* Back-illuminated sensor
* جهاز اقتران الشحنة
* Contact image sensor
* مستشعر كهربائي بصري
* Flame detector
* الأشعة تحت الحمراء
* Kinetic inductance detector
* دائرة الصمام الثنائي الباعث للضوء
* Light-addressable potentiometric sensor
* Nichols radiometer
* ليف بصري
* مكشاف ضوئي
* ثنائي ضوئي
* حساس كهروضوئي
* Photoionization detector
* مضاعف ضوئي
* مقاومة ضوئية
* Photoswitch
* ثنائي ضوئي
* صمام ضوئي
* مكشاف موضع ضوئي
* Scintillometer
* Shack–Hartmann wavefront sensor
* ثنائي ضوئي شلالي
* Superconducting nanowire single-photon detector
* مجس حافة انتقال
* Tristimulus colorimeter
* Visible-light photon counter
* مستشعر مقدمة الموجة

 |
| الظغط | 
* مرسمة الضغط الجوي
* مقياس ضغط جوي
* Boost gauge
* قياس الضغط
* Hot-filament ionization gauge
* قياس الضغط
* مقياس مكلويد للضغط
* Oscillating U-tube
* Permanent Downhole Gauge
* Piezometer
* Pirani gauge
* قياس الضغط
* Pressure sensor
* Tactile sensor
* Time pressure gauge

 |
| القوة، الكثافة، المستوى | 
* Bhangmeter
* مقياس القوة
* مكثاف
* Level sensor
* Load cell
* Magnetic level gauge
* Nuclear density gauge
* مجس كهرضغطي
* مقياس الانفعال
* Torque sensor
* مقياس اللزوجة

 |
| الحرارية، الحرارة، درجة الحرارة | 
* ثنائي المعدن
* مقياس الإشعاع الحراري
* مسعر
* Exhaust gas temperature gauge
* Flame detection
* Gardon gauge
* خلية غولي
* حساس تدفق حراري
* مقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء
* مقياس الإشعاع الحراري المجهري
* Microwave radiometer
* Net radiometer
* Quartz thermometer
* Resistance thermometer
* Silicon bandgap temperature sensor
* Special sensor microwave/imager
* مقاومة حرارية
* مزدوجة حرارية
* مقياس حرارة

 |
| القرب ، الوجود | 
* مستشعر الإنذار
* رادار دوبلر
* كاشف الحركة
* Occupancy sensor
* مجس بيروكهربائي
* حساس القرب
* المفتاح القصبي
* Stud finder
* مفتاح اللمس
* Triangulation sensor
* Wired glove

 |
| تقانة الاستشعار | 
* Active pixel sensor
* Back-illuminated sensor
* رقاقة حيوية
* مستشعر حيوي
* Capacitance probe
* Carbon paste electrode
* Catadioptric sensor
* Digital sensors
* Displacement receiver
* Electromechanical film
* مستشعر كهربائي بصري
* مقياس فابري-بيرو
* Fisheries acoustics
* حساس (تصوير)
* Image sensor format
* Inductive sensor
* Intelligent sensor
* مختبر على رقاقة
* Leaf sensor
* رؤية آلية
* نظم كهروميكانيكية صغرى
* مرونة ضوئية
* Quantum sensor
* رادار
	+ رادار قياس الأرض
	+ رادار الفتحة التركيبية
* Radar tracker
* Sensor array
* Sensor fusion
* Sensor grid
* Sensor node
* Soft sensor
* سونار
* Staring array
* محوال
* استشعار الموجات فوق الصوتية
* Video تقانة الاستشعار
* Visual sensor network
* قنطرة ويتستون
* شبكات استشعار لاسلكية

 |
| ذات صلة | 
* قائمة أجهزة الاستشعار

 |

| * ع
* ن
* ت
مكونات إلكترونية |
| --- |
| أشباه المُوصِلات | 

|  |  |
| --- | --- |
| الأكاسيد المعدنية(موسفت) | 
* سيموس (CMOS)
	+ ثنائي القطب (BiCOMS)
* موسفت (MOSFET)
	+ متعدد البوابات (MuGFET)
	+ عائم البوابة (FGMOS)
	+ مستشعر حيوي (BioFET)
	+ مستشعر للشوارد (ISFET)
	+ حقلي كيميائي (ChemFET)
	+ حقلي ذو زعنفة (FinFET)
	+ جانبي الانتشار (LDMOS)
	+ أفقي الانتشار (VMOS)
	+ عالي الاستطاعة
	+ ترانزستور الغشاء الرقيق (TFT)
* البوابات المنطقية
	+ النوع N
	+ النوع N المفتقر
	+ النوع P

 |
| الترانزستورات | 
* ترانزستور وحيد الوصلة (UJT)
	+ ترانزستور أحادي الوصلة قابل للبرمجة (PUT)
* ثنائي القطب (BJT)
	+ نقطة الاتصال
	+ ذو البوابة المعزولة (IGBT)
	+ ترانزيستور دارلينجتون
	+ الوصلة المنتشرة
	+ الوصلة النامية
	+ الوصلة المسبوكة
* حقلي (FET)
	+ وصلي (JFET)
	+ عضوي (OFET)
* باعث للضوء (LET)
	+ عضوي باعث للضوء  (OLET)
* ترانزستور الحث الساكن (SIT)
	+ مضخم الترددات اللاسلكية

 |
| الثنائيات | 
* انهياري
* ثابت التيار (CLD, CRD)
* ليزري (LD)
* باعث للضوء (LED)
	+ عضوي باعث للضوء (OLED)
* ضوئي
* موجب ذاتي سالب (PIN)
* شوتكي
* متغير السعة
	+ ذو حاجز غير متجانس
* إصلاح خطوي (SRD)
* زينز

 |
| أُخرى | 
* الدياك (DIAC)
* ترياك (TRIAC)
* ثايرستور
* سيداك
	+ ساكن الحث (SITh)
* دارة متكاملة (IC)
	+ ثلاثية الأبعاد (3D IC)
* خلية ذاكرة
* شبه موصل عضوي
* مقوم خاضع للتحكم بالسيليكون (SCR)
* مستشعر ضوئي

 |

 |
| منظمات الجهد | 
* خطي
* خافض
* رافع
* خافض رافع
* منخفض الهبوط
* مستمر
* باي ذو الفالق
* تشوك
* مبدل الملف الأولي أحادي النهاية (SEPIC)
* مضخة الشحنات
* المكثفة ذات القواطع

 |
| الصمامات المفرغة | 
* بلوطي الشكل
* الأوديون
* مبدل خماسي الشبكة
* مثبت السلك الساخن
* كومباكترون
* فلمنغ
* نوفيستور
* ضوئي
* مضاعفة ضوئية
* عديد المساري
	+ ثلاثي
	+ رباعي
	+ رباعي حزمي
	+ خماسي
	+ تساعي

 |
| معدات  الأمواج المكرويّة | 
* مذبذب الموجة الراجعة (BWO)
* أنبوب مغناطيسي إلكتروني
* أنبوب الموجة الراحلة (TWT)
* أنبوب الخرج الحثي (IOT)
* كليسترون
	+ أنبوب ساتون
* غيروترون
* مضخم متقاطع الحقل (CFA)
* ميزر

 |
| أنابيب الأشعة المهبطية | 
* انحراف الحزمة
* العين السحرية
* كاميرا الفيديو
* ويليامز
* التخزين
* سيليكترون
* تشاراكترون
* رواسم
	+ الاهتزاز المهبطي (CRO)
	+ أحادي
	+ صُوَّري

 |
| أنابيب التفريغ | 
* المهبط البارد
	+ كريترون
	+ ديكاترون
* منظم الجهد
* مصباح نيكسي
* صمام القوس الزئبقي
* كروساترون
* إجنيترون
* ثيراترون
* تريغاترون
* مصباح نيون

 |
| قابلة للتعديل | 
* مقياس الجهد الانزلاقي
	+ رقمي
* مكثفة متغيرة السعة
* ثنائي متغير السعة
* المقاومة المتغيرة مع الجهد

 |
| غير فعَّالة | 
* مقابس
	+ صوت وفيديو
	+ راديوية
	+ كهربائية
* كاشف محرر للكهرباء
* نواة حديدية
* فاصمة منصهرة
	+ قابلة لإعادة الضبط
* مقاومة كهربائية
	+ متغيرة مع الجهد
	+ تابعة لدرجة الحرارة
	+ ضوئية
* مفتاح كهربائي
* مُحوِّل
* سلك
	+ سلك ولاستون

 |
| فعَّالة | 
* مقاومة ذاكرية
* مُكثِّفة
	+ قائمة الأنواع
* ملف
* مذبذب بلوري
* رنان سيراميكي
* بدالة
	+ ريشيّة
* مفتاح زئبقي

 |
| رموز العناصر | 
* الظرفيّة
* الأساسيّة
* مسارات النقل
* المفاتيح
* أشباه المُوصِلات

 |
| شعار بوابة بوابة إلكترونيات |

* أيقونة بوابةبوابة إلكترونيات
* أيقونة بوابةبوابة الفيزياء
* أيقونة بوابةبوابة علم البيئة

|  |  |
| --- | --- |
| مشاريع شقيقة | في كومنز صور وملفات عن: مقاومة حرارية |



|  |  |
| --- | --- |
| ضبط استنادي: وطنية عدلها في ويكي بيانات | 
* الملف الاستنادي المتكامِل (GND)
* المكتبة القومية الإسرائيلية (J9U)
* المعرف NDL لـ 00570083 غير صحيح.
* قاعدة البيانات الوطنية التشيكية (NLCR AUT)

 |