قياس الحرارة عن درجة حرارة ثابتة   
 قياس التغير في الحرارة الصادرة   
 قياس التغير الميكانيكي الدينامي   
 تحليل ميكانيكي حراري   
 تحليل كهربي حراري   
 تحليل حراري تفاضلي.
**تحليل وزني حراري** (بالإنجليزية: Thermogravimetric analysis)‏ هي طريقة تحليل حرارية تراقب خلالها تغيرات في الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد وتتم العملية أثناء زيادة درجة الحرارة (مع بقاء معدل زيادة الحرارة ثابتا). أو قد يجرى التفاعل ويراقب زمن التفاعل (مع بقاء درجة الحرارة ثابتة و/أو فقد للوزن ثابتا).

يعطينا **التحليل الوزني الحراري** معلومات عن الخواص الطبيعية للمادة، مثل التبخير والتسامي، وفي الكيمياء الامتصاص والإدمصاص وتغير الحالة. كذلك يعطي التحليل الوزني الحراري معلومات عن العمليات الكيميائية، مثل الامتصاص الكيميائي والذوبان وفقد الماء والالتحلل، ومعلومات عن تفاعلات مادة صلبة مع غاز مثل الأكسدة أو تفاعل أكسدة-اختزال.

توضع العينة في بوتقة تتحمل درجات الحرارة العالية وتكون من مادة خاملة لا تتفاعل، مثل البلاتين أو أكسيد الألمونيوم؛ وتوضع في فرن يسخن حتى 2400 درجة مئوية. وتعلق البوتقة بميزان دقيق، وتؤخذ قراءة الميزان أثناء عملية التسخين باستمرار. وتوضع مزدوجة حرارية بجانب البوتقة تقوم بقياس درجة الحرارة.
الأجهزة الحديثة **للتحليل الوزني الحراري** تكون متصلة بحاسوب يحدد أعلى درجة حرارة للتحليل، كما ينظم معدل التسخين ومعدل تمرير الغاز. أثناء عملية التحليل يدخل في حيز العينة نوعا من الغازات بحسب المطلوب وتكون العينة معزولة عن الخارج. وغالبا يستخدم غاز النيتروجين حيث أنه لا يسبب أكسدة (ويجب في تلك الحالة مراعاة عزل البوتقة بحيث تكون في حيز مغلق ويحيطها غاز النتروجين).

في أحوال أخرى يراد أن يحيط بالعينة غاز مثل الهواء أو الأكسجين أو غاز آخر. وقد ينتج عن تسخين العينة تفاعل تحلل أو تطاير مركبات غازية منها أو تنتج غازات ناتجة عن تفاعل العينة مع الأكسجين. تغير وزن العينة سواء بالزيادة أو النقصان تسجل، كما تسجل درجة الحرارة التي يحدث عندها التغير في الوزن، وهذا يعتمد على خواص العينة. من تلك البيانات يمكن معرفة التركيب الكيميائي للعينة.

جهاز التحليل
------------

رسم توضيحي لمكونات جهاز التحليل الوزني الحراري ATG (يتم تسخين العينة (أسفل) بواسطة السخان feu.)
يعتمد **التحليل الوزني الحراري**  على قياس ثلاثة متغيرات بدقة: تغير الوزن، ودرجة الحرارة، والتغير في درجة الحرارة. وعلى هذا الأساس يتكون الجهاز من ميزان دقيق ذو كفة توضع عليها العينة، وفرن يعمل ببرمجة حاسوبية. ويمكن برمجة الفرن بحيث أن يقوم بتسخين العينة بمعدل ثابت أو أن يكون التسخين بغرض حدوث معدل تغير ثابت في وزن العينة.

وعلى الرغم من استخدام في الغالب معدل تسخين ثابت، فإن العمل بتغير وزن ثابت للعينة قد يحمي العينة من تفاعلات غير مرغوبة. فمثلا البيانات المقروءة خلال عملية كربنة البوليفينيل بوتيرال قد حددت عن طريق تثبيت معدل تغير وزن العينة عند معدل 0و2 (وزنا)%/دقيقة.

وبصرف النظر عن برمجة الفرن، فإن العينة توضع في فرن يسخن كهربائيا ومزود بمزدوجة حرارية تقيس درجة الحرارة بدقة. وقد توضع عينة مرجعية أيضا على كفة ميزان آخر في غرفة معزولة عن غرفة العينة. وقد يغمر جو العينة بغاز خامل بغرض عدم تأكسد العينة أو بغرض منع حدوث تفاعل آخر غير مرغوب فيه. وقد ابتكر جهاز آخر يستخدم فيه ميزان حساس يعمل ببلورة من الكوارتز، يستطيع قياس عينات صغيرة يبلغ وزنها عدة ميكروجرام بالمقارنة بالأجهزة المعتادة التي تقيس عينات وزنها عدة
مليجرامات.

طرق القياس
----------

يقوم جهاز التحليل الوزني الحراري بوزن العينة باستمرار أثناء تسخينها إلى درجة حرارة 2000 درجة مئوية ويقترن بالقياس جهاز FTIR يعمل بالأشعة تحت الحمراء ومطياف الكتلة للتحليل الغازي. ومع زيادة درجة الحرارة تتحلل مكونات العينة ويقاس في نفس الوقت التغير المئوي في وزن العينة. ثم ترسم درجة الحرارة على المحور الأفقي والتغير في وزن العينة على المحور الرأسي في رسم بياني.

ويمكن تسجيل القياسات على فترات قصيرة بحيث أن يبدي المنحني الناتج كل تفاصيل التغير في الوزن بدقة أكبر، هذا يتيح الفرصة لاستنباط معلومات أكثر عن خصائص العينة (أنظر تحليل تتبعي).
يمكن معايرة درجة الحرارة في الجهاز عن طريق استخدام عدة عينات لها نقطة انصهار معروفة بدقة أو نقطة كوري للمواد المغناطيسية مثل الحديد أو النيكل وهي معروفة بدقة. توضع المادة المغناطيسية في بوتقة العينة ويسلط عليها مجال مغناطيسي. وتسخن المادة المرجعية (قطعة الحديد مثلا) حتى الوصول إلى نقطة كوري حيث يصبح الحديد عندها ذو مغناطيسية مسايرة، تعمل على معادلة تغير الوزن الناتج عن المجال المغناطيسي الخارجي.

المراجع
-------

1. 1 2  Coats, A. W.؛ Redfern, J. P. (1963). "Thermogravimetric Analysis: A Review". *Analyst*. ج. 88: 906–924. Bibcode:1963Ana....88..906C. DOI:10.1039/AN9638800906.
2. ↑  Tikhonov, N. A.؛ Arkhangelsky, I. V.؛ Belyaev, S. S.؛ Matveev, A. T. (2009). "Carbonization of polymeric nonwoven materials". *Thermochimica Acta*. ج. 486: 66–70. DOI:10.1016/j.tca.2008.12.020.
3. ↑  "Thermogravimetric Analysis" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 يونيو 2012. اطلع عليه بتاريخ أغسطس 2020. `{{استشهاد ويب}}`: تحقق من التاريخ في: `|تاريخ الوصول=` (مساعدة)

|  |
| --- |
| **تحليل وزني حراري** في المشاريع الشقيقة: |
|  | 
* صور وملفات صوتية من كومنز.
 |


| * ع
* ن
* ت
الكيمياء التحليلية |
| --- |
| أدوات | 
* مطياف الامتصاص الذري
* مطيافية رامان ذات السطح المحسن
* مطياف إصدار اللهب
* كروماتوغرافيا غازية
* كروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة
* استشراب السائل رفيع الإنجاز
* مطيافية الأشعة تحت الحمراء
* مطيافية الكتلة
* جهاز تحديد نقطة الانصهار
* مجهر
* مطياف
* قياس الضوء الطيفي

 |
| تقنيات | 
* مسعرية
* قياسيات كيميائية
* كروماتوغرافيا
* كيمياء كهربائية
* تحليل وزني

 |
| أخذ العينات | 
* التشكيل الهرمي والتربيع
* تمديد
* ذوبان
* ترشيح
* تقنيع
* سحق وتنعيم
* تحضير العينة
* عمليات الفصل
* تحت-الاستعيان

 |
| منشورات بارزة | 
* المحلل
* أناليتيكا كيميكا اكتا
* الكيمياءالتحليلية والتحليلية الحيوية
* الكيمياء التحليلية
* التحليلية الكيمياء الحيوية (مجلة) نشرات تحليلية فى الكيمياء الحيوية

 |
| **كيمياء** |


| * ع
* ن
* ت
فروع الكيمياء |
| --- |
| 
* الجزيئات الحيوية
* الجدول الدوري
* المركبات غير العضوية

 |
| الفيزيائية | 
* كيمياء كهربائية
* كيمياء حرارية
* ترموديناميكا كيميائية
* علم السطوح
* كيمياء الحرارة المنخفضة
* مطيافية
* علم البلورات
* فيزياء كيميائية
* حركية تفاعل
	+ كيمياء الفيمتو
* كيمياء الكم
* كيمياء ضوئية
* كيمياء التوازن
* كيمياء أرضية ضوئية

 |
| العضوية | 
* كيمياء حيوية
	+ علم الأحياء الجزيئي
	+ علم الأحياء الخلوي
* كيمياء عضوية حيوية
* بيولوجيا كيميائية
* كيمياء سريرية
* كيمياء عصبية
* كيمياء فيزيائية حيوية

* كيمياء فراغية
* كيمياء عضوية فيزيائية
* تفاعل عضوي
* اصطناع كامل/اصطناع جزئي
* كيمياء دوائية
	+ علم الأدوية
* كيمياء الفوليرين
* كيمياء مبلمرات
* كيمياء النفط

 |
| اللاعضوية | 
* معقد تناسقي
* كيمياء مغناطيسية
* كيمياء عضوية فلزية
* كيمياء حيوية لاعضوية
* كيمياء عضوية فلزية حيوية
* كيمياء تجميعية
* علم البلورات
* كيمياء الحالة الصلبة
* علم الفلزات
* علم المواد
* كيمياء البلورات

 |
| تحليلية | 
* تحليل آلي
* مطيافية
	+ مطيافية الأشعة تحت الحمراء
	+ مطيافية رامان
	+ مطيافية الأشعة المرئية وفوق البنفسجية
	+ مطيافية الرنين المغناطيسي النووي
* مطيافية الكتلة
	+ مطيافية كتلة مزودة ببلازما مقترنة بالحث
	+ التفاظ/تأيين الليزر بمساعدة المطرس
* عملية فصل
* استشراب
	+ استشراب غازي
	+ استشراب السائل رفيع الإنجاز
* كيمياء الفيمتو
* علم البلورات
* معايرة (كيمياء)
* كيمياء رطبة

 |
| أخرى | 
* كيمياء نووية
	+ كيمياء إشعاعية
	+ كيمياء الأشعة
	+ كيمياء أكتينيداتية
* كيمياء كونية/كيمياء فلكية/كيمياء نجمية
* كيمياء أرضية
	+ كيمياء جغرافية حيوية

* كيمياء بيئية
	+ كيمياء الغلاف الجوي
* كيمياء صلصالية
* كيمياء النفط
* كيمياء غذائية
* كيمياء زراعية

* تعليم الكيمياء
	+ هواة الكيمياء
	+ كيمياء عامة
* كيمياء سرية
* كيمياء شرعية
	+ كيمياء الوفاة

* كيمياء النانو
	+ كيمياء الجزيئات الضخمة
* اصطناع كيميائي
	+ كيمياء خضراء
	+ كيمياء نقرية
	+ كيمياء توافقية
	+ اصطناع حيوي
* كيمياء محوسبة
	+ كيمياء رياضية
	+ قياس كيميائي
* كيمياء نظرية

 |
| انظر أيضًا | 
* تاريخ الكيمياء
* جائزة نوبل في الكيمياء
* التسلسل الزمني لتاريخ الكيمياء
	+ ترتيب زمني لاكتشاف العناصر الكيميائية
* "العلم المركزي"
* تفاعل كيميائي
	+ تحفيز
* عنصر كيميائي
* مركب كيميائي
* ذرة
* جزيء
* أيون
* مادة كيميائية
* رابطة كيميائية

 |
| 
* صفحة تصنيف **التصنيف**
* **البوابة**
* **كومنز**
* **مشروع ويكي**

 |

| * ع
* ن
* ت
مطيافية الكتلة |
| --- |
| 
مطياف الكتلة-كروماتوجرافيا غازية
• تاريخ مطيافية الكتلة
• مصدر أيوني
• مطياف كتلة النظائر
• مطياف كتلة-كروماتوجرافيا سائلة
• الكتلة
• برمجيات مطياف الكتلة
• طيف الكتلة
• مطيافية الكتلة المتكررة بانتظام
كيمياء تحليلية
• كيمياء عضوية
• فيزياء
• بروتيوميات
• مطيافية
 |

|  |  |
| --- | --- |
| التصنيفات الطبية | 
* **نظام فهرسة المواضيع الطبية (MeSH)**: D013818

 |
| المعرفات الخارجية | 
* **نظام اللغة الطبية الموحدة (UMLS CUI)**: C0039813

 |

|  |  |
| --- | --- |
| معرفات كيميائية | 
* **الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC)**: T06324

 |

* أيقونة بوابةبوابة كيمياء فيزيائية
* أيقونة بوابةبوابة الفيزياء
* أيقونة بوابةبوابة الكيمياء
* أيقونة بوابةبوابة علم المواد
* أيقونة بوابةبوابة كيمياء تحليلية