
_START_ARTICLE_
誘導結合プラズマ質量分析
_START_SECTION_
試料導入部
_START_PARAGRAPH_
試料溶液は、ペリスタルティックポンプによってネブライザーに運ばれる。ネブライザーによって溶液サンプルは霧に変えられる。ネブライザーにはキャリアガスが流される。_NEWLINE_ネブライザーでは様々な大きさの霧が生成するが、スプレーチャンバーによって細かい霧（エアロゾル）のみが選別される。プラズマの温度を下げるために、スプレーチャンバーにガスを導入することも行われる。
_START_SECTION_
イオン化部
_START_PARAGRAPH_
トーチは石英製で三重管構造になっており、冷却ガス、補助ガス、キャリアガスの３種類のガスが流されている。トーチの外側に巻かれた誘導コイルに高周波（ラジオ波）を与えると、誘導結合プラズマが形成する。点灯はアーク放電によって行われる。_NEWLINE_ICPはドーナツ型となっており、サンプルを含んだキャリアガスはプラズマ内に吸い込まれていく。導入されたエアロゾルはICP内で、原子化、イオン化される。
_START_SECTION_
インターフェース部
_START_PARAGRAPH_
ICPの先端部分以外は、サンプリングコーンとスキマーコーンと呼ばれる２つのオリフィスによって排除される。_NEWLINE_スキマーコーンを通過したイオンは、引出電極によって加速される。_NEWLINE_検出器はイオンだけでなく光も検出されてしまうため、イオンレンズによってブラズマの光はカットされる。
_START_SECTION_
コリジョンリアクションセル
_START_PARAGRAPH_
ICP-MSでは、目的のイオンとほぼ同じ質量数を持った別のイオン（干渉イオン）が副生成物としてできる。質量数がほぼ同じて、目的イオンと干渉イオンの質量ピークは重なってしまうため、目的イオンを正確に分析できなくなる。これを質量干渉と言う。コリジョンリアクションセルではヘリウムなどの不活性な分子との衝突や、水素やアンモニアなどの反応性の高い分子との反応によって、干渉イオンを除去する。_NEWLINE_コリジョンリアクションセルは、質量分解能がそれほど高くない四重極型の質量分析計を使う場合に用いられる。
_START_SECTION_
質量分析部
_START_PARAGRAPH_
ICP-MSでは質量スキャン速度が高い四重極型が最も一般的に用いられている。その他にも質量分解能の高い二重収束型、飛行時間型などがあり、これらを使えば目的イオンと干渉イオンの質量ピークを分けることができるので妨害が無くなり、コリジョンリアクションセルも不要となる。
_START_SECTION_
検出器
_START_PARAGRAPH_
一般的に、二次電子倍増管によってイオンの数がカウントされる。