rafalposwiata/plsc huggingface dataset:
Przyrząd wirtualny do pomiaru rezystancyjnych wskaźników stanu izolacji

Oceny stanu izolacji elektrycznej aparatów elektroenergetycznych można dokonać na podstawie parametrów wyznaczanych przy zasilaniu napięciem stałym, związanych z zjawiskiem absorpcji izolacji - tzw. wskaźników stanu izolacji - obliczanych jako relacje pomiędzy parametrami (rezystancjami) izolacji wyznaczanymi w dwóch różnych chwilach czasu. Pomiary rezystancyjnych wskaźników izolacji elektrycznej wykonuje się przy użyciu megaomomierzy lub przy użyciu specjalizowanych mierników wskaźników izolacji typu rezystancyjnego. Współczesne układy pomiaro-we budowane są często jako układy wirtualne, w których przetwarzanie sygnałów pomiarowych odbywa się w blokach realizowanych programowo. Pomiar wskaźnika stanu izolacji elektrycznej w układzie wirtualnym można łatwo zrealizować. W chwili t=0 na badana izolację załączane jest napięcie stałe. W odpowiednich chwilach czasu t1 i t2 dokonywany jest pomiar spadku napięcia na rezystorze wzorcowym, a następnie wyznacza-na jest wartość  mierzonego wskaźnika. W prezentowanym w artykule systemie pomiarowym pomiar napięć wykonywany jest bezpośrednio za pomocą multimetru cyfrowego SANWA PC5000 o rozdzielczości 51 cyfry oraz impedancji wejściowej 108 ohm. Wyniki pomiarów przekazywane są do komputera za pomocą interfejsu USB, który dla zapewnienia bezpieczeństwa zawiera również optoizolację. Interfejs użytkownika zrealizowany jest w oparciu o aplikację PC-LINK.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
Analiza bezprzewodowych sieci komputerowych z wykorzystaniem analizatora czasu rzeczywistego z technologią DPX

Rozpowszechnienie nowoczesnych technologii bezprzewodowej transmisji danych powoduje  powstawanie coraz bardziej złożonych problemów związanych z ich niezawodną pracą. Z rozwiązaniem powyższych problemów musi zazwyczaj zmierzyć się użytkownik. Niezbędne jest zatem dostarczenie odpowiednich narzędzi pozwalających diagnozować i rozwiązywać powstające problemy. W pracy przedstawiona została opracowana przez firmę Tektronix metoda pomiaru widma w czasie rzeczywistym z funkcją DPX (ang. Digital Phosphor™ Technology). Na przykładzie bezprzewodowych interfejsów wi-fi opisane zostały zalety wspomnianej technologii w stosunku do tradycyjnych wektorowych analizatorów widma.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
Bezprzewodowy system monitorowania rozkładu temperatur pomieszczeń

Praca zawiera opis systemu do pomiaru i rejestracji skuteczności ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń. System zbudowany jest z bezprzewodowych przetworników temperatury i rejestratora. Podstawowym problemem postawionym przy niniejszej pracy jest równoczesna obsługa wielu bezprzewodowych przetworników temperatury. Program obsługujący system pomiarowy umożliwia akwizycję i wizualizację rozkładu temperatur w pomieszczeniu z wykorzystaniem Internetu. Możliwa jest obserwacja i kontrola bieżącej temperatury w trybie "online". W przetwornikach temperatury wykorzystywane są czujniki Pt100 połączone z układem mostkowym TYBO realizującym pomiar rezystancji czujnika. Pomiar rezystancji zastępowany jest cyfrowym pomiarem czasu co w rezultacie daje dogodną do przetwarzania postać otrzymywanych wyników pomiaru temperatury. Dużą zaletą prezentowanego systemu jest jego dokładność w działaniu przy niewielkich kosztach konstrukcyjnych.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
System do pomiaru ugięcia belek krzemowych stosowanych w mikroczujnikach

W pracy przedstawiono system do pomiaru ugięcia mikrobelki krzemowej. System składa się z części optycznej oraz sterownika i komputera. Omówiono zasadę działania systemu oraz przeanalizowano dobór parametrów układu do pomiaru niewielkich ugięć rzędu mikrometrów. Przedstawiono oprogramowanie pozwalające na wizualizację aktualnego położenia belki. Zamieszczono wyniki badań oraz określono przydatność systemu do pomiaru niewielkich ugięć.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
Parametry magnetyczne stali jako kryterium diagnostyki zmęczeniowej

Ograniczone zastosowania defektoskopii w zakresie prognozy eksploatacyjnej inicjują rozwój diagnostyki procesów zmęczeniowych. Diagnostyka procesów zmęczeniowych wskazuje z wyprzedzeniem na miejsca potencjalnie zagrożone awarią (kumulacja mikropęknięć). Diagnostyka prowadzona jest na podstawie analizy przebiegu parametrów fizycznych szczególnie elektrycznych i magnetycznych materiału, podczas eksploatacji. Musi być poprzedzona niezależnymi badaniami wstępnymi dla każdego materiału. Wskazanie wrażliwych parametrów diagnostycznych materiału oraz poznanie ilościowych związków przyczynowo skutkowych, ułatwia dobór metod badawczych, co przedstawiono na przykładzie stali stosowanych w energetyce.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
Badania odporności zasilaczy niskonapięciowych na zaburzenia typu BURST i SURGE Testy wybranych ograniczników przepięć niskiego napięcia

W pracy przedstawiono procedury badań odporności niskonapięciowych zasilaczy napięcia stałego na zaburzenia typu BURST i SURGE. Analizie pomiarowej poddano trzy przykładowe, komercyjne zasilacze: impulsowy w wersji przemysłowej, zasilacz komputerowy oraz liniowy bez stabilizacji. Badania wykonano zgodnie z zaleceniami stosownych norm. Przepięcia BURST i SURGE wytworzono i wprowadzono do linii zasilających badanych układów (EUT) za pomocą generatora Modula 6150. Celem badań była ocena analizowanych obiektów z punktu widzenia poprawności działania w trakcie podania sygnału zaburzającego i po jego ustąpieniu. Dodatkową część badań stanowią testy skuteczności ochrony przed przepięciami wybranych ograniczników przepięć, takich jak: warystory, ograniczniki diodowe, struktury RC i transile.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
Międzynarodowe porównania wzorców temperatury dla zakresu niskich temperatur

Międzynarodowa Skala Temperatury z 1990 r. zdefiniowana jest w zakresie temperatur od 0,6 K aż do kilku tysięcy stopni Celsjusza. W zakresie temperatur od 13,8033 K do 273,16 K termometrem interpolacyjnym jest czujnik platynowy termometru rezystancyjnego typu kapsułkowego wzorcowany w sześciu punktach stałych. Termometr platynowy oraz komórki do realizacji punktów stałych skali MST-90 stanowią wzorce temperatury w omawianym zakresie temperatur. W celu określenia dokładności realizacji skali i zapewnienia spójności pomiarowej między wzorcami państwowymi prowadzone są międzynarodowe porównania parametrów metrologicznych komórek termometrycznych i czujników temperatury.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
Akredytacja laboratorium wyposażonego we współrzędnościową maszynę pomiarową

Aby  uzyskać produkt o najwyższej jakości potrzebny jest odpowiedni system jakości. Na uzyskanie wysokiej jakości w procesie produkcyjnym wpływa wiele czynników, w tym czynnik związany z pomiarem. Co raz częściej spotyka się w przemyśle współrzędnościową maszynę pomiarową jako "uniwersalne"  urządzenie kontrolne. To niewątpliwie skomplikowane  urządzenie pomiarowe wymaga odpowiedniego poświadczenia swojej dokładności w certyfikacie wzorcowania. Konieczne minimalne wymagania jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości zostały zdefiniowane w normach ISO 9000. W przedsiębiorstwie struktura organizacyjna i procedury systemu zapewnienia jakości udokumentowane są w księdze jakości.  W normie ISO 9000:2000 wprowadzono podejście procesowe po to, aby osiągnąć zadowolenie odbiorcy. Praktycznie to odbiorca wyrobu narzuca wymagania jakie musi spełnić producent, w tym również w aspekcie metrologicznym. W szczególności dotyczy to metody kalibracji WMP wybieranej przez  odbiorcę. W artykule zwrócono uwagę na róż-\nice występujące w krajowych i międzynarodowych normach.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
Pomiary rezystancji styku nitek elektroprzewodzących

W referacie przedstawiono modele struktur włókienniczych przewodzących prąd elektryczny, pojedynczych przędz oraz wytworzonych z nich wyrobów dzianinowych i tkanych. Zdefiniowano pojęcie rezystancji elementarnego styku dwóch przędz. Opisano metodę i układy do pomiaru rezystancji styku i tekstylnej elektrody oraz przedstawiono wybrane wyniki pomiarów. Dla zilustrowania zjawiska przepływu prądu przez elektrodę dzianinową przedstawiono rozkład temperatury na jej powierzchni za pomocą kamery termowizyjnej. Rozkład temperatur pokazano również dla styku dwóch przędz elektroprzewodzących. Opisano też wpływ sposobu doprowadzenia prądu do elektrody na wartość rezystancji i zmiany temperatury na jej powierzchni. Przedstawiono układy pomiarowe dla dwóch wariantów doprowadzeń liniowych i punktowych oraz wybrane wyniki pomiarów.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
Wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej do diagnostyki związków chemicznych przy pomocy ich widm w podczerwieni

W artykule przedstawiono możliwości zastosowania sztucznej sieci neuronowej w identyfikacji związków chemicznych metodą tzw. „odcisku palca” oraz opisano budowę opracowanego specjalnie do tego celu narzędzia z wykorzystaniem SSN, jak też sprecyzowano wymogi, jakie muszą być spełnione do jej poprawnego funkcjonowania.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
Wzorzec współczynnika strat dielektrycznych

Wzorcowanie mierników pojemności elektrycznej C i współczynnika strat dielektrycznych tg&delta; jest utrudnione z powodu braku odpowiednio dokładnych wzorców tg&delta;n. Wzorzec tg&delta;n realizuje się najczęściej poprzez szere-gowe połączenie kondensatora z rezystorem o znanej wartości. Główną przyczyną niedokładności takiego wzorca, w zakresie niskich wartości, są parametry resztkowe rezystora. Opisane tutaj oryginalne rozwiązania wzorców tg&delta;n przy częstotliwości 50 Hz mają wartości w zakresie (0,1÷10)×10^-4 określone z niepewnością 10^-5.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
Model matematyczny wzorca dużych rezystancjiwykonanego w technice SC

W pracy zaprezentowano model matematyczny 6-cio elementowego wzorca dużych rezystancji (zrealizowanego w technice przełączalnych pojemności SC) przeznaczonego do sprawdzania wskazań wybranych mierników do pomiarów dużych rezystancji, np. megaomomierzy. Zaletą prezentowanej idei budowy wzorca dużych rezystancji jest możliwość zmiany nastawy odtwarzanej wartości rezystancji za pomocą parametrów (częstotliwości, współczynnika wypełnienia) sygnału sterującego procesem przełączania kondensatora.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
Spektrotomografia impedancyjna w zastosowaniu do oceny przestrzennego zawilgocenia obiektów budowlanych

Referat prezentuje aplikację metody elektrycznej spektrotomografii impedancyjnej EIST (Electrical Impedance Spectro-Tomography) do oceny przestrzennego zawilgocenia obiektów budowlanych. Rozkład konduktywności jest uzyskiwany drogą przetwarzania numerycznego wyników pomiarów potencjałów na powierzchni obiektu wywołanych przepływem niewielkich prądów testowych. Wynik badania dostarcza przekroje obiektów zawierające informacje o rozkładzie wilgotności. Otrzymany obraz może być archiwizowany i porównywany z kolejnymi uzyskiwanymi w dowolnym czasie.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
Systemy pomiarowo-sterujące z wbudowanymi serwerami www

W artykule przedstawiono strukturę i stos protokołowy internetowego systemu pomiarowo-sterującego z wbudowanymi serwerami WWW. Opisano budowę i działanie wbudowanego serwera WWW i sposób ustawiania parametrów protokołu TCP/IP. Przedstawiono sposób modyfikacji oprogramowania wbudowanego serwera WWW, sposób ładowania stron WWW oraz przykładowe strony WWW do realizacji funkcji pomiarowych i funkcji sterujących.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
Wykorzystanie cech obrazu płomienia do oceny procesu spalania

W artykule przedstawiono badania laboratoryjne, na podstawie których określono rodzaje płomieni towarzyszące różnym warunkom procesu spalania. Zmienianymi parametrami był rodzaj spalanego paliwa, wydatki pyłu węglowego oraz powietrza pierwotnego i wtórnego. W analizie uwzględniono niektóre parametry geometryczne opisujące kształt płomienia, takie jak pole obszaru płomienia, długość jego konturu i współrzędne środka ciężkości.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
Integracja sieci przemysłowych z siecią Profibus DP

Przedstawiono budowę i realizowane funkcje mostów komunikacyjnych warstwy łączenia danych modelu OSI/ISO umożliwiajacych integrację sieci Profibus DP z sieciami przyrzadów kontrolno-pomiarowych krajowych producentów posiadających cyfrowe wyjście komunikacyjne w innym niż Profibus DP standardzie komunikacyjnym. W zrealizowanych mostach protokół komunikacyjny Profibus DP realizowany jest przez specjalizowany układ scalony typu SPC3, zapewniający pełną zgodność wyjścia komunikacyjnego ze standardem. Przedstawiono również analizę wpływu różnic prędkości transmisji w integrowanych segmentach na czs pobrania danych.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
Analiza widm emisyjnych procesów spalania jako zagadnienie odwrotne w pomiarach pośrednich

Artykuł przedstawia problem pomiarów in situ zawartości gazów oraz temperatury w procesach spalania. Pomiary takie przeprowadzone być mogą z wykorzystaniem spektrometru FTIR o otwartej ścieżce pomiarowej. Analizę widm transmisyjnych oraz emisyjnych procesów o zmieniającej się temperaturze potraktować można jako rozwiązanie zagadnienia odwrotnego. Zagadnienie proste jest wtedy modelowaniem widm w zależności od temperatury oraz zawartości składników. Przedstawiono pomiary promieniowania procesu spalania oraz ich analizę ilościową z wykorzystaniem opisanej metody.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
Stanowisko do pomiaru elektrycznych parametrów bezpieczeństwa odbiorników dużej mocy

Przedmiotem referatu jest stanowisko pomiarowe, za pomoca którego można wyznaczyć wartości elektrycznych parametrów bezpieczeństwa oraz parametry energetyczne odbiorników o mocy zawartej w przedziale wartości od 0.1 kW do 66kW. Do pomiaru elektrycznych parametrów bezpieczeństwa tych odbiorników wykorzystano system pomiarowy firmy ET Testsysteme GmbH typu Tipturn E 500. Pomiar parametrów energetycznych realizowany jest za pomocą miernika parametrów sieci typu MPS. Do aktywizacji wyników pomiarów, uzyskanych za pomocą wymienionych przyrządów, wykorzystywany jest komputer PC.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
System do komparacji wzorców indukcyjności oparty na pomiarach napięć

Przedstawiono system do precyzyjnej komparacji wzorców indukcyjności oparty na metodzie trzech woltomierzy. Omówiono zasadę pracy systemu oraz sposób realizacji praktycznej. Wprowadzono i przeanalizowano wzory pozwalające na ocenę komparacji. Określono optymalne warunki pracy układu dla poszczególnych stosunków porównywanych wzorców. Otrzymane wyniki wykazują, że analizowany ukłąd pozwala, przy użyciu dostępnej na rynku aparatury, na komparację wzorców indukcyjności z niepewnością na poziomie lepszym niż 10 ppm w zakresie małych częstotliwości.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
Proces kalibracji głowic pomiarowych dla systemu pomiaru sił wykorzystywanego podczas montażu kotła energetycznego 1100MW

Zaproponowane zastosowanie pomiarów elektronicznych oraz systemu komputerowego podczas montażu konstrukcji kotła energetycznego ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa procesu montażowego. System FSS (Force Sensor System) monitorujący siły działające na stalowe cięgna podczas procedury tymczasowego wciągania "bandaży" daje możliwość weryfikacji obliczeń projektowych dla technologii montażu kotła. Dane zgromadzone przez system pozwolą w przyszłości na uniknięcie ewentualnych błędów, które mogą pojawić się w fazie projektowej. Dla zapewnienia wysokiej precyzji pomiaru wartości sił kalibrowane zostały kompletne głowice pomiarowe. Specjalnie w tym celu  zaprojektowano, wykonano i przetestowano komputerowy system kalibrujący. System ten współpracuje z prasą hydrauliczną, posiadającą aktualną legalizację. Przeprowadzone badania systemu wykazały poprawność proponowanych rozwiązań technicznych a dokładność kalibracji spełnia postawione wymagania technologiczne.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
Zastosowanie multimetru cyfrowego DM21 w automatyzacji pomiarów

W artykule przedstawiono mozliwość budowania systemów pomiarowych dla celów przemysłowych  i laboratoryjnych w oparciu o multimetr cyfrowy DM21 i współpracujące z nim oprogramowanie wizualizacyjne METROL 21. Omówiono parametry techniczne multimetru i zestaw jego funkcji pomiarowych. Przedstawiono też strukturę i funkcje środowiska programowego zapewniającego automatyzację pomiaru za pomocą multimetru. Wskazano, że zastosowanie oprogramowania dedykowanego dla przyrządów pomiarowych rozszerza ich parametry funkcjonalne oraz umożliwia automatyzację pomiarów. Dzieki takim rozwiązaniom technicznym ułatwiona jest również akwizycja danych pomiarowych z obiektu dla innych użytkowników w systemie.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
Dokładność pomiaru temperatury za pomocą multimetru cyfrowego

W referacie przedstawiono multimetr cyfrowy do pomiaru wielkosci elektrycznych i nieelektrycznych takich jak temperatura, ciśnienie i wilgotność. Opisano strukturę układu do pomiaru temperatury. Wyznaczono i przeanalizowano błąd pomiaru temperatury.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
Badania przebiegu quasi-stałego napięcia elektrycznego w funkcji czasu wprocedurze wzorcowania źródła opartego na diodach Zenera

W pracy opisano wielkości charakteryzujące przebieg napięcia elektrycznego w funkcji czasu źródeł wykorzystujących diody Zenera oraz sposób wyznaczania tych wielkości. Przeprowadzona analiza pozwala na wybór kryterium i metody szacowania niepewności metodą statystyczną w procedurze wzorcowania źródeł z diodami Zenera. Charakteryzują się one rozkładem napięcia w funkcji czasu pomiaru wskazującym na istnienie szumu typu 1/f o niskiej częstotliwości. Do analizy przebiegu napięcia wykorzystano odchylenie standardowe wartości średniej dla różnej liczby pomiarów i odchylenie Allana dla różnych przedziałów czasu próbkowania. Wyznaczono również rozkłady średnich wartości napięć w róznych przedziałach próbkowania w funkcji czasu pomiaru.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
System automatycznego pomiaru i klasyfikacji czujników temperatury

Artykuł omawia budowę i oprogramowanie automatycznego systemu do kalibracji użytkowych czujników termometrycznych. System powstał w wyniku prac badawczych, prowadzonych nad konstrukcją elektrycznego pieca rurowego o odpowiednim rozkładzie pola temperatury w bloku pomiarowym, umieszczonym w tym piecu, oraz prac nad precyzyjnym pomiarem i regulacją temperatury. Badania były prowadzone w Przemysłowym Instytucie Elektroniki we współpracy z Politechniką Warszawską. Artykuł poświęca szczególna uwagę zagadnieniu dokladności pomiaru temperatury.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
Bezprzewodowa tramsmisja danych pomiarowych w sieci GSM

W artykule przedstawiono różne standardy transmisji danych w sieci telefonii komórkowej GSM. Przedstawiono możliwość wykorzystania usług transmisji danych, ktore sa obecnie oferowane przez operatorów sieci komórkowych do transmisji wyników pomiarów w rozproszonych systemach pomiarowych. Opisano konfigurację przykładowego systemu pomiarowego wykorzystującego transmisję danych w sieci GSM opracowanego i wykonanego w Politechnice Poznańskiej.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
Przyrząd do pomiaru porowatości wykorzystujący metodę objętościowo ciśnieniową

W referacie przedstawiono konstrukcje przyrządu do pomiaru porowatości zbudowanego w ramach Grantu Promotorskiego. Przedstawiono zasadę działania przyrządu, która wykorzystuje prawa przemian gazowych. Zaprezentowano również wyniki wstępnych pomiarów cech metrologicznych przyrządu.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika
Interferometr laserowy GBI300 do pomiarów materialnych wzorców długości - płytek wzorcowych

Laboratorium Długości Zakładu Długości i Kąta GUM posiada najdokładniejszy w kraju, automatyczny interferometr laserowy do wzorcowania płytek wzorcowych o zakresie pomiarowym 305 mm. Interferometr GBI300 służy do wzorcowania płytek wzorcowych o przekroju prostokątnym, kwadratowym i okrągłym, służących następnie jako wzorce odniesienia przy pomiarach metodą porównawczą. Umożliwia on wyznaczenie takich parametrów płytek wzorcowych, jak odchylenie długości środkowej od długości nominalnej, zmienność długości oraz odchylenie od płaskości powierzchni pomiarowych. GBI300 jest zbudowany na bazie klasycznego interferometru "Twymana-Greena" z wykorzystaniem wysokiej jakości laserów stabilizowanych częstotliwościowo i oprzyrządowania sterowanego komputerowo. Układ pomiarowy działa w oparciu o metodę kroku fazowego (ang. phase stepping) wykorzystując techniki numerycznego przetwarzania obrazu do analizowania interferogramów otrzymanych z kamery CCD. źródem wzorcowych długości fal światła są dwa stabilizowane częstotliwościowo lasery helowo neonowe o długościach fal promieniowania: 633 nm (czerwony) i 543 nm (zielony). Dzięki zastosowaniu napędu do stolika pomiarowego możliwe jest wykonanie pomiarów do dwunastu płytek wzorcowych w krótkim okresie czasu, co znacznie zwiększa wydajność i pozwala na wykonanie większej ilości pomiarów każdej płytki. Stanowisko pomiarowe umieszczone jest w klimatyzowanym pomieszczeniu, zapewniającym stabilizację temperatury wewnątrz komory w zakresie (19,9 ÷ 20,1) °C. Komora pomiarowa umieszczona jest na stole z układem wibroizolacyjnym i połączona z jednostką sterująco-pomiarową, wyposażoną w urządzenia i komputer, sterujące pracą całego stanowiska oraz przyrządy pomiarowe do monitorowania warunków środowiskowych. Walidacja stanowiska pomiarowego i szacowanie niepewności pomiaru przeprowadzone zostały na podstawie badań przeprowadzonych w laboratorium oraz przy wykorzystaniu płytek wzorcowych posiadających świadectwo wzorcowania z National Physical Laboratory - Anglia.

Czasopismo: Pomiary Automatyka Kontrola
Dziedziny: nauki inżynieryjno-techniczne
Dyscypliny: automatyka, elektronika i elektrotechnika