ประกาศกระทรวงพาณิชย์
เรื่อง กำหนดชนิด และลักษณะของเครื่องวัดความยาว
รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา
๕ มาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๑๖ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการชั่งตวงวัดออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑[๑] ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในประกาศนี้
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด (Maximum Permissible Errors : MPE) หมายความว่า ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้สูงสุดของเครื่องวัดนั้น
ๆ
ส่วนตั้งศูนย์ (Zero Setting Devices) หมายความว่า ส่วนที่ใช้ปรับให้เครื่องวัดแสดงค่าเป็นศูนย์
ส่วนแสดงค่า (Indicating Devices) หมายความว่า
ส่วนของเครื่องวัดที่ใช้แสดงค่าปริมาณของสิ่งที่วัด
ขั้นหมายมาตรา (Scale Marks) หมายความว่า ขีด
หรือเครื่องหมายอื่น ๆ บนที่แสดงค่าซึ่งใช้ระบุค่าปริมาณที่วัด
ช่องขั้นหมายมาตรา (Scale Interval) หมายความว่า
ระยะระหว่างสองขั้นหมายมาตราที่ติดต่อกันโดยวัดตามแนวกึ่งกลางของขั้นหมายมาตราที่เล็กที่สุด
พิกัดกำลัง (Capacity) หมายความว่า ระยะความยาวระหว่างขั้นหมายมาตราศูนย์ถึงขั้นหมายมาตราสูงสุด
โดยไม่รวมขั้นหมายมาตราเผื่อ
ขั้นหมายมาตราเผื่อ หมายความว่า ขั้นหมายมาตราที่แสดงค่ากำกับถัดจากขั้นหมายมาตราสูงสุดแต่ต้องยาวไม่เกินกว่า
๔๐ เซนติเมตร

ลักษณะ ๑
เครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่
๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
 

ข้อ ๓ ให้เครื่องวัดความยาวทั้งที่มีส่วนแสดงค่าแบบแอนะล็อกและส่วนแสดงค่าแบบดิจิทัลอยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่ไม่รวมถึงเครื่องวัดที่มีความเที่ยงสูง เช่น gauge block ,precision line measures เป็นต้น

ลักษณะ ๒
ชนิดของเครื่องวัดความยาว
 

ข้อ ๔ เครื่องวัดความยาว คือเครื่องวัดความยาวที่สามารถมองเห็นระยะความยาวของเครื่องวัดขณะใช้งานชนิดของเครื่องวัดความยาวมี
๖ ชนิด ดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องวัดความยาวชนิดบรรทัดตรง
(๒) เครื่องวัดความยาวชนิดพับได้
(๓) เครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะม้วนกลับอัตโนมัติ
(๔) เครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบที่ทำด้วยใยแก้วสังเคราะห์
(๕) เครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะและโซ่
(๖) เครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะที่ประกอบกับลูกดิ่ง

ลักษณะ ๓
ลักษณะ รายละเอียดวัสดุที่ใช้ผลิต และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
 

หมวด ๑
บททั่วไป
 

ข้อ ๕ เครื่องวัดความยาว ที่ใช้ในการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่น
หรือการให้บริการวัดหรือการใช้เครื่องวัดเพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
ต้องมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าเครื่องวัดที่มีลักษณะแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานกลางก่อน
หากผลการตรวจสอบปรากฏว่าลักษณะของเครื่องวัดดังกล่าวมีมาตรฐานไม่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
และรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คำรับรองเครื่องวัดดังกล่าวได้

ข้อ ๖ เครื่องวัดความยาว ต้องทำให้ถาวรและไม่เป็นเครื่องมือของการฉ้อโกงได้สะดวก
เครื่องวัดความยาว
ต้องทำด้วยวัสดุที่ดี มีการออกแบบและสร้างขึ้นในลักษณะที่เมื่อใช้งานอย่างปกติธรรมดาแล้วต้องมีความถูกต้องอยู่เสมอ
ส่วนประกอบของเครื่องต้องทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ชำรุด โค้งงอ หรือผิดเพี้ยนไปจากเดิม
จนทำให้มีผลต่อความถูกต้องของเครื่อง ในกรณีที่มีการปรับแต่งเครื่องวัด เครื่องซึ่งปรับแต่งแล้วต้องรักษาสภาพความถูกต้องได้อย่างเหมาะสม
ในกรณีที่จำเป็น
สำนักงานกลางอาจทำการทดสอบต้นแบบของเครื่องวัดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการประกาศกำหนดก็ได้

ข้อ ๗ เครื่องวัดความยาวต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
ไว้บนเครื่อง โดยต้องทำให้อ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยาก
(๑) ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขาย
(๒) รุ่นซึ่งระบุแบบของเครื่อง
(๓) เลขลำดับประจำเครื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับส่วนประกอบที่แยกออกจากเครื่องวัด
ซึ่งจำเป็นต่อการวัดและไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของการวัดนั้น หรือเครื่องวัดซึ่งโดยสภาพไม่สามารถแสดงรายละเอียดดังกล่าวได้
หรือเมื่อแสดงแล้วจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องวัดนั้น

ข้อ ๘ พิกัดกำลังของเครื่องวัดความยาวต้องแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน
ลบเลือนยาก ทั้งนี้ จะแสดงเป็นอักษรย่อก็ได้
พิกัดกำลังตามวรรคหนึ่ง
ต้องแสดงเป็นตัวเลขไทยหรืออารบิคและอักษรไทยหรือตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่รัฐมนตรีกำหนด

ข้อ ๙ ความเที่ยงของเครื่องวัดความยาวต้องอยู่ภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กำหนดไว้ในประกาศนี้
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรก
ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๖
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นหลัง
ให้มีค่าเป็นสองเท่าของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรก
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการตรวจสอบเครื่องวัดที่ใช้งานแล้ว
ให้เป็นสองเท่าของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรก

ข้อ ๑๐ เครื่องวัดความยาวต้องมีส่วนแสดงค่าปริมาณที่วัดที่เหมาะสมและมีจำนวนเพียงพอกับการใช้งาน

ข้อ ๑๑ การแสดงค่าของเครื่องวัดความยาวต้องมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) การแสดงค่าแบบแอนะล็อก
(ก) ขั้นหมายมาตราและส่วนชี้ค่า ต้องได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและทำงานสัมพันธ์กัน
(ข) ขั้นหมายมาตรา ตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ต้องอ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยาก
(ค) ถ้ามีส่วนแสดงค่าหลายแห่ง ทุกแห่งต้องแสดงค่าสอดคล้องกัน
(ง) ถ้ามีส่วนพิมพ์ค่า ค่าที่พิมพ์ต้องสอดคล้องกับค่าที่แสดง
(๒) การแสดงค่าแบบดิจิทัล
(ก) การแสดงค่าไม่ว่าจะใช้ตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์อื่นใดมาประกอบกันหรือไม่ก็ตาม
ต้องไม่ทำให้เกิดความสับสนในการอ่านค่า
(ข) ถ้ามีส่วนแสดงค่าหลายแห่ง ทุกแห่งต้องแสดงค่าถูกต้องตรงกัน
(ค) ถ้ามีส่วนแสดงค่าทั้งแบบดิจิทัลและแบบแอนะล็อก การแสดงค่าแบบดิจิทัลต้องสอดคล้องกับการแสดงค่าแบบแอนะล็อก
(ง) ถ้ามีส่วนพิมพ์ค่า ค่าที่พิมพ์ต้องถูกต้องตรงกับค่าที่แสดง
(๓) การแสดงค่าของเครื่องวัดที่คำนวณราคาได้ จำนวนเงินต้องมีความถูกต้องสอดคล้องกับปริมาณการวัดที่แสดง

ข้อ ๑๒ เครื่องหมายของบรรดาตัวควบคุมการทำงาน
ส่วนแสดงค่าและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสวิตช์ของเครื่องวัดความยาว ต้องทำให้อ่านง่าย
ชัดเจน และลบเลือนยาก

ข้อ ๑๓ เครื่องวัดความยาวต้องมีที่สาหรับผนึก เพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนแก้ไขภายหลัง
การตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะทำการแก้ไข ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องวัดนั้นได้ก็ต่อเมื่อต้องทำลายผนึกก่อน

ข้อ ๑๔ หากมีโปรแกรมที่ใช้กับเครื่องวัดความยาว และโปรแกรมดังกล่าวมีผลต่อความเที่ยงของเครื่องวัด
(๑) โปรแกรมดังกล่าวต้องไม่ทำให้ความเที่ยงของเครื่องวัดคลาดเคลื่อนเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
หรือแสดงค่า พิมพ์ค่า คำนวณหรือบันทึกค่าผลการวัดคลาดเคลื่อนเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดหลังจากตรวจสอบให้คำรับรอง
และต้องจัดให้มีวิธีการป้องกันการแก้ไขหรือปรับแต่งหรือดัดแปลงโปรแกรมด้วยวิธีผนึกทางกล
(mechanical seal) หรือวิธีผนึกทางอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic seal เช่น Audit trail) หรือทั้งสองวิธีควบคู่กัน
(๒) ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องวัดหรือผู้ครอบครอง ต้องแสดงชื่อ รุ่น และหมายเลขประจำโปรแกรม
(Software Identification) บนส่วนแสดงค่า
และหรือส่วนบันทึกค่าทุกครั้งที่มีการปิดเปิดเครื่องวัด หรือสามารถเรียกดูได้เมื่อผู้ใช้งานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการ
(๓) ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องวัดหรือผู้ครอบครอง ต้องจัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรมให้ครบถ้วนตามการใช้งานเครื่องวัด และต้องแสดงให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือนายตรวจชั่งตวงวัดตรวจสอบได้เสมอ

หมวด ๒
เครื่องวัดความยาว
 

ข้อ ๑๕ เครื่องวัดความยาวต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องวัดความยาวนั้นให้ทำด้วยโลหะ ไม้เนื้อแข็ง ใยสังเคราะห์ หรือวัสดุอื่นใดที่สำนักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ใช้แทนกันได้
โดย
(ก) ผลของการขยายตัวของวัสดุเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป ±๘ องศาเซลเซียสจากอุณหภูมิอ้างอิงหรืออุณหภูมิที่ระบุไว้บนเครื่องวัดรวมกับผลผิดทั้งหมดแล้ว
ต้องมีค่าไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๖
(ข) สำหรับเครื่องวัดที่ใช้งานภายใต้ข้อกำหนดแรงดึงระบุในแต่ละครั้งที่ทำการวัดเมื่อเปลี่ยนแปลงแรงดึงไป
±๑๐ % ของแรงดึงระบุ ผลการขยายตัวของวัสดุเนื่องจากแรงดึงที่เปลี่ยนแปลงไปรวมกับผลผิดทั้งหมดแล้ว
ต้องมีค่าไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๖
(๒) เครื่องวัดความยาวชนิดบรรทัดตรงที่ทำด้วยไม้หรือวัสดุอื่นใดที่สำนักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน
ถ้ายาวตั้งแต่ ๑ เมตรขึ้นไป ให้หุ้มปลายทั้งสองของเครื่องวัดความยาวอย่างแน่นหนาด้วยโลหะที่มีความแข็งไม่น้อยกว่าความแข็งของทองเหลือง
และหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร
(๓) เครื่องวัดความยาวชนิดบรรทัดตรง ต้องทำให้เกลี้ยงเรียบ ตรง และพับม้วนไม่ได้
(๔) เครื่องวัดความยาวที่พับได้ ต้องทำให้ทุกส่วนหยุดลงรอยต่อกันพอดีเมื่อกางขึงออก
(๕) ขั้นหมายมาตรา
(ก) ความยาวของขั้นหมายมาตราใหญ่ ต้องเห็นได้ชัดเจน อ่านง่าย มีลักษณะถาวร และยาวกว่าขั้นหมายมาตราเล็ก
(ข) ความกว้างของขั้นหมายมาตรา ต้องไม่กว้างกว่ากึ่งหนึ่งของช่องขั้นหมายมาตราเล็กสุด และไม่เกิน ๐.๗๕ มิลลิเมตร ถ้าช่องขั้นหมายมาตรากว้างมากกว่า
๒ เซนติเมตร ความกว้างของขั้นหมายมาตราต้องไม่มากกว่า ๒ มิลลิเมตร
(ค) ขั้นหมายมาตราทั้งปวง ต้องทำให้ได้มุมฉากกับริมของเครื่องวัดความยาว
(ง) ค่าขั้นหมายมาตรา ต้องมีค่า ๑ x ๑๐k หรือ ๒ x ๑๐k หรือ
๕ x ๑๐k เมตรโดยที่ k เป็นเลขจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ หรือศูนย์
(๖) พิกัดกำลังของเครื่องวัดความยาวจะต้องมีค่า ดังต่อไปนี้
ความยาวเครื่องวัด (เมตร)
พิกัดกำลัง (เมตร)
๐.๕ เมตร จนถึง ๑๕ เมตร
๐.๕ x n (n = ๑ ถึง ๓๐)
๑๕ เมตร จนถึง ๑๐๐ เมตร
๕.๐ x n (n = ๓ ถึง ๒๐)
มากกว่า ๑๐๐ เมตร
๕๐ x n (n = ๒ ถึง ๔)
เมื่อ n
เป็นเลขจานวนเต็มบวก
(๗) เครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะม้วนกลับอัตโนมัติ ให้มีพิกัดกำลังตาม (๖) แต่ไม่เกิน ๑๕ เมตร
(๘) เครื่องวัดความยาวชนิดบรรทัดตรง ให้มีพิกัดกำลังตาม (๖) แต่ไม่เกิน ๕ เมตร
(๙) เครื่องวัดความยาวชนิดพับได้ ให้มีพิกัดกำลังตาม (๖) แต่ไม่เกิน ๕ เมตร
(๑๐) เครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบที่ทำด้วยใยแก้วสังเคราะห์หรือวัสดุอื่นใดที่สำนักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ใช้แทนกันได้
โดยไม่มีตัวเรือนและอุปกรณ์หมุนเก็บ ให้มีพิกัดกำลังตาม (๖) แต่ไม่เกิน ๕ เมตร และต้องทนแรงดึงได้ถึง ๒ กิโลกรัม
(๑๑) เครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบที่ทำด้วยใยแก้วสังเคราะห์หรือวัสดุอื่นใดที่สำนักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ใช้แทนกันได้
โดยมีตัวเรือนและอุปกรณ์หมุนเก็บ ให้มีพิกัดกำลังตาม (๖) แต่ไม่เกิน ๑๐๐ เมตร และต้องทนแรงดึงได้ถึง ๒ กิโลกรัม
(๑๒) เครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะและโซ่ ให้มีพิกัดกำลังตาม (๖) โดยเริ่มตั้งแต่ ๕ เมตร และไม่เกิน ๒๐๐ เมตร และต้องทนแรงดึงได้ถึง
๕ กิโลกรัม
(๑๓) เครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะที่ประกอบกับลูกดิ่ง ให้มีพิกัดกำลังตาม (๖) โดยเริ่มตั้งแต่ ๕ เมตร และไม่เกิน ๕๐ เมตร และต้องทนแรงดึงได้อย่างน้อยเท่ากับน้ำหนักของลูกดิ่ง
(๑๔) เครื่องวัดความยาวตาม (๗) (๑๐) (๑๑)
(๑๒) และ (๑๓) จะมีขั้นหมายมาตราเผื่อก็ได้

ข้อ ๑๖ อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรก
ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
(๑) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของช่องขั้นหมายมาตรา
(ก) สำหรับเครื่องวัดความยาวตามข้อ ๑๕ (๗) (๘) (๑๒) และ (๑๓) ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยตามตาราง ดังต่อไปนี้
ช่องชั้นหมายมาตรา
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร
มากกว่า ๑ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร
มากกว่า ๑ เซนติเมตร
๐.๒ มิลลิเมตร
๐.๔ มิลลิเมตร
๐.๕ มิลลิเมตร
(ข) สำหรับเครื่องวัดความยาวตามข้อ
๑๕ (๙) (๑๐) และ (๑๑) ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยตามตาราง
ดังต่อไปนี้
ช่องขั้นหมายมาตรา
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร
มากกว่า ๑ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร
มากว่า ๑ เซนติเมตร
๐.๓ มิลลิเมตร
๐.๖ มิลลิเมตร
๑.๐ มิลลิเมตร
(๒) ช่องขั้นหมายมาตราสองช่องที่อยู่ติดกัน
ต้องแตกต่างกันไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
(ก) สำหรับเครื่องวัดความยาวตามข้อ ๑๕ (๗) (๘) (๑๒) และ (๑๓) ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยตามตาราง ดังต่อไปนี้
ช่องขั้นหมายมาตรา
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
ไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร
มากกว่า ๑ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร
มากว่า ๑ เซนติเมตร
๐.๒ มิลลิเมตร
๐.๔ มิลลิเมตร
๐.๕ มิลลิเมตร
(ข) สำหรับเครื่องวัดความยาวตามข้อ
๑๕ (๙) (๑๐) และ (๑๑) ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยตามตาราง
ดังต่อไปนี้
ช่องขั้นหมายมาตรา
อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด
ไม่เกิน ๑ เมตร
มากกว่า ๑ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑ เมตร
มากกว่า ๑ เซนติเมตร
๐.๓ มิลลิเมตร
๐.๖ มิลลิเมตร
๑.๐ มิลลิเมตร
(๓) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกระหว่างขั้นหมายมาตราสองขั้นหมายมาตราที่ไม่ติดกัน
และระหว่างขั้นหมายมาตราศูนย์ถึงขั้นหมายมาตราสูงสุด
(ก) สำหรับเครื่องวัดความยาวตามข้อ ๑๕ (๗) (๘) (๑๒) และ (๑๓) ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยได้ไม่เกินกว่าค่าที่ได้จากการคำนวณตามสูตร
๐.๓ + ๐.๒ L มิลลิเมตร เมื่อ L เท่ากับค่าความยาวระหว่างขั้นหมายมาตรา
โดยมีค่าเป็นเลขจำนวนเต็มของหน่วยเมตร ในกรณีที่ไม่เป็นเลขจำนวนเต็มให้ปัดขึ้นเป็นค่าของเลขจำนวนเต็ม
(ข) สำหรับเครื่องวัดความยาวตามข้อ ๑๕ (๙) (๑๐) และ (๑๑) ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยได้ไม่เกินค่าที่ได้จากการคำนวณตามสูตร ๐.๖ + ๐.๔ L มิลลิเมตร เมื่อ L เท่ากับค่าความยาวระหว่างขั้นหมายมาตรา โดยมีค่าเป็นเลขจำนวนเต็มของหน่วยเมตร ในกรณีที่ไม่เป็นเลขจำนวนเต็มให้ปัดขึ้นเป็นค่าของเลขจำนวนเต็ม
(๔) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดระหว่างขั้นหมายมาตราบนลูกดิ่งที่ประกอบกับสายแถบโลหะกับขั้นหมายมาตราบนสายโลหะที่ระยะห่างไม่เกิน
๑ เมตรนั้น ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยได้ไม่เกินกว่า ๐.๖ มิลลิเมตร


ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ปุณิกา/ธนบดี/จัดทำ
๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๒๗๑ ง/หน้า ๑๕/๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑