Valors límit d'immissió en dB(A)
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
(A2) Predomini del sòl d'ús sanitari, docent i cultural
(A3) Habitatges situats al medi rural
(A4) Predomini del sòl d'ús residencial
(B1) Coexistència de sòl d'ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents
(B2) Predomini del sòl d'ús terciari diferent a (C1)
(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d'ús industrial
(C1) Usos recreatius i d'espectacles
(C2) Predomini de sòl d'ús industrial
L d, L e i L n: índexs d'immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament.
Es considera que es respecten els valors límit d'immissió de soroll establerts en aquest annex quan els nivells d'avaluació compleixen, durant cada període d'avaluació, el següent:
Determinació dels nivells d'immissió
Els nivells d'immissió es poden determinar mitjançant mètodes de càlcul o mesurament.
Determinació mitjançant mesuraments
Les condicions de mesurament són les següents:
a) Els mesuraments s'han de dur a terme en condicions meteorològiques representatives de l'indret on es mesura, la velocitat del vent en el punt d'avaluació ha de ser inferior a 5 m/s i cal usar sempre els equips amb pantalla paravent.
b) L'emplaçament del mesurament s'ha de determinar segons l'escenari que s'hagi d'avaluar:
2) En els altres supòsits, s'ha de situar el micròfon entre 1,5 i 4 metres d'altura sobre el nivell del sòl, i:
- A peu de carrer, entre 0,5 i 2 metres de distància de les façanes amb dependències d'ús sensible dels receptors.
- En les zones encara no construïdes però destinades a l'edificació, en el pla d'emplaçament de la façana més exposada al soroll.
c) Abans i després dels mesuraments, s'ha de fer una verificació acústica de la cadena de mesurament mitjançant calibrador acústic que garanteixi un marge de desviació no superior a 0,5 dB(A) respecte del valor de referència inicial.
El període d'avaluació és d'un dia.
Càlcul del nivell d'avaluació L Ar
Per determinar el nivell d'avaluació, s'ha de tenir en compte el so incident, és a dir, no s'ha de recollir el so reflectit en el parament vertical mateix.
El valor del nivell d'avaluació L Ar s'ha d'arrodonir amb l'increment de 0,5 dB(A), i s'ha de prendre la part sencera com a valor resultant.
Als efectes d'aquesta Llei, els nivells d'immissió s'apliquen al soroll de les instal·lacions de tir en què només s'utilitzen armes de foc portàtils o de mà per a disparar a objectius fixos o immòbils.
El nivell d'avaluació es calcula separadament per als períodes següents:
a) L'horari diürn, període comprès entre les 9 i les 21 h (660 min).
b) L'horari nocturn, període comprès entre les 21 i les 24 h (180 min).
Determinació del nivell d'avaluació
El nivell d'avaluació LAr per al soroll de les instal·lacions de tir és la suma del nivell de soroll mitjà (mitjana energètica) d'un tret LA i de la correcció de nivell K.
Nivell d'avaluació: LAr = LA + K
LA: la mitjana energètica, LAmax, d'una mostra representativa del soroll de trets;
Dw: el nombre anual de dies laborables de funcionament de l'activitat;
Ds: el nombre anual de dies festius de funcionament de l'activitat;
on: ni és el nombre de mesuraments i Li, els nivells de soroll mesurats.
Els mesuraments per a determinar el nivell de soroll d'un tret s'han de fer amb els aparells en la posició Fast.
Comprovació de funcionament de l'equip
Abans d'efectuar el mesurament s'ha d'ajustar l'equip al nivell de pressió acústica de referència, mitjançant un calibrador sonor o un pistòfon, i s'ha de comprovar que aquest nivell es manté després del mesurament.