Các lỗi máy đo huyết áp Omron và cách xử trí tức thời

Các lỗi máy đo huyết áp Omron thường gây khó khăn cho người dùng vì không biết xử trí như thế nào. Hãy tham khảo bài viết sau để tìm hiểu những nguyên nhân gây ra lỗi của máy từ đó tìm ra biện pháp khắc phục.

Các lỗi máy đo huyết áp Omron thường gặp

Dấu hiệu lỗi máy đo huyết áp

Máy đo huyết áp không hoạt động là một trong các lỗi máy đo huyết áp Omron

Máy đo huyết áp Omron thường gặp một số lỗi sau đây:

Máy đo huyết áp báo lỗi không hoạt động

Lỗi này thường xảy ra sau khi lắp pin và nhấn nút khởi động.

Đo nhiều lần vẫn không được hoặc kết quả đo chênh lệch quá nhiều sau nhiều lần đo khác nhau, quá thấp hoặc quá cao.

Áp suất khí không tăng dù máy bơm khí hoạt động.

Xuất hiện các lỗi hiển thị màn hình như lỗi ERR 4, ERR 5, ERR 6, ERR 7, ERR 8.

Nguyên nhân gây lỗi máy đo huyết áp

Các lỗi máy đo huyết áp Omron thường xuất phát từ nhiều nguyên nhân phổ biến sau:

Do điện áp pin quá thấp hoặc pin chỉ cấp nguồn một phần cho bảng mạch hoặc bảng mạch bị hư hỏng dẫn đến máy đo huyết áp không hoạt động được.

Sau khi lắp pin máy không hoạt động có thể do lắp pin không đúng chiều, bị ngược hoặc pin không đồng bộ.

Kết quả đo chênh lệch khác nhau phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân như:

Người đo quá căng thẳng, mất tập trung, không ngồi yên.

Thời gian đo khác nhau.

Đo sau khi ăn uống, vận động.

Tư thế ngồi đo sai hay đặt vòng bít sai vị trí, đặt vòng bít không chặt dẫn đến bị rò rỉ khí.

Do áp suất vượt quá giá trị đo tối đa là 290mmHg.

Cách khắc phục lỗi máy đo huyết áp hiệu quả

Việc máy đo huyết áp bị lỗi, không hoạt động khiến người dùng không thể theo dõi sức khỏe. Vì thế cần phải có những biện pháp khắc phục nhanh chóng để có thể sử dụng máy đo huyết áp như bình thường.

Người dùng nên chú ý rằng trên màn hình của các loại máy đo huyết áp Omron đều hiển thị lỗi. Vì thế, người dùng có thể theo dõi các ký hiệu trên màn hình để nhận biết máy đang gặp lỗi gì và có cách xử lý phù hợp.

Sau đây là một số cách khắc phục lỗi cơ bản:

Các lỗi của máy đo huyết áp Omron đều được thông báo trên màn hình của máy

Máy đo huyết áp không hoạt động

Biểu hiện của máy đo huyết áp điện tử Omron bị lỗi thường xuất hiện màn hình đen và khi tác động lên các phím, dường như không có một hoạt động nào xảy ra. Vì thế, việc đầu tiên cần làm là kiểm tra pin để xem pin hoạt động có bị yếu hay không và pin hoạt động đủ hay không để có cách thay thế kịp thời.

Cách kiểm tra pin như sau:

Đặt đồng hồ vạn năng vào dải 500mA.

Đo dòng ngắn mạch tức thời của một pin để đoán dung lượng pin hoạt động bằng cách quan sát góc lệch và tốc độ kim đồng hồ chạy.

Kiểm tra các tụ tách của bộ nguồn, thông thường công suất của các tụ này là 100 - 2200uF. Tụ C6 vẫn bình thường và không bị hỏng nếu sau khi đo, không thấy điện áp ở hai đầu tụ tách C6 nhưng có sạc và xả. Khi đo C6 vẫn ở mức 6V tức là bình thường vì tụ điện tách này được nối song song với đầu C6.

Khởi động để kiểm tra hoạt động của máy:

Nhấn nút nguồn, sau đó đặt lại áp suất bằng cách bấm chọn cài đặt.

Khởi động máy, khi thấy máy bơm khí hoạt động đến mức áp suất đã cài đặt như ban đầu là đã khắc phục được lỗi.

Xả máy tự động, huyết áp tâm thu (áp suất cao) và tâm trương (áp suất thấp) sẽ hiển thị trên màn hình.

Sau khi nhấn Start/Stop, máy không hoạt động

Máy không hoạt động khi nhất nút Start/Stop là một trong các lỗi máy đo huyết áp Omron thường gặp. Với lỗi này, bạn cần kiểm tra kết nối giữa vòng bít và cuộn dây có chặt không, kiểm tra pin xem có bị đảo ngược hay không để điều chỉnh lại. Nếu đã kiểm tra cả hai biện pháp vẫn không được thì có thể thay pin mới hoàn toàn sau đó khởi động máy lại.

Giá trị đo quá chênh lệch sau nhiều lần đo

Khi gặp tình huống giá trị đo huyết áp không đúng, bạn cần kiểm tra xem đã ngồi đúng tư thế đo không, cảm xúc lúc này có được ổn định hay không. Nếu nguyên nhân là do tâm trạng không ổn định, bạn nên để cơ thể nghỉ ngơi, thư giãn một thời gian ngắn sau đó tiến hành đo lại để kết quả đo được chính xác hơn.

Khi giá trị đo không đúng, bạn cần kiểm tra xem đã ngồi đúng tư thế không

Lỗi máy bơm khí hoạt động

Nếu lỗi là do máy bơm khí, bạn kiểm tra kết nối vòng bít xem đường dây có bị xì hơi hay rò rỉ hay không. Nếu bạn đã dùng máy đo huyết áp điện tử một thời gian dài nên đổi mới máy khác hoặc có đem đi bảo trì và sửa chữa.

Các lỗi ERR

Đây cũng là một trong các lỗi máy đo huyết áp Omron khiến người dùng bối rối. Khi màn hình hiện các dấu hiệu sau đây, bạn hãy xử trí theo hướng dẫn của hãng:

ERR4: Đây là lỗi không phát hiện được áp suất cao và thấp, nguyên nhân có thể do vòng bít bị lỏng, cách xử trí là cần siết chặt trước khi đo.

ERR5: Khi gặp lỗi này, bạn nên kiểm tra các đường dẫn vòng bít xem có bị rò rỉ không để từ đó thay thế kịp thời.

ERR6: Với lỗi này, bạn giữ nguyên cánh tay và cơ thể để đo lại chính xác nhất.

ERR7: Đây là lỗi vòng bít quá lỏng, cần phải siết chặt để đo lại.

ERR8: Lỗi này là do áp suất vượt quá giá trị đo tối đa là 290mmHg cần kiểm tra và đo lại.

Lỗi pin

Trong trường hợp máy đo huyết áp bị lỗi do pin của máy gặp trục trặc, bạn có thể thay thế bằng bộ đổi nguồn dùng cho máy đo huyết áp bắp tay Omron.

Quỳnh Trang