กฎกระทรวงกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ชนิด ลักษณะรายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัวพ.ศ. ๒๕๔๖ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๕ มาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ วรรคห้า มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙วรรคสาม และมาตรา ๔๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ๑[๑]กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ๒ ในกฎกระทรวงนี้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด หมายความว่าค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้สูงสุดของเครื่องชั่งตวงวัดนั้นๆความสามารถในการทำซ้ำได้ หมายความว่าความสามารถของเครื่องชั่งตวงวัดที่ให้ผลการชั่งตวง หรือวัดที่สอดคล้องกันในการชั่ง ตวง หรือวัดสิ่งของสิ่งเดียวกันหรือปริมาณเท่าๆ กันหลายๆครั้ง โดยใช้ผู้ปฎิบัติการ วิธีการ และสภาวะแวดล้อมเดียวกันดิสคริมิเนชัน หมายความว่าความสามารถของเครื่องชั่งตวงวัดในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงค่าน้อยๆของปริมาณที่ชั่ง ตวง หรือวัดส่วนตั้งศูนย์ หมายความว่าส่วนที่ใช้ปรับให้เครื่องชั่งตวงวัดแสดงค่าเป็นศูนย์ส่วนแสดงค่า หมายความว่าส่วนของเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้แสดงค่าปริมาณของสิ่งที่ชั่ง ตวง หรือวัดขั้นหมายมาตรา หมายความว่า ขีด ฟันเลื่อยหรือเครื่องหมายอื่นๆ บนที่แสดงค่า ซึ่งใช้ระบุค่าปริมาณที่ชั่ง ตวง หรือวัดลักษณะ ๑เครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ๓ให้เครื่องวัดทุกชนิดตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๗อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ลักษณะ ๒ชนิดของเครื่องชั่งตวงวัด ข้อ๔ ชนิดของเครื่องชั่งมีดังต่อไปนี้(๑) เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ คือเครื่องชั่งที่ต้องใช้ผู้ชั่งทำการชั่งในระหว่างการชั่ง ได้แก่(ก) เครื่องชั่งที่แสดงค่าได้เอง คือเครื่องชั่งที่เข้าสู่สภาวะสมดุลได้เอง(ข) เครื่องชั่งกึ่งแสดงค่าได้เอง คือ เครื่องชั่งที่มีช่วงการแสดงค่าได้เองหลายช่วงซึ่งต้องใช้ผู้ชั่งในการเปลี่ยนช่วงการชั่ง(ค) เครื่องชั่งที่แสดงค่าเองไม่ได้ คือเครื่องชั่งที่จะเข้าสู่สภาวะสมดุลได้ต่อเมื่อผู้ชั่งเป็นผู้ปรับให้เข้าสู่สภาวะสมดุล(๒) เครื่องชั่งอัตโนมัติ คือ เครื่องชั่งที่ไม่ต้องใช้ผู้ชั่งทำการชั่งในระหว่างการชั่งและสามารถทำตามโปรแกรมที่ผู้ชั่งกำหนดไว้ได้ได้แก่(ก) เครื่องชั่งสายพานลำเลียง คือเครื่องชั่งอัตโนมัติที่ใช้หลักการของแรงโน้มถ่วงกระทำต่อสิ่งของที่ชั่งใช้สำหรับชั่งสิ่งของจำนวนมากบนสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีระบบใดๆมาทำการแบ่งน้ำหนักของสิ่งของออกเป็นส่วนๆและไม่มีการขัดจังหวัดการเคลื่อนที่ของสายพานลำเลียงขณะทำการชั่ง(ข) เครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์ คือเครื่องชั่งอัตโนมัติที่ชั่งสิ่งของจำนวนมาก โดยแบ่งการชั่งเป็นครั้งๆหาค่าน้ำหนักที่ชั่งแต่ละครั้งตามลำดับ รวมผลการชั่งที่ได้และส่งจ่ายสิ่งของที่ชั่งแต่ละครั้ง(๓) ตุ้มน้ำหนัก คือ ตุ้มแสดงน้ำหนักที่ใช้ในการชั่งข้อ๕ เครื่องชั่งสายพานลำเลียงตามข้อ ๔ (๒) (ก) แบ่งออกได้เป็น ๒ ชนิดดังต่อไปนี้(๑) ชนิดที่แบ่งตามส่วนรับน้ำหนัก ได้แก่(ก) เครื่องชั่งชนิดเวเทเบิล คือ เครื่องชั่งที่ส่วนรับน้ำหนักเป็นส่วนหนึ่งของสายพานลำเลียง(ข) เครื่องชั่งชนิดอินคลูซิฟออฟคอนเวเยอร์ คือเครื่องชั่งที่ส่วนรับน้ำหนักเป็นสายพานลำเลียงทั้งหมด(๒) ชนิดที่แบ่งตามการควบคุมความเร็วสายพาน ได้แก่(ก)เครื่องชั่งสายพานลำเลียงชนิดที่สายพานมีความเร็วอัตราเดียว คือเครื่องชั่งที่สายพานลำเลียงถูกออกแบบให้ทำงานด้วยความเร็วอัตราเดียวและถือว่าความเร็วนั้นเป็นความเร็วระบุ(ข)เครื่องชั่งสายพานลำเลียงชนิดที่สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วสายพานได้ คือเครื่องชั่งที่สายพานลำเลียงถูกออกแบบให้ทำงานด้วยความเร็วหลายอัตราข้อ๖ ชนิดของเครื่องตวงมีดังต่อไปนี้(๑) เครื่องตวงของเหลว ได้แก่(ก) เครื่องตวงของเหลวชนิดที่ไม่มีขั้นหมายมาตรา(ข) เครื่องตวงของเหลวชนิดที่มีขั้นหมายมาตรา(ค) เครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่อง(ง) เครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดสูบ(๒) เครื่องตวงของแห้งข้อ๗ ชนิดของเครื่องวัดมีดังต่อไปนี้(๑) เครื่องวัดความยาว คือเครื่องวัดความยาวที่สามารถมองเห็นระยะความยาวของเครื่องวัดขณะใช้งาน(๑/๑)[๒]เครื่องวัดความชื้นข้าว คือเครื่องมือที่ใช้วัดหาค่าปริมาณความชื้นของข้าวขณะอยู่นิ่งแต่ไม่รวมถึงเครื่องวัดความชื้นข้าวที่ประกอบด้วยเครื่องชั่งและใช้ความร้อนจากหลอดไฟฟ้าในการไล่น้ำออกจากเมล็ดข้าวได้แก่(ก)เครื่องวัดที่แสดงค่าโดยตรง คือ เครื่องวัดที่แสดงผลของค่าปริมาณความชื้นได้โดยตรง(ข)เครื่องวัดที่ไม่แสดงค่าโดยตรง คือ เครื่องวัดที่แสดงผลของการวัดเป็นค่าขั้นหมายมาตราสามัญก่อนที่จะพิจารณาหาค่าปริมาณความชื้นจากตารางแปลงค่า(๒) มาตรวัดความยาว ได้แก่(ก) มาตรวัดความยาวผ้า คือมาตรวัดที่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการวัดความยาวผ้า(ข)มาตรวัดความยาวแบบอัตโนมัติสำหรับวัดความสูงของระดับของของเหลวในถังเก็บ คือมาตรวัดที่ใช้สำหรับวัดระดับความสูงของของเหลวในถังเก็บที่ติดตั้งอยู่กับที่โดยอัตโนมัติและเทียบกับจุดอ้างอิง(๓) มาตรวัดปริมาตรของเหลว คือ เครื่องมือที่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้วัดและส่งจ่ายของเหลวโดยปริมาตรและมีส่วนแสดงค่าเพื่อแสดงผลการวัด ได้แก่(ก) มาตรวัดปริมาตรน้ำมันหล่อลื่น คือมาตรวัดที่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการวัดและการส่งจ่ายน้ำมันหล่อลื่นเหลวรวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในการใช้เพื่อการหล่อลื่น(ข) มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิง คือมาตรวัดที่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการวัดและการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง(ค) มาตรวัดปริมาตรก๊าซปิโตรเลียมเหลว คือ มาตรวัดที่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้สำหรับการวัดและการส่งจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ติดตรึงอยู่กับที่หรือติดตั้งอยู่บนยานพาหนะ(๔)[๓] มาตรวัดมวลโดยตรง คือมาตรวัดที่ได้รับการออกแบบเพื่อหาค่ามวลของของเหลวหรือก๊าซที่มีสถานะเป็นไอที่ไหลผ่านมาตรวัดโดยตรงโดยไม่ต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์เสริมหรือข้อมูลบอกคุณสมบัติของของเหลวหรือก๊าซที่มีสถานะเป็นไอขณะทำการวัดจากแหล่งภายนอกระบบ(๕) มาตรวัดปริมาตรน้ำ คือเครื่องมือที่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้วัดและส่งจ่ายน้ำโดยปริมาตรและมีส่วนแสดงค่าเพื่อแสดงผลการวัด(๖) มาตรวัดปริมาตรก๊าซที่มีสถานะเป็นไอ ได้แก่(ก) มาตรวัดปริมาตรก๊าซแบบโพซิทิฟดิสเพลซเมนต์ ได้แก่๑)มาตรวัดปริมาตรก๊าซแบบไดอะแฟรม คือมาตรวัดที่วัดปริมาตรก๊าซที่ไหลผ่านห้องวัดโดยการยืดหยุ่นตัวของผนังห้องวัด๒)มาตรวัดปริมาตรก๊าซแบบลูกสูบโรทารี คือมาตรวัดที่วัดปริมาตรการไหลของก๊าซโดยห้องวัดที่มีปริมาตรแน่นอนซึ่งถูกทำให้หมุนรอบ ทั้งนี้จำนวนรอบของการหมุนของห้องวัดจะถูกแปลงค่าไปเป็นปริมาตรที่วัด(ข) มาตรวัดปริมาตรก๊าซแบบเทอร์ไบน์ คือมาตรวัดปริมาตรก๊าซที่วงล้อเทอร์ไบน์ หมุนเมื่อก๊าซไหลผ่าน ทั้งนี้จำนวนรอบของการหมุนของวงล้อเทอร์ไบน์จะถูกแปลงไปเป็นค่าปริมาตรของก๊าซที่ไหลผ่านมาตรวัดลักษณะ ๓ลักษณะรายละเอียดวัสดุที่ใช้ผลิต และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด หมวด ๑บททั่วไป ข้อ๘ บรรดาเครื่องชั่งตวงวัดทั้งปวงที่ใช้ในการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่น หรือการให้บริการชั่ง ตวงหรือวัดหรือการใช้เครื่องชั่งตวงวัดเพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าตอบแทนค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต้องมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าเครื่องชั่งตวงวัดที่มีลักษณะแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานกลางก่อนหากผลการตรวจสอบปรากฏว่าลักษณะของเครื่องชั่งตวงวัดดังกล่าวมีมาตรฐานไม่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้และรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดดังกล่าวได้ข้อ๙ เครื่องชั่งตวงวัดทั้งปวงต้องทำให้ถาวรและไม่เป็นเครื่องมือของการฉ้อโกงได้สะดวกเครื่องชั่งตวงวัดทั้งปวงต้องทำด้วยวัสดุที่ดีมีการออกแบบและสร้างขึ้นในลักษณะที่เมื่อใช้งานอย่างปกติธรรมดาแล้วต้องมีความถูกต้องอยู่เสมอส่วนประกอบของเครื่องต้องทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ชำรุด โค้งงอหรือผิดเพี้ยนไปจากเดิมจนทำให้มีผลต่อความถูกต้องของเครื่องในกรณีที่มีการปรับแต่งเครื่องชั่งตวงวัดเครื่องซึ่งปรับแต่งแล้วต้องรักษาสภาพความถูกต้องได้อย่างเหมาะสมในกรณีที่จำเป็นสำนักงานกลางอาจทำการทดสอบต้นแบบของเครื่องชั่งตวงวัดตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงานกลางกำหนดก็ได้ข้อ๑๐เครื่องชั่วตวงวัดทั้งปวงต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ไว้บนเครื่องโดยต้องทำให้อ่านง่ายชัดเจน และลบเลือนยาก(๑) ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือผู้ขาย(๒) รุ่นซึ่งระบุแบบของเครื่อง(๓)เลขลำดับประจำเครื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตุ้มน้ำหนักหรือส่วนประกอบที่แยกออกจากเครื่องชั่งตวงวัดซึ่งจำเป็นต่อการชั่งตวงวัดและไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของการชั่งตวงวัดนั้นหรือเครื่องชั่งตวงวัดซึ่งโดยสภาพไม่สามารถแสดงรายละเอียดดังกล่าวได้หรือเมื่อแสดงแล้วจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องชั่งตวงวัดนั้นข้อ๑๑พิกัดกำลังของเครื่องชั่งตวงวัดและอัตราน้ำหนักของตุ้มน้ำหนักนั้นต้องแสดงไว้ให้เห็นชัดเจน ลบเลือนยากทั้งนี้ จะแสดงเป็นอักษรย่อก็ได้พิกัดกำลังและอัตราน้ำหนักตามวรรคหนึ่งต้องแสดงเป็นตัวเลขไทยหรืออารบิคและอักษรไทยหรือตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่รัฐมนตรีกำหนดข้อ๑๒เครื่องชั่งตวงวัดและตุ้มน้ำหนักที่ทำเป็นพิเศษสำหรับอัตราประเพณีต้องแสดงพิกัดกำลังและอัตราน้ำหนักทั้งจำนวนหน่วยในระบบเมตริกและจำนวนหน่วยในระบบประเพณีโดยให้แสดงจำนวนหน่วยในระบบเมตริกก่อนแล้วตามด้วยจำนวนหน่วยในระบบประเพณีซึ่งแสดงอยู่ในวงเล็บข้อ๑๓ความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัดทั้งปวงต้องอยู่ภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้การให้คำรับรองชั้นหลังแก่เครื่องชั่งตวงวัดความเที่ยงของเครื่องชั่งตวงวัดต้องอยู่ภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่ไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกเว้นแต่กฎกระทรวงนี้ จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้งานแล้วต้องเป็นสองเท่าของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกเว้นแต่กฎกระทรวงนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นข้อ๑๔เครื่องชั่งตวงวัดต้องมีส่วนแสดงค่าปริมาณที่ชั่ง ตวงหรือวัดที่เหมาะสมและมีจำนวนเพียงพอกับการใช้งานข้อ๑๕การแสดงค่าของเครื่องชั่งตวงวัดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(๑) การแสดงค่าแบบแอนะล็อก(ก) ขั้นหมายมาตราและส่วนชี้ค่าต้องได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและทำงานสัมพันธ์กัน(ข) ขั้นหมายมาตรา ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ต่างๆ ต้องอ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยาก(ค) ถ้ามีส่วนแสดงค่าหลายแห่ง ทุกแห่งต้องแสดงค่าสอดคล้องกัน(ง) ถ้ามีส่วนพิมพ์ค่าค่าที่พิมพ์ต้องสอดคล้องกับค่าที่แสดง(๒) การแสดงค่าแบบดิจิทัล(ก) การแสดงค่าไม่ว่าจะใช้ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์อื่นใดมาประกอบกันหรือไม่ก็ตามต้องไม่ทำให้เกิดความสับสนในการอ่านค่า(ข) ถ้ามีส่วนแสดงค่าหลายแห่ง ทุกแห่งต้องแสดงค่าถูกต้องตรงกัน(ค) ถ้ามีส่วนแสดงค่าทั้งแบบดิจิทัลและแบบแอนะล็อกการแสดงค่าแบบดิจิทัลต้องสอดคล้องกับการแสดงค่าแบบแอนะล็อก(ง) ถ้ามีส่วนพิมพ์ค่าค่าที่พิมพ์ต้องถูกต้องตรงกับค่าที่แสดง(๓) การแสดงค่าของเครื่องชั่งตวงวัดที่คำนวณราคาได้จำนวนเงินต้องมีความถูกต้องสอดคล้องกับปริมาณการชั่งตวงวัดที่แสดงข้อ๑๖เครื่องหมายของบรรดาตัวควบคุมการทำงาน ส่วนแสดงค่าและอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งสวิตช์ของเครื่องชั่งตวงวัด ต้องทำให้อ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยากข้อ๑๗เครื่องชั่งตวงวัดต้องมีที่สำหรับผนึก เพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนแก้ไขภายหลังการตรวจรับรองแล้วซึ่งจะทำการแก้ไข ดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องชั่งตวงวัดนั้นได้ก็ต่อเมื่อต้องทำลายผนึกก่อนหมวด ๒เครื่องชั่ง ส่วนที่ ๑เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ ข้อ๑๘ ในส่วนนี้ส่วนรับน้ำหนัก หมายความว่า ส่วนของเครื่องชั่งที่ใช้รองรับสิ่งของที่ชั่งส่วนส่งผ่านน้ำหนัก หมายความว่าส่วนของเครื่องชั่งที่ส่งผ่านแรงที่เกิดจากน้ำหนักของสิ่งของที่กระทำบนส่วนรับน้ำหนักไปยังส่วนชั่งน้ำหนักส่วนชั่งน้ำหนัก หมายความว่าส่วนของเครื่องชั่งที่ใช้ชั่งน้ำหนักของสิ่งของ โดยใช้ส่วนที่ทำให้เกิดสมดุลเพื่อถ่วงกับแรงที่มาจากส่วนส่งผ่านน้ำหนักและอาจมีส่วนประกอบของส่วนแสดงค่าหรือส่วนพิมพ์ค่าน้ำหนักส่วนทดน้ำหนัก หมายความว่าส่วนที่ทำให้เครื่องชั่งแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์ขณะที่ยังมีสิ่งของอยู่บนส่วนรับน้ำหนัก โดยเมื่อทำการทดน้ำหนักแล้วอาจทำให้ช่วงการชั่งของเครื่องชั่งก่อนการทดน้ำหนักเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ได้พิกัดกำลังสูงสุด หมายความว่าความสามารถของเครื่องชั่งที่สามารถชั่งน้ำหนักได้มากที่สุดโดยไม่รวมกับความสามารถในการทดน้ำหนักพิกัดกำลังต่ำสุด หมายความว่าความสามารถของเครื่องชั่งที่สามารถชั่งน้ำหนักได้น้อยที่สุดโดยไม่ทำให้ผลการชั่งมีความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์มากเกินกว่าที่ควรจะนำเครื่องชั่งไปใช้ช่วงการชั่ง หมายความว่าช่วงระหว่างพิกัดกำลังต่ำสุดและพิกัดกำลังสูงสุดช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตรา หมายความว่าช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตรา ๒ ขั้นของเครื่องชั่งที่แสดงค่าแบบแอนะล็อกที่ต่อเนื่องกันโดยวัดจากขอบของขั้นหมายมาตราหนึ่งถึงขอบของขั้นหมายมาตราอีกขั้นหนึ่งตามแนวกึ่งกลางความยาวของเส้นขั้นหมายมาตราที่สั้นที่สุดค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง หมายความว่าค่าที่แสดงเป็นหน่วยของน้ำหนักของความแตกต่างระหว่างค่าของขั้นหมายมาตรา ๒ ขั้นที่ต่อเนื่องกันในกรณีที่เป็นการแสดงค่าแบบแอนะล็อกหรือของความแตกต่างระหว่างค่าที่แสดง ๒ค่าที่ต่อเนื่องกันในกรณีที่เป็นการแสดงค่าแบบดิจิทัลค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง หมายความว่าค่าที่ใช้สำหรับแบ่งชั้นความเที่ยงของเครื่องชั่งและสำหรับการคำนวณค่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดในการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งค่านี้แสดงเป็นหน่วยของน้ำหนักจำนวนขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง หมายความว่าอัตราส่วนระหว่างค่าพิกัดกำลังสูงสุดกับค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองเครื่องชั่งที่เปลี่ยนค่าขั้นหมายมาตราได้หมายความว่า เครื่องชั่งที่มีช่วงการชั่ง ๑ ช่วงและช่วงการชั่งนี้ถูกแบ่งออกเป็นช่วงการชั่งย่อยๆ หลายช่วงโดยที่ช่วงการชั่งย่อยแต่ละช่วงจะมีค่าขั้นหมายมาตราที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ช่วงการชั่งจะเปลี่ยนค่าขั้นหมายมาตราต่ำสุดได้เมื่อทำการชั่งน้ำหนักที่อยู่ในช่วงน้ำหนักนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการชั่งแบบเพิ่มน้ำหนัก หรือทอนน้ำหนักเครื่องชั่งที่มีช่วงการชั่งหลายช่วง หมายความว่าเครื่องชั่งที่มีช่วงการชั่งตั้งแต่ ๒ ช่วงขึ้นไปแต่ละช่วงมีค่าพิกัดกำลังสูงสุดและมีค่าขั้นหมายมาตราที่แตกต่างกัน โดยมีส่วนรับน้ำหนักอันเดียวกันและในแต่ละช่วงการชั่งจะต้องเริ่มจากน้ำหนักศูนย์ถึงพิกัดกำลังสูงสุดของช่วงการชั่งนั้นความรู้สึกของเครื่องชั่ง หมายความว่าอัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงการแสดงค่าหรือสมดุลใดๆของเครื่องชั่งต่อการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักที่ชั่งข้อ๑๙ เครื่องชั่งที่แสดงค่าได้เองหรือเครื่องชั่งกึ่งแสดงค่าได้เองต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้เว้นแต่เครื่องชั่งสปริงต้องมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๕(๑) การแสดงค่าผลการชั่ง(ก)ส่วนแสดงค่าต้องแสดงชื่อหรือสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้ในการชั่ง(ข) ค่าขั้นหมายมาตราให้แสดงเป็นค่า ๑x๑๐k ๒x๑๐k หรือ ๕x๑๐k โดย k เป็นเลขจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ หรือศูนย์(๒) ส่วนแสดงค่าแบบแอนะล็อก(ก)ความกว้างของขั้นหมายมาตราต้องไม่ใหญ่กว่าช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตรา(ข)ตัวชี้ค่าต้องมีขนาดความกว้างโดยประมาณเท่ากับความกว้างของขั้นหมายมาตรา(ค) ระยะห่างระหว่างตัวชี้ค่ากับระนาบของขั้นหมายมาตราต้องไม่เกิน๒ มิลลิเมตร(ง)ตัวชี้ค่าต้องยาวถึงกึ่งหนึ่งของขั้นหมายมาตราที่สั้นที่สุด(๓) การแสดงค่าแบบดิจิทัล(ก) ให้แสดงตัวเลขอย่างน้อย ๑ตำแหน่งที่ตำแหน่งขวาสุด โดยให้มีเครื่องหมายจุดทศนิยม (.)หรือเครื่องหมายจุลภาค (,)คั่นระหว่างเลขจำนวนเต็มและเลขหลังจุดทศนิยมและในการแสดงค่านี้ต้องแสดงตัวเลขทางซ้ายของเครื่องหมายจุดทศนิยมอย่างน้อย ๑ตำแหน่ง และแสดงตัวเลขทางขวาของเครื่องหมายจุดทศนิยมทุกตำแหน่งสำหรับการแสดงค่าศูนย์อาจแสดงโดยเลขศูนย์ ๑ ตำแหน่ง ทางขวาสุดโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายก็ได้(ข)ในกรณีที่เป็นเครื่องชั่งที่สามารถเปลี่ยนค่าขั้นหมายมาตราได้อัตโนมัติเครื่องหมายต้องอยู่ในตำแหน่งเดิม(๔)ส่วนแสดงค่าต้องแสดงค่าเกินพิกัดกำลังสูงสุดได้ไม่เกิน ๙เท่าของค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง(๕) เครื่องชั่งที่มีส่วนแสดงค่าโดยประมาณค่าขั้นหมายมาตราต้องมากกว่า ๑ ใน ๑๐๐ ของพิกัดกำลังสูงสุด และต้องไม่น้อยกว่า ๒๐เท่าของค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองและให้ถือว่าส่วนแสดงค่าโดยประมาณของเครื่องชั่งเป็นส่วนช่วยในการแสดงค่า(๖) ส่วนพิมพ์ค่าต้องพิมพ์ค่าให้ถูกต้องชัดเจนความสูงของตัวอักษรและตัวเลขต้องไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตรส่วนพิมพ์ค่าจะพิมพ์ค่าเฉพาะเมื่อส่วนแสดงค่าอยู่ในสภาวะสมดุลสภาวะสมดุลให้พิจารณาจากส่วนแสดงค่าซึ่งจะแสดงค่าคงที่ หรือแสดงค่าน้ำหนัก ๒ ค่าที่อยู่ติดกัน สลับกันเป็นเวลามากกว่า ๕ วินาที(๗) ส่วนบันทึกค่าจะบันทึกค่าเฉพาะเมื่อส่วนแสดงค่าอยู่ในสภาวะสมดุลสภาวะสมดุลให้พิจารณาตาม (๖)(๘)เครื่องชั่งที่มีส่วนทดน้ำหนักต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย(ก)ค่าขั้นหมายมาตราของส่วนทดน้ำหนักต้องเท่ากับค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่งที่ค่าน้ำหนักใดๆ(ข) ส่วนทดน้ำหนักอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติต้องทดน้ำหนักในทิศทางที่แสดงค่าน้ำหนักลดลงเท่ากับน้ำหนักที่ทดและต้องทดน้ำหนักได้ไม่เกินค่าพิกัดกำลังสูงสุดของส่วนทดน้ำหนักในกรณีที่เครื่องชั่งมีส่วนยกเลิกการทดน้ำหนักได้อัตโนมัติส่วนนั้นต้องไม่ยกเลิกการทดน้ำหนักจนกว่ากระบวนการชั่งจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์(ค) ส่วนทดน้ำหนักจะทำงานเฉพาะเมื่อเครื่องชั่งอยู่ในสภาวะสมดุล(ง) ในกรณีที่มีส่วนทดน้ำหนักมากกว่า ๑ส่วนและทำการทดน้ำหนักในเวลาเดียวกัน เครื่องชั่งต้องแสดงหรือพิมพ์ค่าน้ำหนักที่ทดไว้ทุกค่าให้ชัดเจน(จ) ถ้ามีการพิมพ์ค่าน้ำหนักรวม น้ำหนักสุทธิหรือน้ำหนักทด พร้อมกันมากกว่า ๑ค่าต้องพิมพ์ให้ชัดเจนว่าค่าน้ำหนักใดเป็นค่าน้ำหนักรวม หรือน้ำหนักสุทธิหรือน้ำหนักทด(๙) ส่วนกำหนดน้ำหนักทดล่วงหน้า(ก)ค่าขั้นหมายมาตราของส่วนกำหนดน้ำหนักทดล่วงหน้าต้องเท่ากับค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่งหรือต้องปรับให้เท่ากับค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่งได้อย่างอัตโนมัติ(ข) เครื่องชั่งที่มีช่วงการชั่งหลายช่วงค่าน้ำหนักทดที่กำหนดไว้สำหรับช่วงการชั่งหนึ่งอาจถ่ายทอดไปสู่ช่วงการชั่งอีกช่วงหนึ่งที่มีค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองมากกว่าได้เท่านั้นและต้องสามารถปรับค่าขั้นหมายมาตราของส่วนทดน้ำหนักนั้นให้เท่ากับค่าขั้นหมายมาตราของช่วงการชั่งใหม่ได้(ค) เครื่องชั่งที่เปลี่ยนค่าขั้นหมายมาตราได้ค่าน้ำหนักทดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะต้องไม่มากกว่าค่าพิกัดกำลังสูงสุดของช่วงการชั่งย่อยช่วงแรก(Max๑)และค่าน้ำหนักสุทธิที่คำนวณได้ต้องสามารถปรับให้แสดงหรือพิมพ์ให้มีค่าละเอียดเท่ากับค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่งสำหรับค่าน้ำหนักสุทธิเดียวกัน(ง)ในกรณีที่ได้กำหนดน้ำหนักทดด้วยส่วนกำหนดน้ำหนักทดล่วงหน้าแล้วค่าที่กำหนดทดไว้จะต้องไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกได้ในขณะที่ส่วนทดน้ำหนักกำลังทำงาน(๑๐) ในกรณีที่เครื่องชั่งมีส่วนล็อกให้แสดงตำแหน่งล็อกและตำแหน่งชั่งไว้ให้ชัดเจนและจะทำการชั่งได้เฉพาะที่ตำแหน่งชั่งเท่านั้น(๑๑) เครื่องชั่งต้องทำให้อยู่ในลักษณะที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการชั่งสามารถมองเห็นการแสดงค่าได้อย่างชัดเจน(๑๒) เครื่องชั่งที่คำนวณราคาได้ต้องแสดงค่าน้ำหนักราคาต่อหน่วย และราคารวมไว้เมื่อเครื่องชั่งแสดงค่าน้ำหนักคงที่แล้วถ้าเครื่องชั่งดังกล่าวมีส่วนพิมพ์ค่าส่วนพิมพ์ค่านั้นต้องสามารถพิมพ์ค่าน้ำหนักราคาต่อหน่วย และราคารวมได้โดยในการพิมพ์ค่าดังกล่าวของการชั่งครั้งหนึ่งๆ ให้พิมพ์ได้ไม่เกินหนึ่งครั้ง(๑๓) เครื่องชั่งที่พิมพ์ราคาได้ต้องมีลักษณะตาม (๑๒)และต้องสามารถตรวจสอบค่าราคาต่อหน่วยและค่าน้ำหนักที่กำหนดทดไว้ล่วงหน้าของเครื่องชั่งได้ในระหว่างการใช้งาน(๑๔)เครื่องชั่งที่มีส่วนประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย(ก) ในกรณีที่มีสิ่งรบกวนจากภายนอก เครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ต้องสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหรือต้องแสดงให้ทราบว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากสิ่งรบกวนนั้น(ข)ในกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นจนมีผลกระทบกับความถูกต้องของเครื่องชั่งเครื่องชั่งต้องหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ หรือมีการแสดงให้ผู้ใช้เครื่องชั่งทราบและจะต้องแสดงอยู่จนกว่าความผิดปกติจะหมดไป(ค) ในกรณีที่มีการเปิดใช้เครื่องชั่งส่วนแสดงค่าต้องแสดงสัญลักษณ์ต่างๆ ทั้งหมดที่สามารถแสดงได้(ง) เครื่องชั่งที่สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ได้ต้องสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องต่อเนื่อง หรือไม่แสดงค่าน้ำหนักเมื่อความต่างศักย์ที่ได้รับจากแบตเตอรี่ต่ำเกินไปจากที่ผู้ผลิตกำหนด(จ) ป้องกันการรบกวนของสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นความถี่วิทยุไม่ให้มีผลต่อความแม่นยำของเครื่องชั่ง ส่วนแสดงค่าส่วนบันทึกค่า และส่วนพิมพ์ค่าได้(ฉ) ถ้าเครื่องชั่งมีระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสริมต่อพ่วงโดยผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภายนอกระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เสริมนั้นต้องไม่ทำให้ผลการชั่งและข้อมูลการชั่งผิดไป และต้องไม่สามารถส่งคำสั่งหรือข้อมูลเข้าเครื่องชั่งซึ่งทำให้เครื่องชั่งแสดงค่า พิมพ์ค่า คำนวณหรือบันทึกค่าผลการชั่งผิดไปจากขณะที่ไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องชั่งและต้องปิดผนึกอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภายนอกดังกล่าวด้วยข้อ๒๐เครื่องชั่งที่แสดงค่าเองไม่ได้ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(๑)เครื่องชั่งที่มีส่วนแสดงสมดุลในลักษณะที่ใช้ตัวชี้สมดุล ๒ อันชี้ตรงกันตัวชี้สมดุลดังกล่าวต้องมีความหนาเท่ากัน และห่างกันไม่เกินความหนาของตัวชี้สมดุลเว้นแต่ในกรณีที่ตัวชี้สมดุลหนาน้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร ให้ห่างกันไม่เกิน ๑มิลลิเมตร(๒) ในกรณีที่เครื่องชั่งมีส่วนพิมพ์ค่าส่วนพิมพ์ค่าจะพิมพ์ได้เฉพาะเมื่อแท่งเลื่อนหรือตุ้มเลื่อนหรือกลไกที่ใช้เปลี่ยนน้ำหนักอยู่ในตำแหน่งที่สอดคล้องกับเลขจำนวนเต็มของช่องขั้นหมายมาตรา(๓) คมมีด(ก) คมมีดต้องทำให้ติดแน่นกับลีเวอร์(ข) คมมีดต้องทำให้คม แข็งและจดตลอดส่วนที่ต้องการให้ถูกกับคมมีดนั้น(ค) ที่รองรับคมมีด ต้องทำให้เรียบเกลี้ยงและแข็งอย่างน้อยเท่ากับคมมีด(ง) คมมีดและที่รองรับคมมีดต้องทำให้อยู่ในลักษณะที่เมื่อใส่ของลงบนส่วนรับน้ำหนักเท่ากับกึ่งหนึ่งของพิกัดกำลังสูงสุดเมื่อเลื่อนคมมีดหรือที่รองรับคมมีดไปในทิศทางที่เหมาะสมต้องไม่ทำให้ความเที่ยงของเครื่องผิดไป(จ) ในกรณีที่เครื่องชั่งมีที่กั้นเพื่อกันมิให้คมมีดเลื่อนไปทางความยาวที่กั้นในส่วนที่อาจสัมผัสกับคมมีดต้องทำให้เรียบเกลี้ยงแข็งอย่างน้อยเท่ากับคมมีดและสัมผัสกับคมมีดน้อยที่สุด(๔) ขั้นหมายมาตรา(ก) ขั้นหมายมาตราบนคันชั่งให้ทำให้ขีดหรือฟันเลื่อยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกัน ขีดต้องมีระยะห่างเท่ากันและขนานกันฟันเลื่อยต้องตัดให้เรียบเท่ากันหมดและเส้นที่ตัดเป็นฟันลงมาต้องมีระยะห่างเท่ากันและขนานกันทุกเส้นถ้ามีทั้งขีดและฟันเลื่อย ขีดต้องอยู่ให้ได้ลำดับกับฟันเลื่อยเพื่อแสดงอัตราของฟันเลื่อยอย่างชัดเจนและถูกต้อง(ข) ขั้นหมายมาตราและช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราบนคันชั่งและบนที่บอกอัตราน้ำหนักต้องทำให้เห็นชัดเจน อ่านง่าย และมีลักษณะถาวร(๕) คันชั่ง(ก)คันชั่งที่ใช้ตุ้มเลื่อนที่ขั้นหมายมาตราใหญ่ทุกขั้นหมายมาตราต้องแสดงอัตราน้ำหนักไว้(ข)คันชั่งทุกคันต้องมีที่กั้นเพื่อกันมิให้ตุ้มเลื่อนเลื่อนเกินไปจากขั้นหมายมาตราที่ค่าศูนย์(ค)ส่วนที่ติดปลายคันชั่งเพื่อกันมิให้ตุ้มเลื่อนเลื่อนหลุดไปจากคันชั่งต้องติดไว้ให้แน่นกับคันชั่งอย่างมั่นคง(ง)คันชั่งต้องมีลักษณะที่เมื่อหกคันชั่งไปจนสุดเขตที่จะไปได้แล้วคันชั่งนั้นต้องกลับเข้าที่ได้เอง(จ) ในเวลาอยู่สถานะปกติ คันชั่งต้องทำให้ได้ระดับและถ้าแกว่งก็ต้องแกว่งได้ส่วนกันทั้งสองข้าง(๖) ตุ้มเลื่อน(ก)ตุ้มเลื่อนสำหรับใช้กับคันชั่งที่ขั้นหมายมาตราเป็นฟันเลื่อยต้องทำให้มีที่จิกกับร่องฟันเพื่อให้ตุ้มเลื่อนอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและให้จิกเกาะอยู่แน่น(ข) ตุ้มเลื่อนชนิดห้อยส่วนที่สัมผัสกับคันชั่งต้องทำให้คม แข็งและมีลักษณะที่ทำให้ตุ้มเลื่อนนั้นแกว่งได้ง่าย(ค)ตุ้มเลื่อนต้องเลื่อนไปมาได้โดยสะดวกและไม่ทำให้ขั้นหมายมาตราและฟันเลื่อยบนคันชั่งลบเลือนหรือสึกหรอได้ง่าย(ง) ตุ้มเลื่อนต้องทำให้ไม่สามารถถอดแยกออกจากกันได้ง่ายและต้องไม่มีช่องบนตุ้มเลื่อน(จ) ตุ้มเลื่อนต้องทำให้ไม่สามารถถอดจากคันชั่งได้ง่าย(ฉ)ตุ้มเลื่อนและขอห้อยต้องทำให้อยู่กับเครื่องชั่งอย่างมั่นคง(ช) ริมสำหรับบอกอัตราน้ำหนักหรือที่ชี้อัตราน้ำหนักที่ตุ้มเลื่อนนั้น ต้องทำให้แหลมคมและริมสำหรับบอกอัตราน้ำหนักต้องขนานกับขั้นหมายมาตราบนคันชั่ง(๗) ตุ้มถ่วง(ก) ตุ้มถ่วงทุกตุ้มที่ใช้กับเครื่องชั่งใดต้องมีเครื่องหมายบนตุ้มที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นตุ้มที่ใช้กับเครื่องชั่งนั้นเครื่องหมายนั้นต้องไม่ลบเลือนได้ง่ายและตุ้มนั้นต้องแสดงว่าจะใช้แทนน้ำหนักเท่าใดไว้ด้วย(ข)ตุ้มถ่วงนี้ต้องทำรูปให้ผิดไปจากตุ้มน้ำหนักธรรมดา(๘) ตุ้มเลื่อนและตุ้มถ่วง ถ้ามีรูสำหรับเติมวัสดุเพื่อให้ตุ้มตรงอัตรา ให้มีรูดังกล่าวได้เพียงรูเดียววัสดุที่ทำให้เที่ยงในตุ้มเลื่อนและตุ้มถ่วงต้องใส่ปิดให้แน่นติดอยู่กับที่เสมอ(๙) เครื่องชั่งใดที่มีส่วนที่ทำให้เปลี่ยนทางหรือกลับทางใช้ได้ส่วนเหล่านั้นต้องมีลักษณะที่การเปลี่ยนหรือกลับนั้นไม่ทำให้ความเที่ยงของเครื่องชั่งเสียไป(๑๐) เครื่องชั่งใดที่มีส่วนถอดได้การถอดนั้นต้องไม่ทำให้ความเที่ยงของเครื่องผิดไปเว้นแต่เป็นเครื่องชั่งชนิดที่ถ้าถอดส่วนใดออกแล้วจะใช้เครื่องนั้นชั่งของไม่ได้เลย(๑๑) เครื่องชั่งใดที่มีส่วนที่ทำให้เครื่องเที่ยงส่วนนั้นต้องติดแน่นอยู่ประจำที่และต้องไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่าย(๑๒) เครื่องชั่งแบบสองแขนเท่ากัน(ก) เครื่องชั่งแบบสองแขนเท่ากัน คือเครื่องที่มีคันชั่งยื่นออกไปจากฟัลครัมเท่ากันทั้งสองข้างและถาดชั่งทั้งสองห้อยอยู่ใต้คันชั่ง(ข) สายห้อยถาดชั่งของเครื่องชั่งแบบนี้ต้องทำด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใดที่สำนักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ใช้แทนกันได้(๑๓) เครื่องชั่งแบบโรเบอร์วัลและเบแรงเงอร์(ก) เครื่องชั่งแบบโรเบอร์วัลและเบแรงเงอร์ คือเครื่องที่มีคันชั่งยื่นออกไปจากฟัลครัมเท่ากันทั้งสองข้างโดยถาดชั่งหรือแท่นชั่งทั้งสองอยู่เหนือคันชั่ง(ข)ถ้าคันชั่งหรือตัวเครื่องชั่งเป็นชนิดแฝดต้องเป็นราวดามอย่างน้อยสองอันที่รับถาดชั่งต้องมั่นคงแข็งแรงเสากลางต้องทำให้ไม่สามารถบิดหรือหมุนเคลื่อนจากที่ได้ ที่ยึดขอและห่วงในส่วนที่สัมผัสกับส่วนอื่นของเครื่องชั่งต้องทำด้วยโลหะแข็ง หินแก้วหรือวัสดุอื่นใดที่สำนักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ใช้แทนกันได้(ค)ในกรณีที่เป็นเครื่องชั่งที่ทำให้เที่ยงโดยใช้บาแลนซิงบอกซ์ บาแลนซิงบอกซ์นั้นต้องติดแน่นใต้ถาดชั่งและมีความสามารถบรรจุวัตถุที่ทำให้เที่ยงได้ไม่เกินร้อยละหนึ่งของพิกัดกำลังสูงสุดของเครื่องชั่งนั้นและจะใส่หรือถอดได้ก็ต้องใช้เครื่องมือ(ง) ถาดชั่งหรือแท่นชั่งต้องทำด้วยโลหะ วัสดุแข็งหรือวัสดุอื่นใดที่สำนักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ใช้แทนกันได้และห้ามทาสีถาดชั่ง(๑๔) เครื่องชั่งแบบสตีลยาร์ด(ก) เครื่องชั่งแบบสตีลยาร์ด คือเครื่องชั่งซึ่งฟัลครัมอยู่ค่อนไปข้างหนึ่งของคันชั่งคันชั่งทางด้านสั้นแขวนที่รองรับของชั่งไม่ว่าจะเป็นถาดหรือขอก็ตามและทางด้านยาวมีขั้นหมายมาตราและตุ้มพอยส์ เพื่อบอกอัตราน้ำหนักเมื่อจะใช้ชั่งต้องห้อย แขวนหรือติดไว้กับสิ่งอื่นที่อยู่เหนือเครื่องชั่งซึ่งไม่ใช่เป็นส่วนของเครื่องชั่งนั้น(ข) คันชั่งต้องทำด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใดที่สำนักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ใช้แทนกันได้และคันชั่งนั้นทางด้านยาวต้องตรง(ค)ขั้นหมายมาตราชนิดขีดหรือฟันเลื่อยบนคันชั่งที่มีขนาดพิกัดกำลังตั้งแต่ ๑๐๐กิโลกรัมลงมา ต้องทำไว้ข้างเดียวให้ได้ฉากกับคันชั่ง(ง) เครื่องชั่งแบบสตีลยาร์ดต้องมีพิกัดกำลังตั้งแต่๑๐ กิโลกรัมขึ้นไป และต้องมีขั้นหมายมาตราที่ตั้งต้นด้วยขั้นหมายมาตราศูนย์(๑๕) เครื่องชั่งแบบแท่นชั่ง(ก) เครื่องชั่งแบบแท่นชั่ง คือเครื่องชั่งที่มีส่วนรับน้ำหนักเป็นแท่นชั่งอยู่เหนือส่วนส่งผ่านน้ำหนัก(ข) ที่คันชั่งของเครื่องชั่งนั้นนอกจากที่รองตุ้มถ่วงแล้ว ส่วนอื่นต้องไม่สามารถถอดออกจากกันได้ง่าย(ค) ในกรณีที่จะใช้ส่วนรับน้ำหนักอย่างอื่นที่ถอดได้แทนแท่นชั่งธรรมดาส่วนรับน้ำหนักนั้นต้องเป็นส่วนสำคัญของเครื่องชั่ง ซึ่งถ้าไม่มีส่วนนี้แล้วเครื่องชั่งจะไม่เที่ยง(๑๖)เครื่องชั่งที่แสดงค่าเองไม่ได้ซึ่งมีลักษณะตามข้อ ๑๙นั้นตราบใดที่นำมาประยุกต์ใช้งานได้ต้องมีลักษณะตามกำหนดไว้ในส่วนนี้ทุกประการข้อ๒๑เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๒๐เมตริกตันขึ้นไปต้องมีส่วนแสดงค่าน้ำหนักในลักษณะที่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการชั่งทุกฝ่ายสามารถอ่านค่าน้ำหนักได้พร้อมกันหากไม่มีส่วนแสดงค่าน้ำหนักในลักษณะดังกล่าว ต้องมีส่วนแสดงค่าน้ำหนักเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นอีก ๑ ชุดสำหรับให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการชั่งทุกฝ่ายสามารถอ่านค่าน้ำหนักได้พร้อมกันข้อ๒๒อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังให้กำหนดไว้ตามชั้นความเที่ยงของเครื่องชั่งข้อ ๒๓ ชั้นความเที่ยงของเครื่องชั่ง ให้แบ่งเป็น๔ ชั้น คือ(๑) ชั้นหนึ่ง สัญลักษณ์ หรือ (๒) ชั้นสอง สัญลักษณ์ หรือ (๓) ชั้นหนึ่ง สัญลักษณ์ หรือ (๔) ชั้นสอง สัญลักษณ์ หรือ ข้อ๒๔หลักเกณฑ์การแบ่งชั้นความเที่ยงของเครื่องชั่งให้เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้ชั้นความเที่ยงค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง (e)จำนวนขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง(n= Max/e)พิกัดกำลังต่ำสุด(Min)ไม่น้อยกว่าจำนวนต่ำสุดจำนวนสูงสุดชั้นหนึ่งตั้งแต่ ๐.๐๐๑ ก. ขึ้นไป(๐.๐๐๑ ก. e)๕๐,๐๐๐-๑๐๐ eชั้นสองตั้งแต่ ๐.๐๐๑ ก. ถึง ๐.๐๕ ก. (๐.๐๐๑ ก. e ๐.๐๕ ก.)ตั้งแต่ ๐.๑ ก. ขึ้นไป(๐.๑ ก. e)๑๐๐๕,๐๐๐๑๐๐,๐๐๐๑๐๐,๐๐๐๒๐ e๕๐ eชั้นสามตั้งแต่ ๐.๑ ก. ถึง ๒ ก. (๐.๑ ก. e ๒ ก.)ตั้งแต่ ๕ ก. ขึ้นไป(๕ ก. e)๑๐๐๕๐๐๑๐,๐๐๐๑๐,๐๐๐๒๐ e๒๐ eชั้นสี่ตั้งแต่ ๕ ก. ขึ้นไป(๕ ก. e )๑๐๐๑,๐๐๐๑๐ eพิกัดกำลังต่ำสุดสำหรับการแบ่งชั้นความเที่ยงชั้นสองและชั้นสามของเครื่องชั่งที่ใช้ชั่งเพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าธรรมเนียมให้มีค่าน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึ่งได้ ๕ eข้อ๒๕ ค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองรองของเครื่องชั่งให้เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้เครื่องชั่งค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง (e)ส่วนแสดงค่าน้ำหนัก ไม่มีส่วนแสดงค่าน้ำหนักช่วยเสริมสำหรับอ่านค่าละเอียดค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง = ค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง (d)ส่วนแสดงค่าน้ำหนัก มีส่วนแสดงค่าน้ำหนักช่วยเสริมสำหรับอ่านค่าละเอียดให้ผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง โดยให้เป็นไปตามข้อ ๒๔ และข้อ ๒๘ (๒)ไม่มีส่วนแสดงค่าน้ำหนักให้ผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง โดยให้เป็นไปตามข้อ ๒๔ในกรณีเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่๒๐ เมตริกตันขึ้นไป ไม่ว่าค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่งมีค่าเท่าใดให้ค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองมีค่าเป็น ๒๐ กิโลกรัมทุกกรณีค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองสำหรับเครื่องชั่งที่ได้รับคำรับรองก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดข้อ๒๖เครื่องชั่งที่มีช่วงการชั่งหลายช่วงซึ่งในแต่ละช่วงการชั่งมีค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองเป็น e๑ ,e๒ ,...er โดยที่ e๑ < e๒ <...< er (เมื่อ r คือ เลขลำดับของช่วงการชั่ง) ค่าพิกัดกำลังต่ำสุดพิกัดกำลังสูงสุด และจำนวนขั้นหมายมาตราตรวจรับรองต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๒๔ข้อ๒๗เครื่องชั่งที่เปลี่ยนค่าขั้นหมายมาตราได้ต้องมีลักษณะเพิ่มเติมดังต่อไปนี้(๑) ช่วงการชั่งย่อย(ก) ให้ช่วงการชั่งย่อยแต่ละช่วงมีลักษณะ ดังต่อไปนี้๑)ค่าชั้นหมายมาตราตรวจรับรอง ei โดยให้ ei+๑> ei๒)พิกัดกำลังสูงสุด Maxi๓)พิกัดกำลังต่ำสุด Mini = Maxi-๑ (สำหรับ i = ๑ พิกัดกำลังต่ำสุด Min๑ = Min)(ข)จำนวนขั้นหมายมาตราตรวจรับรองสำหรับช่วงการชั่งย่อย (ni) แต่ละช่วงเท่ากับค่าที่คำนวณได้จากสูตรMaxini = eiโดยที่i คือ เลขลำดับของช่วงการชั่งย่อย มีค่าเป็น ๑, ๒, ....(๒)ค่าชั้นหมายมาตราตรวจรับรอง (ei)จำนวนขั้นหมายมาตราตรวจรับรองสำหรับช่วงการชั่งย่อย (ni) แต่ละช่วง และพิกัดกำลังต่ำสุด (Min๑)ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นความเที่ยงของเครื่องชั่งที่เปลี่ยนแปลงขั้นหมายมาตราได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นความเที่ยงของเครื่องชั่งที่กำหนดไว้ในตารางตามข้อ๒๔(๓)ค่าพิกัดกำลังสูงสุดของช่วงการชั่งย่อยแต่ละช่วงซึ่งคิดเป็นสัดส่วนระหว่างพิกัดกำลังสูงสุดของช่วงการชั่งย่อยใดๆกับค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองของช่วงการชั่งย่อยถัดไปต้องสอดคล้องกับชั้นความเที่ยงและเป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้ยกเว้นช่วงการชั่งย่อยช่วงสุดท้ายชั้นความเที่ยงพิกัดกำลังสูงสุดของช่วงการชั่งค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองของช่วงการชั่งย่อยถัดไป(Maxi/ ei+๑)ชั้นหนึ่ง๕๐,๐๐๐ชั้นสอง๕,๐๐๐ชั้นสาม๕๐๐ชั้นสี่๕๐(๔) เครื่องชั่งที่เปลี่ยนค่าขั้นหมายมาตราได้หลังจากทำการทดน้ำหนักแล้ว เมื่อทำการชั่งในช่วงการชั่งย่อยใดการแสดงค่าของช่วงการชั่งย่อยนั้น ต้องมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ข้อ๒๘ส่วนแสดงค่าน้ำหนักช่วยเสริมสำหรับอ่านค่าละเอียดต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(๑) ให้ใช้ส่วนแสดงค่าน้ำหนักช่วยเสริมสำหรับอ่านค่าละเอียดประกอบในเครื่องชั่งซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้นหนึ่งหรือชั้นสองเท่านั้นโดยให้ใช้เฉพาะที่จะทำให้สามารถอ่านค่าตัวเลขที่อยู่ทางขวาของเครื่องหมายจุดทศนิยมได้และห้ามใช้ประกอบในเครื่องชั่งที่เปลี่ยนค่าขั้นหมายมาตราได้ ทั้งนี้ส่วนแสดงค่าน้ำหนักช่วยเสริมสำหรับอ่านค่าละเอียดดังกล่าวอาจจะเป็นเครื่องมือซึ่งมีไรเดอร์หรือส่วนที่ช่วยในการอ่านค่าน้ำหนักระหว่างขั้นหมายมาตราหรือส่วนช่วยแสดงค่าน้ำหนักเสริม หรือส่วนที่ช่วยแบ่งค่าน้ำหนักระหว่างขั้นหมายมาตราก็ได้(๒) ค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองให้มีค่ามากกว่าค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง และไม่เกินกว่า ๑๐เท่าของค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง หรือ d < e ๑๐ d และให้มีค่าเป็นสิบยกกำลัง k หรือ e = ๑๐k กิโลกรัมโดยที่ k เป็นเลขจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ หรือศูนย์(๓) ค่าพิกัดกำลังต่ำสุดของเครื่องชั่งให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ๒๔โดยในสดมภ์สุดท้ายของตารางให้แทนค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองด้วยค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง(๔)ในกรณีเครื่องชั่งซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้นหนึ่งและมีค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่งน้อยกว่า๐.๑ มิลลิกรัม จำนวนขั้นหมายมาตราตรวจรับรองอาจน้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ก็ได้ข้อ๒๙อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยให้เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดน้ำหนักที่ใช้ทดสอบ (m) แสดงในหน่วยของค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง (e)ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่๐.๕ eตั้งแต่ ๐ ถึง ๕๐,๐๐๐(๐ m ๕๐,๐๐๐)ตั้งแต่ ๐ ถึง ๕,๐๐๐(๐ m ๕,๐๐๐)ตั้งแต่ ๐ ถึง ๕๐๐(๐ m ๕๐๐)ตั้งแต่ ๐ ถึง ๕๐(๐ m ๕๐)๑.๐ eมากกว่า ๕๐,๐๐๐ ถึง ๒๐๐,๐๐๐(๕๐,๐๐๐ < m๒๐๐,๐๐๐)มากกว่า ๕,๐๐๐ ถึง ๒๐,๐๐๐(๕,๐๐๐ < m๒๐,๐๐๐)มากกว่า ๕๐๐ ถึง ๒,๐๐๐(๕๐๐ < m๒,๐๐๐)มากกว่า ๕๐ ถึง ๒๐๐(๕๐ < m ๒๐๐)๑.๕ eมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐(๒๐๐,๐๐๐ < m)มากกว่า ๒๐,๐๐๐ ถึง ๑๐๐,๐๐๐(๒๐,๐๐๐ < m ๑๐๐,๐๐๐)มากกว่า ๒,๐๐๐ ถึง ๑๐,๐๐๐(๒,๐๐๐ < m ๑๐,๐๐๐)มากกว่า ๒๐๐ ถึง ๑,๐๐๐(๒๐๐ < m๑,๐๐๐)ข้อ๓๐อัตราความรู้สึกของเครื่องชั่งที่แสดงค่าเองไม่ได้นั้นเมื่อวางน้ำหนักที่มีค่าเท่ากับอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่ค่าน้ำหนักใดๆบนส่วนรับน้ำหนักของเครื่องชั่งเข็มชี้ต้องเคลื่อนไปจากสภาวะสมดุลเดิมเป็นระยะอย่างน้อย ดังต่อไปนี้(๑) ๑ มิลลิเมตรสำหรับเครื่องชั่งซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้นหนึ่ง หรือชั้นสอง(๒) ๒ มิลลิเมตรสำหรับเครื่องชั่งซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้นสาม หรือชั้นสี่และมีพิกัดกำลังสูงสุดไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม(๓) ๕ มิลลิเมตรสำหรับเครื่องชั่งซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้นสาม หรือชั้นสี่และมีพิกัดกำลังสูงสุดมากกว่า ๓๐ กิโลกรัมข้อ๓๑อัตราการตอบสนองของเครื่องชั่งในการทดสอบดิสคริมิเนชันให้มีลักษณะดังต่อไปนี้(๑) กรณีที่เป็นเครื่องชั่งที่แสดงค่าแบบแอนะล็อกเมื่อเพิ่มหรือลดน้ำหนักที่มีค่าเท่ากับค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของน้ำหนักที่ทดสอบเครื่องชั่งต้องแสดงค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่น้อยกว่า ๐.๗เท่าของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง(๒) กรณีที่เป็นเครื่องชั่งที่แสดงค่าแบบดิจิทัลเมื่อเพิ่มหรือลดน้ำหนักที่มีค่าเท่ากับ ๑.๔เท่าของค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง เครื่องชั่งต้องแสดงค่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมข้อ๓๒ความแตกต่างของการแสดงค่าของเครื่องชั่งในการทดสอบความสามารถในการทำซ้ำได้ต้องมีค่าไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของน้ำหนักที่ทดสอบนั้นข้อ๓๓ความแตกต่างของการแสดงค่าของเครื่องชั่งในการทดสอบวางน้ำหนักที่ตำแหน่งต่างๆต้องต่างกันไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของน้ำหนักที่ทดสอบนั้นและการแสดงค่าเมื่อวางน้ำหนักที่แต่ละตำแหน่งต้องอยู่ภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดนั้นด้วยข้อ๓๔ ในการแสดงค่าน้ำหนัก(๑) เครื่องชั่งที่มีส่วนแสดงค่าหลายส่วน ส่วนแสดงค่าน้ำหนักทุกส่วนต้องแสดงค่าน้ำหนักต่างกันไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับน้ำหนักนั้น(๒) การแสดงค่าแบบดิจิทัลค่าที่แสดงที่ส่วนแสดงค่าทุกส่วนต้องตรงกันข้อ๓๕ เครื่องชั่งสปริงต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(๑) การแสดงค่าผลการชั่ง(ก) ส่วนแสดงค่าต้องแสดงชื่อหรือสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้ในการชั่ง(ข) ค่าขั้นหมายมาตราให้แสดงเป็นค่า ๑ x ๑๐k ๒ x ๑๐k หรือ ๕ x ๑๐kโดยที่ k เป็นเลขจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ หรือศูนย์(๒) ขั้นหมายมาตราที่หน้าปัดต้องแสดงให้เห็นเด่นชัดความกว้างของขั้นหมายมาตราต้องไม่ใหญ่กว่าช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราและช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร(๓)ขั้นหมายมาตราศูนย์และขั้นหมายมาตราที่แสดงค่าพิกัดกำลังสูงสุดต้องห่างกันไม่น้อยกว่า๒ เซนติเมตร และต้องไม่มีที่กั้นเข็มชี้อัตราน้ำหนัก(๔) หน้าปัดแสดงขั้นหมายมาตราต้องมีสองหน้าปัดโดยตรึงติดแน่นกับตัวเครื่องและหน้าปัดทั้งสองต้องหันหน้าออกในทิศทางตรงกันข้ามยกเว้นเครื่องชั่งที่มีพิกัดกำลังไม่เกิน ๑กิโลกรัมจะมีหน้าปัดเดียวโดยตรึงติดแน่นกับตัวเครื่องก็ได้(๕) ให้มีตะกั่วตรึงหน้าปัดติดกับตัวเครื่อง โดยปลายข้างหนึ่งทะลุหน้าปัดขึ้นมาสำหรับประทับเครื่องหมายคำรับรองของสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา(๖)เข็มชี้อัตราน้ำหนักต้องยาวถึงขั้นหมายมาตราที่สั้นที่สุดมีขนาดความกว้างโดยประมาณเท่ากับความกว้างของขั้นหมายมาตราและอยู่ในลักษณะที่จะชี้ขั้นหมายมาตราได้โดยชัดเจนทั้งปลายเข็มต้องมีระยะห่างจากระนาบของขั้นหมายมาตราไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร(๗)ถาดรับของชั่งให้ทำด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใดที่สำนักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ใช้แทนกันได้และห้ามทาสี(๘) กรณีที่เครื่องชั่งมีส่วนตั้งศูนย์ส่วนตั้งศูนย์นั้นต้องสามารถปรับเข็มชี้อัตราน้ำหนักให้เบี่ยงเบนไปจากศูนย์ได้ไม่เกินร้อยละ๕ ของพิกัดกำลังสูงสุดของเครื่องชั่ง(๙) ถ้าเป็นเครื่องชั่งสปริงชนิดแขวนซึ่งมีถาดรับของชั่งอยู่ใต้หน้าปัด ต้องให้ถาดห้อยห่างจากห่วงที่เครื่องจะใช้ขอแทนห่วงสำหรับเกี่ยวถาดไม่ได้ แต่ถ้าเครื่องชั่งใดมีขอสำหรับเกี่ยวของชั่ง จะให้ถาดรับของชั่งเกี่ยวกับขออีกต่อหนึ่งไม่ได้(๑๐) เครื่องชั่งสปริงต้องมีพิกัดกำลังไม่เกิน ๖๐กิโลกรัม(๑๑)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการตรวจสอบตามเกณฑ์ของพิกัดกำลังและค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองของเครื่องชั่งสปริงทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยให้เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้พิกัดกำลังค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง (e)พิกัดกำลังต่ำสุด (Min) ไม่น้อยกว่าน้ำหนักที่ใช้ทดสอบอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการตรวจสอบ๓ กก.๑๐ ก.๑๐๐ ก.ไม่เกิน ๐.๕ กก.๕ ก.๘ ก.เกิน ๐.๕ กก. ขึ้นไป๑๐ ก.๑๕ ก.๗ กก.๒๐ ก.๒๐๐ ก.ไม่เกิน ๑ กก.๑๐ ก.๑๕ ก.เกิน ๑ กก. ขึ้นไป๒๐ ก.๓๐ ก.๑๕ กก.๑๐๐ ก.๕๐๐ ก.ไม่เกิน ๒.๕ กก.๒๕ ก.๓๘ ก.เกิน ๒.๕ กก. ขึ้นไป๕๐ ก.๗๕ ก.๒๐ กก.๑๐๐ ก.๕๐๐ ก.ไม่เกิน ๒.๕ กก.๒๕ ก.๓๘ ก.เกิน ๒.๕ กก. ขึ้นไป๕๐ ก.๗๕ ก.๓๕ กก.๑๐๐ ก.๑ ก.ก.ไม่เกิน ๕ กก.๕๐ ก.๗๕ ก.เกิน ๕ กก. ขึ้นไป๑๐๐ ก.๑๕๐ ก.๖๐ กก.๒๐๐ ก.๒ ก.ก.ไม่เกิน ๑๐ กก.๑๐๐ ก.๑๕๐ ก.เกิน ๑๐ กก. ขึ้นไป๒๐๐ ก.๓๐๐ ก.เครื่องชั่งสปริงที่มีพิกัดกำลังไม่เกิน๑ กิโลกรัม ให้ถือว่าเป็นเครื่องชั่งซึ่งมีชั้นความเที่ยง ชั้นสี่ข้อ๓๖เครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันต้องมีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องชั่งสตีลยาร์ดและมีลักษณะดังต่อไปนี้(๑) มีคันชั่ง ๒ คัน ตรึงติดแน่นกับฐานของเครื่องชั่งในลักษณะที่ถอดออกจากตัวเครื่องได้ยาก ประกอบด้วย(ก) คันชั่งตัวล่างใช้หาน้ำหนักและอัตราส่วนร้อยละของสิ่งสกปรกโดยด้านบนของคันชั่งมีขั้นหมายมาตราแสดงอัตราน้ำหนักตั้งแต่ ๐ กิโลกรัมถึง ๕กิโลกรัม ช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราห่างกันขั้นละ ๓.๕เซนติเมตร และบอกอัตราขั้นหมายมาตราละ ๐.๕ กิโลกรัมที่ด้านล่างของคันชั่งมีขั้นหมายมาตราแสดงอัตราส่วนร้อยละของสิ่งสกปรกตั้งแต่อัตราร้อยละ๐ ถึงอัตราร้อยละ ๖๐ ช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราห่างกันขั้นละ ๓.๕ มิลลิเมตร และบอกอัตราส่วนร้อยละขั้นหมายมาตราละ ๑ โดยขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราส่วนร้อยละ๐ ต้องตรงกับขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราน้ำหนัก ๕ กิโลกรัมและขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราส่วนร้อยละ ๖๐ต้องตรงกับขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราน้ำหนัก ๒ กิโลกรัม(ข) คันชั่งตัวบนใช้หาน้ำหนักของหัวมันในน้ำและอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันด้านบนของคันชั่งมีขั้นหมายมาตราแสดงอัตราน้ำหนักตั้งแต่๐ กรัมถึง ๗๕๐ กรัม ช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราห่างกันขั้นละ ๑ เซนติเมตรและบอกอัตราขั้นหมายมาตราละ ๑๐ กรัมที่ด้านล่างของคันชั่งมีขั้นหมายมาตราแสดงอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันตั้งแต่อัตราส่วนร้อยละ๑๐ ถึงอัตราส่วนร้อยละ ๓๔ ช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราห่างกันขั้นละ ๑.๙๕ มิลลิเมตร และบอกอัตราส่วนร้อยละขั้นหมายมาตราละ ๐.๑ โดยขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราส่วนร้อยละ ๑๐ต้องตรงกับขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราน้ำหนัก ๒๘๐ กรัมและขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ ต้องตรงกับขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราน้ำหนัก๖๗๐ กรัม(๒) มีส่วนรับน้ำหนัก ๒อันซึ่งมีลักษณะที่น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวกส่วนรับน้ำหนักอันบนใช้สำหรับชั่งหัวมันในอากาศส่วนรับน้ำหนักอันล่างใช้สำหรับชั่งหัวมันในน้ำส่วนรับน้ำหนักทั้งสองอันแขวนห้อยต่อกันในลักษณะที่ไม่สามารถถอดออกจากกันได้(๓)มีส่วนตั้งศูนย์อยู่บนคันชั่งตัวล่างค่อนไปทางหัวของคันชั่ง(๔)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังของเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อย ดังต่อไปนี้(ก) หนึ่งในสองร้อยของน้ำหนักที่ใช้ทดสอบสำหรับกรณีอัตราน้ำหนักไม่เกินหนึ่งในห้าของพิกัดกำลังสูงสุด(ข) หนึ่งในห้าร้อยของน้ำหนักที่ใช้ทดสอบสำหรับกรณีอัตราน้ำหนักเกินหนึ่งในห้าของพิกัดกำลังสูงสุดให้นำความในข้อ๑๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐)และ (๑๑)มาใช้บังคับกับเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน โดยอนุโลมส่วนที่ ๒เครื่องชั่งอัตโนมัติ ข้อ๓๗ ในส่วนนี้ส่วนแสดงค่ารวม หมายความว่าส่วนที่แสดงค่าผลรวมของน้ำหนักของสิ่งของที่ถูกชั่งผ่านเครื่องชั่งสายพานลำเลียงหรือเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์ส่วนแสดงค่ารวมหลัก หมายความว่าส่วนแสดงค่าน้ำหนักรวมทั้งหมดของสิ่งของที่ถูกชั่งผ่านเครื่องชั่งสายพานลำเลียงหรือเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์ส่วนแสดงค่ารวมย่อย หมายความว่าส่วนแสดงน้ำหนักรวมของสิ่งของที่ถูกชั่งภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือที่ถูกชั่งติดต่อกันตามจำนวนครั้งที่กำหนดส่วนแสดงค่ารวมเสริม หมายความว่าส่วนแสดงค่าซึ่งมีค่าขั้นหมายมาตรามากกว่าค่าขั้นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมหลักและใช้ในการแสดงค่าน้ำหนักของสิ่งของที่ถูกชั่งผ่านเครื่องชั่งสายพานลำเลียงหรือเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์ในระยะเวลายาวนานช่วงหนึ่งค่าขั้นหมายมาตรารวมผล หมายความว่าค่าขั้นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมหลักหรือส่วนแสดงค่ารวมย่อยอัตราการไหลสูงสุด หมายความว่าอัตราการไหลสูงสุดของสิ่งของที่ชั่งเมื่อเครื่องชั่งอยู่ในขณะทำการชั่งที่พิกัดกำลังสูงสุดของส่วนชั่งน้ำหนักและด้วยความเร็วสายพานสูงสุดอัตราการไหลต่ำสุด หมายความว่าอัตราการไหลต่ำสุดที่เครื่องชั่งจะให้ผลการชั่งที่ถูกต้องน้ำหนักชั่งรวมได้ต่ำสุด หมายความว่าน้ำหนักรวมของสิ่งของที่น้อยที่สุดที่เครื่องชั่งสายพานลำเลียงหรือเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์สามารถชั่งและรวมผลการชั่งได้โดยมีความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ไม่เกินกว่าที่ควรจะนำเครื่องชั่งไปใช้ส่วนควบคุมการแสดงค่า หมายความว่าส่วนแสดงค่าที่สามารถใช้เป็นเครื่องชั่งสำหรับทดสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์เมื่อทดสอบด้วยน้ำหนักของสิ่งของที่ชั่งจริงค่าขั้นหมายมาตราควบคุม หมายความว่าค่าที่แสดงเป็นหน่วยของน้ำหนักของส่วนควบคุมการแสดงค่ารอบการชั่ง หมายความว่าลำดับขั้นตอนการชั่งน้ำหนักตั้งแต่การป้อนสิ่งของที่ต้องการชั่งครั้งหนึ่งลงสู่ส่วนรับน้ำหนักการดำเนินการชั่ง และการส่งจ่ายสิ่งของที่ผ่านการชั่งออกไปรวมไว้ในที่เดียวกันข้อ๓๘เครื่องชั่งอัตโนมัติชนิดเครื่องชั่งสายพานลำเลียงต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(๑) ความเที่ยงของเครื่องชั่งสายพานลำเลียง แบ่งเป็น๓ ชั้น คือ(ก) ชั้น ๐.๕(ข) ชั้น ๑(ค) ชั้น ๒(๒) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด(ก)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยให้เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้ชั้นความเที่ยงอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดเป็นร้อยละของน้ำหนักที่ใช้ทดสอบทั้งหมดสำหรับการใช้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังสำหรับการตรวจสอบ๐.๕๐.๒๕๐.๕๑๐.๕๑.๐๒๑.๐๒.๐(ข) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตาม (ก) ให้ใช้ในกรณีที่สิ่งของที่ชั่งมีค่าไม่น้อยกว่าน้ำหนักชั่งรวมได้ต่ำสุดและหากอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่เป็นตัวเลขลงตัวตามค่าขั้นหมายมาตรารวมผลให้ทำการปัดค่าให้ใกล้เคียงที่สุดกับค่าขั้นหมายมาตรารวมผล(๓) ส่วนแสดงค่าหรือส่วนพิมพ์ค่าใดๆซึ่งมีค่าขั้นหมายมาตราเท่ากันต้องแสดงค่าผลการชั่งตรงกัน(๔) ค่าต่ำสุดของน้ำหนักชั่งรวมได้ต่ำสุดต้องไม่น้อยกว่าค่าที่มากที่สุดของค่าต่อไปนี้(ก) ร้อยละ ๒ของน้ำหนักชั่งได้รวมทั้งหมดภายในระยะเวลา ๑ ชั่วโมงที่อัตราการไหลสูงสุด(ข)น้ำหนักรวมที่ได้จากการชั่งโดยสายพานลำเลียงหมุนจำนวน ๑ รอบที่อัตราการไหลสูงสุด(ค)ค่าน้ำหนักที่ได้ต้องสอดคล้องกับค่าขั้นหมายมาตรารวมผลและเป็นไปตามตารางที่กำหนดดังต่อไปนี้ชั้นความเที่ยงค่าน้ำหนักที่เป็นจำนวนเท่าของค่าขั้นหมายมาตรารวมผล๐.๕๘๐๐๑๔๐๐๒๒๐๐(๕) อัตราการไหลต่ำสุด(ก) เครื่องชั่งสายพานลำเลียงชนิดมีความเร็วสายพานอัตราเดียวต้องมีค่าอัตราการไหลต่ำสุดไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของอัตราการไหลสูงสุดในกรณีหลังการติดตั้งทดสอบใช้งานแล้ว ค่าอัตราการไหลต่ำสุดต้องไม่เกินร้อยละ ๓๕ของอัตราการไหลสูงสุด(ข)เครื่องชั่งสายพานลำเลียงชนิดที่ปรับเปลี่ยนความเร็วสายพานได้และมีความเร็วสายพานหลายอัตรา ต้องมีค่าอัตราการไหลต่ำสุดน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ของอัตราการไหลสูงสุด และค่าน้ำหนักสุทธิขณะใดๆบนส่วนชั่งน้ำหนักต้องมีค่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ของพิกัดกำลังสูงสุด(๖)ถ้ามีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อความถูกต้องของเครื่องชั่งสายพานลำเลียง เช่นการเปลี่ยนแปลงความเร็วสายพาน ความเที่ยงตรงของการตั้งศูนย์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และการเปลี่ยนแปลงแรงดัน หรือความถี่ของกระแสไฟฟ้าสำนักงานกลางอาจกำหนดวิธีการทดสอบเพิ่มเติมได้เพื่อหาความคลาดเคลื่อนของเครื่องชั่งสายพานลำเลียงที่เกิดจากปัจจัยนั้น(๗) ความสามารถในการทำซ้ำได้หรือผลต่างระหว่างความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของการชั่งหลายๆครั้งติดต่อกันด้วยสภาวะน้ำหนักชั่งเดียวกันโดยมีสภาวะแวดล้อมของส่วนรับน้ำหนักเหมือนกันต้องมีค่าไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กำหนดไว้ใน(๒)(๘) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการทดสอบการแสดงค่าศูนย์เมื่อสายพานลำเลียงหมุนครบหนึ่งรอบการเปลี่ยนแปลงของการแสดงค่าศูนย์เมื่อไม่มีน้ำหนักสิ่งของบนสายพานลำเลียงต้องไม่แสดงค่าเกินกว่าค่าน้ำหนักรวมที่อัตราการไหลสูงสุดภายในช่วงระยะเวลาทดสอบซึ่งคำนวณเป็นร้อยละ ดังต่อไปนี้(ก) ร้อยละ ๐.๐๕สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๐.๕(ข) ร้อยละ ๐.๑สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๑(ค) ร้อยละ ๐.๒สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๒(๙) ดิสคริมิเนชันของส่วนแสดงค่า ใช้สำหรับการตั้งศูนย์โดยทำการทดสอบให้สายพานหมุนครบจำนวนรอบและใช้ช่วงระยะเวลา๓ นาทีเมื่อใส่น้ำหนักลงหรือเอาน้ำหนักออกจากส่วนรับน้ำหนักของเครื่องชั่งสายพานลำเลียงเครื่องชั่งต้องสามารถแสดงค่าแตกต่างจากการแสดงค่าศูนย์เมื่อไม่มีน้ำหนักมีค่าเท่ากับร้อยละของพิกัดกำลังสูงสุดดังต่อไปนี้(ก) ร้อยละ ๐.๐๕สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๐.๕(ข) ร้อยละ ๐.๑สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๑(ค) ร้อยละ ๐.๒สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๒(๑๐) การเข้าสู่สภาวะเสถียรของศูนย์ในกรณีที่ทำการตั้งศูนย์แล้ว เมื่อทำการชั่ง โดยไม่มีน้ำหนักสิ่งของบนสายพานผลต่างระหว่างผลการแสดงการชั่งของค่าที่มากที่สุดและน้อยที่สุดจากการชั่งในจำนวน ๕ครั้งติดต่อกัน โดยมีระยะเวลาในการชั่งแต่ละครั้ง ๓ นาทีต้องไม่เกินค่าน้ำหนักรวมในระยะเวลา ๑ ชั่วโมงที่อัตราการไหลสูงสุดซึ่งคำนวณเป็นร้อยละ ดังต่อไปนี้(ก) ร้อยละ ๐.๐๐๑๘ สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๐.๕(ข) ร้อยละ ๐.๐๐๓๕ สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๑(ค) ร้อยละ ๐.๐๐๗๐ สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๒(๑๑)การเปลี่ยนแปลงสูงสุดระหว่างการทดสอบการแสดงค่าศูนย์เมื่อน้ำหนักชั่งรวมได้ต่ำสุดมีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่าน้ำหนักรวมเมื่อสายพานลำเลียงหมุนครบ๓ รอบที่อัตราการไหลสูงสุด การทดสอบการแสดงค่าศูนย์ตาม (๘) ส่วนแสดงค่ารวมต้องไม่เปลี่ยนแปลงค่าที่แสดงไว้จากเมื่อเริ่มต้นเกินกว่าค่าน้ำหนักรวมที่อัตราการไหลสูงสุดซึ่งคำนวณเป็นร้อยละ ดังต่อไปนี้(ก) ร้อยละ ๐.๑๘สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๐.๕(ข) ร้อยละ ๐.๓๕สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๑(ค) ร้อยละ ๐.๗สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๒(๑๒) เพื่อความปลอดภัยในการทำงานให้เครื่องชั่งสายพานลำเลียงมีลักษณะดังต่อไปนี้(ก) ขณะทำการชั่งส่วนแสดงค่ารวมหลัก ต้องไม่สามารถปรับไปแสดงค่าศูนย์ได้(ข) ส่วนทำงานต่างๆ ของเครื่องชั่งสายพานลำเลียงเมื่ออยู่ในตำแหน่งพักต้องไม่สามารถทำงานได้(ค) ถ้ามีส่วนแสดงค่าแบบรีโมตเมื่อเครื่องชั่งสายพานลำเลียงทำการชั่งเกินกว่าช่วงการชั่งตาม (๑๔)เครื่องชั่งสายพานลำเลียงต้องแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นหรือส่งเสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง(๑๓) ส่วนแสดงค่ารวมและส่วนพิมพ์ค่า(ก)ผลการชั่งที่แสดงโดยส่วนแสดงค่ารวมและส่วนพิมพ์ค่าต้องแสดงชื่อหรือสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้ในการชั่งกำกับให้เข้าใจง่ายและอ่านได้ชัดเจน(ข) ค่าขั้นหมายมาตราให้แสดงเป็นค่า ๑x๑๐k ๒ x ๑๐k หรือ ๕ x ๑๐kโดยที่ k เป็นเลขจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ หรือศูนย์(ค) ค่าขั้นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมย่อยต้องมีค่าเท่ากับค่าขั้นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมหลัก(ง) ค่าขั้นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมเสริมต้องมีค่าอย่างน้อยที่สุดเท่ากับ ๑๐ เท่าของค่าขั้นหมายมาตรารวมผล(จ) พิสัยการแสดงค่าของเครื่องชั่งสายพานลำเลียงต้องมีส่วนแสดงค่ารวมอย่างน้อยหนึ่งส่วนที่มีขีดความสามารถในการแสดงค่าเท่ากับปริมาณน้ำหนักสิ่งของที่ทำการชั่งในช่วงระยะเวลา๑๐ ชั่วโมง ที่อัตราการไหลสูงสุด(ฉ) ส่วนแสดงค่ารวมต้องติดตั้งเชื่อมต่อกับส่วนพิมพ์ค่าอย่างถาวร(๑๔) เครื่องชั่งสายพานลำเลียงต้องแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นหรือส่งเสียงเตือนอย่างต่อเนื่องเมื่อเครื่องชั่งสายพานลำเลียงทำการชั่งเกินกว่าช่วงการชั่งดังต่อไปนี้(ก)น้ำหนักที่ชั่งขณะนั้นมีค่าสูงกว่าพิกัดกำลังสูงสุด(ข)อัตราการไหลมีค่าสูงกว่าค่าอัตราการไหลสูงสุดหรือต่ำกว่าอัตราการไหลต่ำสุด(๑๕) ส่วนตั้งศูนย์ช่วงการตั้งศูนย์ของเครื่องชั่งสายพานลำเลียงต้องมีค่าไม่เกินร้อยละ ๔ของพิกัดกำลังสูงสุด(๑๖) ส่วนตั้งศูนย์กึ่งอัตโนมัติ(ก) ต้องตั้งศูนย์ได้เมื่อสายพานหมุนครบจำนวนรอบ(ข) ต้องแสดงสภาวะสิ้นสุดการทำงานของการตั้งศูนย์(ค) ต้องแสดงขอบเขตของการปรับค่าได้(๑๗) ส่วนตั้งศูนย์อัตโนมัตินอกจากต้องมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน (๑๖) แล้วต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย(ก)ต้องสามารถทำให้หยุดการทำงานได้ระหว่างทำการทดสอบความถูกต้องของเครื่องชั่ง(ข)ถ้าเครื่องชั่งสายพานลำเลียงมีส่วนตั้งศูนย์อัตโนมัติ เครื่องชั่งนั้นต้องมีระบบป้องกันการตั้งศูนย์ขณะที่อยู่ในขั้นตอนการชั่ง(๑๘) ส่วนถ่ายทอดสัญญาณการเคลื่อนที่(ก)ต้องสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องในขณะที่เครื่องชั่งสายพานลำเลียงทำงานไม่ว่าจะมีสิ่งของบนเครื่องชั่งนั้นหรือไม่ก็ตาม(ข) สัญญาณวัดต้องมีค่าสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของสายพานและไม่เกินความยาวช่วงการชั่งน้ำหนัก(ค)ต้องจัดให้มีที่ผนึกสำหรับส่วนปรับแต่งของส่วนถ่ายทอดสัญญาณการเคลื่อนที่(๑๙)เครื่องชั่งสายพานลำเลียงที่มีส่วนรับน้ำหนักชนิดอินคลูซิฟออฟคอนเวเยอร์สายพานลำเลียงต้องมีรูปทรงที่คงรูป(๒๐) ความลาดเอียงของแนวลูกกลิ้งที่รับสายพานต้องไม่ทำให้สิ่งของที่อยู่บนสายพานเกิดการลื่นไถล(๒๑) ความเร็วของสายพานขณะทำการชั่งต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(ก)สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงชนิดมีความเร็วสายพานอัตราเดียวความเร็วของสายพานต้องเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของความเร็วระบุ(ข)สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงชนิดที่ปรับเปลี่ยนความเร็วสายพานได้ความเร็วสายพานต้องเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของความเร็วที่ตั้งค่าไว้(๒๒) ถ้าความยาวช่วงการชั่งน้ำหนักสามารถปรับได้ต้องมีที่ผนึกสำหรับปรับค่าความยาวนั้น(๒๓) ต้องมีระบบป้องกันไม่ให้เครื่องชั่งสายพานลำเลียงชั่งน้ำหนักเกินพิกัดกำลังสูงสุด(๒๔)สามารถป้องกันการรบกวนของสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื่นความถี่วิทยุไม่ให้มีผลต่อความแม่นยำของเครื่องชั่งสายพานลำเลียง ส่วนแสดงค่า ส่วนบันทึกค่าและส่วนพิมพ์ค่า(๒๕) เครื่องชั่งสายพานลำเลียงต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ไว้บนตัวเครื่องโดยต้องทำให้อ่านง่ายชัดเจน และลบเลือนยาก(ก) ชั้นความเที่ยง(ข) ค่าขั้นหมายมาตรารวมผล(ค) อัตราการไหลสูงสุด(ง) อัตราการไหลต่ำสุด(จ) น้ำหนักชั่งรวมได้ต่ำสุด(ฉ) พิกัดกำลังสูงสุด(ช)ความยาวช่วงการชั่งน้ำหนัก สำหรับเครื่องชั่งที่มีส่วนรับน้ำหนักชนิดเวเทเบิ้ล(ซ) ความเร็วระบุหรือพิสัยความเร็วสายพาน(๒๖) ให้นำความในข้อ ๑๙ (๑๔)มาใช้บังคับกับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงที่มีส่วนประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลมข้อ๓๙เครื่องชั่งอัตโนมัติชนิดเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(๑) ความเที่ยงของเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์ แบ่งเป็น ๔ชั้น คือ(ก) ชั้น ๐.๒(ข) ชั้น ๐.๕(ค) ชั้น ๑(ง) ชั้น ๒(๒) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด(ก)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยให้เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้ชั้นความเที่ยงอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดเป็นร้อยละของน้ำหนักที่ใช้ทดสอบทั้งหมดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังสำหรับการตรวจสอบชั้น ๐.๒ ๐.๑๐๐.๒ชั้น ๐.๕ ๐.๒๕๐.๕ชั้น ๑ ๐.๕๑.๐ชั้น ๒ ๑.๐๒.๐(ข) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตาม (ก) ให้ใช้ในกรณีที่สิ่งของที่ชั่งมีค่าไม่น้อยกว่าน้ำหนักชั่งรวมได้ต่ำสุดและหากอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่เป็นตัวเลขลงตัวตามค่าขั้นหมายมาตรารวมผลให้ทำการปัดค่าให้ใกล้เคียงที่สุดกับค่าขั้นหมายมาตรารวมผล(ค) ถ้าเครื่องชั่งสามารถทำงานแบบไม่อัตโนมัติได้ให้ทดสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งโดยใช้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กำหนดไว้สำหรับเครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ(๓)การแสดงผลการชั่งและค่าขั้นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมและส่วนพิมพ์ค่าให้นำความในข้อ ๓๘ (๑๓) (ก) และ (ข) มาใช้บังคับโดยอนุโลม(๔) ค่าขั้นหมายมาตรารวมผลต้องมีค่า ดังต่อไปนี้(ก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๐.๐๑ของพิกัดกำลังสูงสุด(ข) ไม่มากกว่าร้อยละ ๐.๒ของพิกัดกำลังสูงสุด(๕)น้ำหนักชั่งรวมได้ต่ำสุดต้องไม่น้อยกว่าพิกัดกำลังต่ำสุดและค่าตามตารางดังต่อไปนี้ชั้นความเที่ยงน้ำหนักชั่งรวมได้ต่ำสุดชั้น ๐.๒๑๐๐๐ x ค่าขั้นหมายมาตรารวมผลชั้น ๐.๕๔๐๐ x ค่าขั้นหมายมาตรารวมผลชั้น ๑๒๐๐ x ค่าขั้นหมายมาตรารวมผลชั้น ๒๑๐๐ x ค่าขั้นหมายมาตรารวมผล(๖)ความแตกต่างของผลการชั่งของส่วนแสดงค่าและส่วนพิมพ์ค่าใดๆซึ่งมีค่าขั้นหมายมาตราเท่ากันที่น้ำหนักชั่งเดียวกันต้องมีค่า ดังต่อไปนี้(ก) มีค่าเท่ากับศูนย์สำหรับส่วนแสดงค่าหรือส่วนพิมพ์ค่าแบบดิจิทัล(ข)มีค่าไม่มากกว่าค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับส่วนแสดงค่าหรือส่วนพิมพ์ค่าแบบแอนะล๊อก(๗)ถ้ามีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อความถูกต้องของเครื่องชั่ง เช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงแรงดันหรือความถี่ของกระแสไฟฟ้า ให้นำความในข้อ ๓๘ (๖) มาใช้บังคับโดยอนุโลม(๘) เพื่อความปลอดภัยในการทำงานให้เครื่องชั่งมีลักษณะดังต่อไปนี้(ก) ถ้าการทำงานอัตโนมัติของเครื่องชั่งต้องหยุดลงการพิมพ์ผลการชั่งต้องไม่สามารถดำเนินการได้ หรือแสดงเครื่องหมายพิเศษ และต้องมีเสียงสัญญาณเตือนหากเครื่องชั่งอยู่ในสภาวะดังต่อไปนี้๑)ทำการชั่งน้ำหนักสูงเกินกว่าพิกัดกำลังสูงสุดมากกว่า ๙เท่าของค่าขั้นหมายมาตราควบคุม หรือ๒)ค่าของน้ำหนักที่ทำการชั่งและส่งจ่ายออกไปมีค่าน้อยกว่าพิกัดกำลังต่ำสุดเว้นแต่เป็นการชั่งครั้งสุดท้าย(ข) เครื่องชั่งต้องไม่สามารถถูกปรับแต่งใดๆได้ในขณะที่เครื่องชั่งอยู่ในขั้นตอนการชั่งอัตโนมัติเว้นแต่เป็นการทดสอบเครื่องชั่ง(ค)สิ่งของที่ยังคงค้างอยู่ในส่วนรับน้ำหนักหลังจากส่งจ่ายออกไปในรอบการชั่งหนึ่งๆต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการชั่งครั้งต่อไป(ง) ถ้าระบบการชั่งมีระบบกำจัดฝุ่นระบบกำจัดฝุ่นนั้นต้องไม่มีผลต่อความถูกต้องของเครื่องชั่ง(๙) ส่วนตั้งศูนย์ในกรณีของเครื่องชั่งที่ไม่มีการทดน้ำหนักหลังจากทำการชั่งและส่งจ่ายสิ่งของออกไปแต่ละรอบการชั่งส่วนตั้งศูนย์ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(ก) ส่วนตั้งศูนย์ต้องสามารถทำการตั้งศูนย์ได้เที่ยงตรงโดยมีความคลาดเคลื่อนฝ่ายมากหรือฝ่ายน้อยไม่เกิน ๐.๒๕เท่าของค่าขั้นหมายมาตราที่เล็กที่สุดของส่วนแสดงค่า(ข) พิสัยการตั้งศูนย์ต้องมีค่าไม่เกินร้อยละ ๔ของพิกัดกำลังสูงสุด(ค) การทำงานอัตโนมัติของเครื่องชั่งต้องหยุดทันทีถ้าการแสดงค่าศูนย์เปลี่ยนแปลงไป ดังต่อไปนี้๑)ตั้งแต่ค่าขั้นหมายมาตรารวมผลขึ้นไป สำหรับเครื่องชั่งที่มีส่วนตั้งศูนย์อัตโนมัติหรือ๒)ตั้งแต่กึ่งหนึ่งของค่าขั้นหมายมาตรารวมผลขึ้นไปสำหรับเครื่องชั่งที่มีส่วนตั้งศูนย์กึ่งอัตโนมัติหรือส่วนตั้งศูนย์ไม่อัตโนมัติ(๑๐) เครื่องชั่งที่มีส่วนควบคุมการแสดงค่าส่วนรับน้ำหนักของเครื่องชั่งต้องมีที่วางตุ้มน้ำหนักแบบมาตราเพื่อทดสอบเครื่องชั่งได้ตามตารางดังต่อไปนี้พิกัดกำลังสูงสุด(Max)น้ำหนักต่ำสุดของตุ้มน้ำหนักแบบมาตราMax ๕ เมตริกตันMax๕ เมตริกตัน < Max < ๒๕ เมตริกตัน๕ เมตริกตัน๒๕ เมตริกตัน < Max ๕๐ เมตริกตันร้อยละ ๒๐ ของ Max๕๐ เมตริกตัน < Max๑๐ เมตริกตัน(๑๑) ส่วนแสดงค่ารวมและส่วนพิมพ์ค่า(ก) เครื่องชั่งต้องมีส่วนแสดงค่ารวมหลัก(ข) ในกรณีที่เครื่องชั่งมีส่วนพิมพ์ค่าส่วนแสดงค่ารวมหลักต้องไม่สามารถตั้งกลับไปแสดงค่าศูนย์ได้หากส่วนพิมพ์ค่ายังไม่พิมพ์ค่าน้ำหนักรวมซึ่งแสดงไว้ครั้งสุดท้ายอย่างอัตโนมัติก่อน(ค) ในกรณีที่เครื่องชั่งมีส่วนพิมพ์ค่าหากการทำงานอัตโนมัติของเครื่องชั่งหยุดลงส่วนพิมพ์ค่าต้องพิมพ์ค่าน้ำหนักรวมที่แสดงไว้ครั้งสุดท้ายอย่างอัตโนมัติ(ง) ค่าขั้นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมทุกส่วนต้องมีค่าเท่ากันยกเว้นส่วนแสดงค่ารวมเสริม(จ) ค่าขั้นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมเสริมต้องมีค่าอย่างน้อยที่สุดเท่ากับ ๑๐ เท่า ของค่าขั้นหมายมาตรารวมผล(๑๒)เครื่องชั่งต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ไว้บนตัวเครื่องโดยต้องทำให้อ่านง่ายชัดเจนและลบเลือกยาก(ก) ชั้นความเที่ยง(ข) พิกัดกำลังสูงสุด(ค) พิกัดกำลังต่ำสุด(ง) น้ำหนักชั่งรวมได้ต่ำสุด(จ) ค่าขั้นหมายมาตรารวมผล(๑๓) ถ้าเครื่องชั่งมีส่วนประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ให้นำความในข้อ ๑๙ (๑๔)มาใช้บังคับโดยอนุโลมส่วนที่ ๓ตุ้มน้ำหนัก ข้อ๔๐ ตุ้มน้ำหนักต้องทำด้วยโลหะหรือโลหะผสมอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีความแข็งไม่น้อยกว่าความแข็งของทองเหลืองเว้นแต่(๑) ตุ้มน้ำหนักที่มีขนาดอัตราน้ำหนักต่ำกว่า ๑ กรัมจะทำด้วยอะลูมิเนียมก็ได้(๒) ตุ้มน้ำหนักที่มีขนาดอัตราน้ำหนักต่ำกว่า ๕๐ กรัมห้ามทำด้วยเหล็ก ยกเว้นเหล็กกล้าไร้สนิมข้อ๔๑ ตุ้มน้ำหนักต้องมีดลภาคเกลี้ยงจะทำเป็นรูปทรงกระบอก หรือเหลี่ยม หรือแผ่น หรือเป็นเส้นลวดหรือรูปทรงอื่นใดที่คล้ายคลึงกันก็ได้ตุ้มน้ำหนักที่มีขนาดอัตราน้ำหนักสูงกว่า๑ กรัม ต้องไม่มีแง่หรือมุมที่คมข้อ๔๒ ตุ้มน้ำหนักต้องไม่เคลือบด้วยวัสดุที่หนาอ่อนหรือเปราะตุ้มน้ำหนักที่เป็นสนิมง่ายต้องป้องกันสนิมโดยการ เคลือบ ชุบ ทาสี หรือโดยวิธีอื่นใดที่ป้องกันสนิมได้ข้อ๔๓ตุ้มน้ำหนักที่มีรูไว้สำหรับใส่วัสดุปรับน้ำหนักเพื่อทำให้ตุ้มน้ำหนักตรงอัตรานั้นต้องทำให้มีลักษณะที่ใส่วัสดุปรับน้ำหนักได้พอดีหรือไม่หลุดออกได้โดยง่ายวัสดุปรับน้ำหนักตามวรรคหนึ่งให้ทำด้วยโลหะและห้ามยื่นพ้นดลภาคของตุ้มน้ำหนักข้อ๔๔ ตุ้มน้ำหนักที่มีห่วงหิ้วห่วงหิ้วนั้นต้องไม่สามารถถอดแยกออกไปจากตุ้มน้ำหนักได้ข้อ๔๕ตุ้มน้ำหนักที่มีขนาดอัตราน้ำหนักต่ำกว่า ๑ กรัมต้องแสดงอัตราน้ำหนักด้วยจุด ขีด ตัวเลข หรือวิธีหนึ่งวิธีใดที่เป็นมาตรฐานสากลข้อ๔๖อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังของตุ้มน้ำหนักที่ไม่ได้ใช้ชั่งอัญมณีให้มีฝ่ายมากเท่านั้นตามตารางดังต่อไปนี้ขนาดอัตราน้ำหนักอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด๕๐ กิโลกรัม๒๐ กิโลกรัม๑๐ กิโลกรัม๕ กิโลกรัม๒ กิโลกรัม๑ กิโลกรัม๕๐๐ กรัม๒๐๐ กรัม๑๐๐ กรัม๕๐ กรัม๒๐ กรัม๑๐ กรัม๕ กรัม๒ กรัม๑ กรัม๒๕ กรัม๑๐ กรัม๕ กรัม๒.๕ กรัม๑ กรัม๕๐๐ มิลลิกรัม๒๕๐ มิลลิกรัม๑๐๐ มิลลิกรัม๕๐ มิลลิกรัม๓๐ มิลลิกรัม๒๕ มิลลิกรัม๒๐ มิลลิกรัม๑๕ มิลลิกรัม๑๒ มิลลิกรัม๑๐ มิลลิกรัมข้อ๔๗อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังของตุ้มน้ำหนักที่ใช้ชั่งอัญมณีให้มีฝ่ายมากเท่านั้นตามตารางดังต่อไปนี้ขนาดอัตราน้ำหนักอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด๕๐๐ กะรัต หรือ ๑๐๐ กรัม๒๐๐ กะรัต หรือ ๔๐ กรัม๑๐๐ กะรัต หรือ ๒๐ กรัม๕๐ กะรัต หรือ ๑๐ กรัม๒๐ กะรัต หรือ ๔ กรัม๑๐ กะรัต หรือ ๒ กรัม๕ กะรัต หรือ ๑ กรัม๒ กะรัต หรือ ๔๐๐ มิลลิกรัม๑ กะรัต หรือ ๒๐๐ มิลลิกรัม๕ เดซิกะรัต หรือ ๑๐๐ มิลลิกรัม๒ เดซิกะรัต หรือ ๔๐ มิลลิกรัม๑ เดซิกะรัต หรือ ๒๐ มิลลิกรัม๕ เซนติกะรัต หรือ ๑๐ มิลลิกรัม๒ เซนติกะรัต หรือ ๔ มิลลิกรัม๑ เซนติกะรัต หรือ ๒ มิลลิกรัม๓๐ มิลลิกรัม๒๕ มิลลิกรัม๑๕ มิลลิกรัม๑๐ มิลลิกรัม๖ มิลลิกรัม๓ มิลลิกรัม๒ มิลลิกรัม๑ มิลลิกรัม๑ มิลลิกรัม๑ มิลลิกรัม๐.๕ มิลลิกรัม๐.๕ มิลลิกรัม๐.๕ มิลลิกรัม๐.๒ มิลลิกรัม๐.๒ มิลลิกรัมข้อ๔๘อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการตรวจสอบตุ้มน้ำหนักทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยให้มีค่าตามที่กำหนดไว้สำหรับตุ้มน้ำหนักชนิดนั้นๆ หมวด ๓เครื่องตวง ส่วนที่ ๑เครื่องตวงของเหลว ข้อ๔๙เครื่องตวงของเหลวชนิดที่ไม่มีขั้นหมายมาตราต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้(๑) ตัวเครื่องตวงต้องทำด้วยแก้ว โลหะโดยโลหะนั้นต้องหนาพอที่จะไม่ให้เครื่องตวงนั้นเสียรูปทรงได้ง่ายหรือวัสดุอื่นใดที่สำนักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ใช้แทนกันได้(๒)พิกัดกำลังของเครื่องตวงต้องแสดงไว้ที่ด้านนอกของเครื่องให้เห็นได้ชันเจนและมีลักษณะถาวร โดยต้องกำหนดด้วยการเติมของเหลวเสมอริม หรือโดยการแสดงแผ่น แท่งหรือเส้น ณ จุดที่บอกปริมาตรสูงสุดของเครื่องตวงนั้น โดยไม่รวมส่วนที่เป็นปริมาตรของปากของเครื่องตวงนั้น(๓) ถ้ามีปลอกรัดเพื่อให้เครื่องตวงนั้นมั่นคงปลอกรัดนั้นต้องติดแน่นอยู่ภายนอกเครื่องห้ามมีรอยขีดไว้ภายในเครื่องเป็นส่วนแบ่งขั้นหมายมาตรา(๔) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด(ก) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังให้มีฝ่ายมากได้ไม่เกินที่กำหนดไว้ตามตารางดังต่อไปนี้พิกัดกำลังอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด๒๐ ลิตร๑๐ ลิตร๕ ลิตร๒ ลิตร๑ ลิตร๕๐๐ มิลลิลิตร๒๐๐ มิลลิลิตร๑๐๐ มิลลิลิตร๕๐ มิลลิลิตร๗๕ มิลลิลิตร๕๐ มิลลิลิตร๒๕ มิลลิลิตร๑๐ มิลลิลิตร๕ มิลลิลิตร๕ มิลลิลิตร๒ มิลลิลิตร๒ มิลลิลิตร๑ มิลลิลิตร(ข)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังให้มีฝ่ายน้อยได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของฝ่ายมากข้อ๕๐เครื่องตวงของเหลวชนิดที่มีขั้นหมายมาตราต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(๑) ต้องมีรูปทรงกระบอก(๒) ตัวเครื่องตวงให้ทำด้วยแก้วหรือวัสดุอื่นใดที่สำนักงานกลางตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ใช้แทนกันได้(๓)ตัวเครื่องตวงต้องมีความหนาสม่ำเสมอและสามารถทำให้มองเห็นระดับของของเหลวที่บรรจุอยู่ข้างในได้(๔) เมื่อวัดระยะภายในของเครื่องตวงจากก้นเครื่องตวงถึงขีดขั้นหมายมาตราสูงสุดต้องมีระยะไม่น้อยกว่า๕ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของเครื่องตวง(๕)ฐานตั้งเครื่องตวงต้องอยู่ในแนวตั้งฉากกับแนวดิ่งของเครื่องตวง และต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะไม่ทำให้เครื่องตวงซึ่งว่างเปล่าล้มเมื่อวางเครื่องตวงบนพื้นเอียงซึ่งทำมุม๑๕ องศากับพื้นราบ(๖)ขีดขั้นหมายมาตราต้องตั้งฉากกับแนวดิ่งของเครื่องตวงขีดขั้นหมายมาตราทุกขีดต้องขนานกัน มีความหนาสม่ำเสมอ เห็นชัดเจน อ่านง่ายและมีลักษณะถาวร(๗)ต้องมีข้อความหรือเครื่องหมายที่แสดงว่าเครื่องตวงใช้สำหรับจ่าย เช่น to deliver หรือ TD หรือ Ex หรือเครื่องตวงใช้สำหรับรับ เช่น to contain TC หรือ Inและให้แสดงอุณหภูมิอ้างอิงของเครื่องตวงนั้นด้วย(๘)ขั้นหมายมาตราหลักต้องแสดงค่าปริมาตรให้เห็นชัดเจน อ่านง่าย และมีลักษณะถาวร(๙)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังสำหรับเครื่องตวงของเหลวชนิดที่มีขั้นหมายมาตราแสดงปริมาตรเดียวและเครื่องตวงของเหลวชนิดที่มีขั้นหมายมาตราแสดงปริมาตรหลายปริมาตรทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยให้เป็นไปตามตารางใน(ก) หรือ (ข) แล้วแต่กรณี ดังต่อไปนี้(ก) เครื่องตวงของเหลวชนิดที่มีขั้นหมายมาตราแสดงปริมาตรเดียวพิกัดกำลังอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับจ่ายสำหรับรับไม่เกิน ๓๐ มิลลิลิตร๐.๐๖ มิลลิลิตรมากกว่า ๓๐ มิลลิลิตร ไม่เกิน ๕๐ มิลลิลิตร๐.๑ มิลลิลิตรมากกว่า ๕๐ มิลลิลิตร ไม่เกิน ๑๐๐ มิลลิลิตร๐.๔ มิลลิลิตร๐.๒ มิลลิลิตรมากกว่า ๑๐๐ มิลลิลิตร ไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิลิตร๑ มิลลิลิตร๐.๕ มิลลิลิตรมากกว่า ๒๕๐ มิลลิลิตร ไม่เกิน ๔๐๐ มิลลิลิตร๒ มิลลิลิตร๑.๐ มิลลิลิตรมากกว่า ๔๐๐ มิลลิลิตร ไม่เกิน ๖๐๐ มิลลิลิตร๓ มิลลิลิตร๑.๕ มิลลิลิตรมากกว่า ๖๐๐ มิลลิลิตร ไม่เกิน ๑๐๐๐ มิลลิลิตร๕ มิลลิลิตร๒.๕ มิลลิลิตรมากกว่า ๑๐๐๐ มิลลิลิตร ไม่เกิน ๑๕๐๐ มิลลิลิตร๘ มิลลิลิตร๔.๐ มิลลิลิตรมากกว่า ๑๕๐๐ มิลลิลิตร ไม่เกิน ๒๐๐๐ มิลลิลิตร๑๐ มิลลิลิตร๕.๐ มิลลิลิตร(ข) เครื่องตวงของเหลวชนิดที่มีขั้นหมายมาตราแสดงปริมาตรหลายปริมาตรเครื่องตวงพิกัดกำลังไม่เกิน ๒๐๐๐ มิลลิลิตรอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับจ่ายเท่ากับปริมาตรของขีดขั้นหมายมาตราเล็กที่สุดสำหรับรับเท่ากับกึ่งหนึ่งของปริมาตรของขีดขั้นหมายมาตราเล็กที่สุดข้อ๕๑ เครื่องตวงวัดน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเครื่องต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(๑) ตัวเครื่องตวงต้องทำด้วยโลหะที่เหมาะสมและต้องทำเป็นรูปเหยือกซึ่งเมื่อตะแคง ๑๒๐ องศาจากแนวดิ่งแล้วน้ำมันในเครื่องตวงต้องไหลออกได้หมด(๒)พิกัดกำลังของเครื่องตวงต้องกำหนดด้วยการเติมของเหลวเสมอคอคอดกับต้องมีตัวหนังสือแสดงขนาดพิกัดกำลังให้เห็นชัดเจนอ่านได้ง่าย และมีลักษณะถาวรติดอยู่ภายในปากเสริมเหนือคอคอด(๓)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลัง ให้มีฝ่ายมากเท่านั้นตามตารางดังต่อไปนี้พิกัดกำลังอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด๒๐ ลิตร๑๐ ลิตร๕ ลิตร๒ ลิตร๑ ลิตร๕๐๐ มิลลิลิตร๗๕ มิลลิลิตร๕๐ มิลลิลิตร๒๕ มิลลิลิตร๑๐ มิลลิลิตร๕ มิลลิลิตร๕ มิลลิลิตรข้อ๕๒เครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดสูบต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(๑) ตัวเครื่องต้องทำด้วยแก้วใสหรือวัสดุอื่นใดที่สำนักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ใช้แทนกันได้(๒) แท่นรับตัวเครื่องต้องทำด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใดที่สำนักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ใช้แทนกันได้โดยเมื่อเปิดเครื่องตวงจนถึงขั้นหมายมาตราขั้นสุดท้ายแล้วต้องไม่มีน้ำมันเหลือติดค้างอยู่อีก(๓) ขั้นหมายมาตราแสดงปริมาตรน้ำมันต้องแสดงให้เห็นชัดเจนอ่านง่าย และมีลักษณะถาวร(๔) ใช้ความดันในการอัดส่งน้ำมันเข้าไปในเครื่องตวง(๕)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังให้มีฝ่ายมากเท่านั้นตามตารางดังต่อไปนี้พิกัดกำลังอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด๕ ลิตร๔ ลิตร๓ ลิตร๒ ลิตร๑ ลิตร๒๕ มิลลิลิตร๒๐ มิลลิลิตร๑๕ มิลลิลิตร๑๐ มิลลิลิตร๕ มิลลิลิตรข้อ๕๒/๑[๔]เครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดสูบที่มีอุปกรณ์เป็นเครื่องหยอดเหรียญสอดธนบัตรหรือบัตรเครดิต นอกจากต้องมีลักษณะตามข้อ ๕๒ แล้ว อุปกรณ์ที่เป็นเครื่องหยอดเหรียญสอดธนบัตรหรือบัตรเครดิตต้องมีลักษณะเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้(๑)เครื่องหยอดเหรียญ สอดธนบัตรหรือบัตรเครดิตต้องมีลักษณะเป็นกลไกสำหรับควบคุมการอัดส่งน้ำมันเข้าไปในเครื่องตวง(๒)เครื่องหยอดเหรียญ สอดธนบัตร หรือบัตรเครดิตต้องมีส่วนแสดงค่าจำนวนเงินทั้งหมดที่เครื่องได้รับในการอัดส่งน้ำมันเข้าไปในเครื่องตวงแต่ละครั้งไว้บนตัวเครื่องในบริเวณที่สามารถอ่านได้ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจนส่วนที่ ๒เครื่องตวงของแห้ง ข้อ๕๓ เครื่องตวงของแห้งต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(๑) ตัวเครื่องตวงของแห้งต้องทำด้วยวัสดุที่คงรูปไม่ว่าจะเป็นโลหะโลหะผสม ไม้แข็งหรือวัสดุอื่นใดที่สำนักงานกลางตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ใช้แทนกันได้(๒)เครื่องตวงของแห้งที่ทำด้วยไม้ต้องมีปลอกโลหะรัดทั้งปากและก้นโดยให้อยู่ในลักษณะมั่นคงและต้องไม่ทำขึ้นจากไม้ทั้งท่อนหรือไม้ที่ฉุอุ้มน้ำ(๓) เครื่องตวงของแห้งนอกจากเครื่องตวงตาม (๕)ต้องแสดงพิกัดกำลังของเครื่องไว้ที่ด้านนอกของเครื่อง ให้เห็นได้ชัดเจน อ่านง่ายและมีลักษณะถาวร(๔) เครื่องตวงของแห้งต้องทำเป็นรูปทรงกระบอกและมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายในประมาณเท่ากับเส้นลึก(๕) เครื่องตวงชนิดสานด้วยไม้ไผ่และหวายต้องมีลักษณะ(ก) ตัวเครื่องตวงชนิดนี้ต้องสานให้ถี่และแน่นและมีลักษณะแข็งแรงไม่เสียรูปทรงง่ายเนื่องจากแรงกดบีบขอบบนต้องทำเป็นวงกลมติดแน่นประจำอยู่กับตัวเครื่อง และต้องหุ้มด้วยโลหะโลหะที่หุ้มนั้น ทั้งด้านในและด้านนอกเครื่อง ต้องกว้างด้านละอย่างน้อย ๕เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของขอบประมาณ ๓๐ เซนติเมตร(ข) เครื่องตวงชนิดนี้ ให้ทำขนาดที่มีพิกัดกำลัง ๒๐ลิตร (หนึ่งสัดหลวง) ได้เพียงขนาดเดียว(ค) เครื่องตวงชนิดนี้ต้องชุบน้ำมันยางให้ชุ่ม(ง) พิกัดกำลังของเครื่องนั้นต้องแสดงให้เห็นได้ชัดเจน อ่านง่าย และมีลักษณะถาวรไว้บนขอบโลหะด้านนอกเครื่องและให้แสดงเป็นตัวเลขไทยเท่านั้น(จ)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังของเครื่องตวงชนิดนี้ให้มีฝ่ายมากเท่านั้น และต้องไม่เกิน ๑๘๐ มิลลิลิตร(ฉ) ลักษณะของเครื่องตวงชนิดนี้จะต้องไม่เสียรูปทรงหรือชำรุดเสียหายจนทำให้ผลการตวงผิดไป(๖)ให้กำหนดพิกัดกำลังโดยเติมของให้เต็มเปี่ยมริมและห้ามมีส่วนแบ่งมาตรา(๗) เครื่องตวงของแห้งนั้นห้ามทำชนิดใช้ตวงได้สองทางในลักษณะนำส่วนก้นใส่ตวงของได้ไม่ว่าจะโดยจุเท่ากันทั้งสองข้างหรือต่างส่วนกันก็ตาม(๘) เครื่องตวงของแห้งนั้นห้ามใช้ชนิดที่ถอดหรือเลื่อนก้นได้(๙)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังของเครื่องตวงของแห้งนอกจากเครื่องตวงตาม(๕) ให้มีฝ่ายมากเท่านั้นและมีค่าไม่เกินที่กำหนดไว้ตามตารางดังต่อไปนี้พิกัดกำลังอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด๕๐ ลิตร๔๐ ลิตร (๒ สัดหลวง)๒๐ ลิตร (๑ สัดหลวง)๑๐ ลิตร๕ ลิตร๒ ลิตร๑ ลิตร (๑ ทะนานหลวง)๕๐๐ มิลลิลิตร๒๐๐ มิลลิลิตร๑๐๐ มิลลิลิตร๕๐ มิลลิลิตร๒๕๐ มิลลิลิตร๒๐๐ มิลลิลิตร๑๖๐ มิลลิลิตร๑๐๐ มิลลิลิตร๕๐ มิลลิลิตร๒๐ มิลลิลิตร๑๐ มิลลิลิตร๑๐ มิลลิลิตร๕ มิลลิลิตร๕ มิลลิลิตร๒ มิลลิลิตรหมวด ๔เครื่องวัด ส่วนที่ ๑บททั่วไป ข้อ๕๔ ในหมวดนี้สภาวะทำงานปกติ หมายความว่าสภาวะที่การใช้งานของมาตรวัดยังคงให้ผลถูกต้องอยู่ในค่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดเช่น ชนิดของของเหลวหรือก๊าซ ความหนาแน่นของของเหลวหรือก๊าซความหนืดของของเหลวหรือก๊าซ อุณหภูมิและความดันของของเหลวหรือก๊าซรวมทั้งข้อกำหนดอื่นๆ ที่มีผลต่อการทำงานของเครื่องวัดสภาวะพื้นฐาน หมายความว่าสภาวะของของเหลวหรือก๊าซที่ถูกวัด ซึ่งปริมาตรของของเหลวหรือก๊าซที่วัดได้ถูกแปลงค่าไปยังสภาวะนั้นๆเช่น อุณหภูมิพื้นฐาน และความดันพื้นฐาน โดยกำหนดให้อุณหภูมิพื้นฐานเป็น ๐องศาเซลเซียส ๑๕ องศาเซลเซียส ๒๐ องศาเซลเซียส หรือ ๓๐ องศาเซลเซียสและความดันพื้นฐานเป็น ๑๐๑.๓๒๕ กิโลพาสคัลสภาวะขณะวัด หมายความว่า สภาวะของของเหลวหรือก๊าซซึ่งถูกวัดปริมาตรขณะนั้น เช่น อุณหภูมิและความดันของของเหลวหรือก๊าซขณะทำการวัดปริมาตรช่องขั้นหมายมาตรา หมายความว่าระยะระหว่างสองขั้นหมายมาตราที่ติดต่อกันโดยวัดตามแนวกึ่งกลางของขั้นหมายมาตราที่เล็กที่สุดพิกัดกำลัง หมายความว่า ระยะความยาวระหว่างขั้นหมายมาตราศูนย์ถึงขั้นหมายมาตราสูงสุดโดยไม่รวมขั้นหมายมาตราเผื่อขั้นหมายมาตราเผื่อ หมายความว่าขั้นหมายมาตราที่แสดงค่ากำกับถัดจากขั้นหมายมาตราสูงสุด แต่ต้องยาวไม่เกินกว่า ๔๐เซนติเมตรส่วนตรวจวัดระดับของของเหลว หมายความว่าส่วนที่ทำหน้าที่ตรวจวัดระดับของของเหลวและส่งข้อมูลไปยังส่วนแสดงค่าโดยตรงหรือผ่านส่วนถ่ายทอดสัญญาณซึ่งมี ๒ แบบ คือ(๑) ส่วนตรวจวัดระดับของของเหลวแบบเคลื่อนที่ ได้แก่ส่วนตรวจวัดระดับของของเหลวซึ่งสัมผัสโดยตรงกับของเหลวภายในถังและเคลื่อนที่ในแนวดิ่งไปพร้อมกับระดับของของเหลวที่เปลี่ยนแปลง(๒) ส่วนตรวจวัดระดับของของเหลวแบบไม่เคลื่อนที่ได้แก่ ส่วนตรวจวัดระดับของของเหลวซึ่งติดตั้งอยู่กับที่มีส่วนส่งสัญญาณคลื่นไปกระทบกับผิวของของเหลวแล้วสะท้อนกลับมายังส่วนรับสัญญาณคลื่นของเครื่องวัดระบบการวัดปริมาตรของเหลว หมายความว่าระบบที่ประกอบด้วยมาตรวัดปริมาตรของเหลว อุปกรณ์ควบ และอุปกรณ์เสริมระบบการวัดมวลของเหลว[๕] (ยกเลิก)ระบบการวัดมวล[๖] หมายความว่า ระบบที่ประกอบด้วยมาตรวัดมวลโดยตรงอุปกรณ์ควบและอุปกรณ์เสริมอุปกรณ์ควบ หมายความว่าอุปกรณ์ใช้งานพิเศษเฉพาะเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลของการวัด เช่น ส่วนตั้งศูนย์ส่วนพิมพ์ค่า ส่วนแสดงราคา ส่วนแสดงผลรวม ส่วนแปลงค่าหรือส่วนตั้งปริมาณจ่ายล่วงหน้าอุปกรณ์เสริม หมายความว่าส่วนหรืออุปกรณ์ที่นอกเหนือจากอุปกรณ์ควบที่จำเป็นต้องใช้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในผลการวัดอย่างถูกต้องหรือมุ่งใช้เพื่อช่วยให้การดำเนินการในการวัดสะดวกยิ่งขึ้นหรือเป็นอุปกรณ์ที่มีผลกระทบต่อความแม่นยำในการวัด เช่น เครื่องจำกัดไอ ไส้กรองปั๊ม วาล์ว หรือท่อปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบ[๗] หมายความว่าปริมาณน้อยที่สุดที่ระบบการวัดปริมาณของของเหลวหรือก๊าซที่มีสถานะเป็นไอสามารถวัดได้อย่างถูกต้องเว้นแต่(๑)ระบบการวัดปริมาณของของเหลวที่มีไว้เพื่อจ่ายของเหลวหรือระบบการวัดปริมาณของก๊าซที่มีสถานะเป็นไอที่มีไว้เพื่อจ่ายก๊าซที่มีสถานะเป็นไอในสองกรณีนี้ ปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบ คือ ปริมาณจ่ายต่ำสุดของระบบ(๒)ระบบการวัดปริมาณของของเหลวที่มีไว้เพื่อรับของเหลวหรือระบบการวัดปริมาณของก๊าซที่มีสถานะเป็นไอที่มีไว้เพื่อรับก๊าซที่มีสถานะเป็นไอในสองกรณีนี้ ปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบ คือ ปริมาณรับต่ำสุดของระบบความในวรรคหนึ่ง(๑) และ (๒) ให้ใช้บังคับเมื่อปริมาณที่วัดมีหน่วยเป็นปริมาตร สำหรับมาตรวัดปริมาตรของเหลวมาตรวัดปริมาตรน้ำ หรือมาตรวัดปริมาตรก๊าซที่มีสถานะเป็นไอและปริมาณที่วัดมีหน่วยเป็นน้ำหนัก สำหรับมาตรวัดมวลโดยตรงมาตรวัดที่ใช้ในการขายปลีก หมายความว่ามาตรวัดที่ใช้ในการวัดปริมาณการส่งจ่ายของเหลวโดยปกติไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร ต่อการส่งจ่าย๑ ครั้งมาตรวัดที่ใช้ในการขายส่ง หมายความว่ามาตรวัดที่ใช้ในการวัดปริมาณการส่งจ่ายของเหลวที่นอกเหนือจากมาตรวัดที่ใช้ในการขายปลีกช่วงอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด หมายความว่าค่าความแตกต่างของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดระหว่างค่าสูงที่สุดของฝ่ายมากและค่าต่ำที่สุดของฝ่ายน้อยพิสัยความคลาดเคลื่อน หมายความว่าค่าความแตกต่างที่มากที่สุดของค่าความคลาดเคลื่อนที่วัดได้อัตราการไหล หมายความว่า ปริมาณของของเหลว น้ำหรือก๊าซ ที่ไหลผ่านมาตรวัดต่อหนึ่งหน่วยเวลาอัตราการไหลสูงสุด[๘] หมายความว่า อัตราการไหลสูงสุดที่มาตรวัดสามารถทำงานได้โดยไม่เกิดความเสียหายกับตัวมาตรวัดและความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดไม่เกินไปกว่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กำหนดอัตราการไหลระบุ หมายความว่าอัตราการไหลที่มาตรวัดทำงานอย่างปกติทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องได้โดยความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดไม่เกินไปกว่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กำหนดและอัตราการไหลระบุมีค่าเป็น๐.๕ เท่าของอัตราการไหลสูงสุดอัตราการไหลต่ำสุดหมายความว่า อัตราการไหลต่ำสุดที่มาตรวัดสามารถทำงานได้ โดยความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดไม่เกินไปกว่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กำหนดอัตราการไหลเปลี่ยนช่วง หมายความว่า ค่าอัตราการไหลที่แบ่งช่วงการไหลข้างต่ำและช่วงการไหลข้างสูงและเป็นจุดที่เปลี่ยนค่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กำหนดตามช่วงการไหลนั้นๆช่วงการไหลข้างต่ำ หมายความว่าช่วงการไหลที่ต่ำกว่าอัตราการไหลเปลี่ยนช่วงไปจนถึงอัตราการไหลต่ำสุดช่วงการไหลข้างสูง หมายความว่าช่วงการไหลตั้งแต่อัตราการไหลเปลี่ยนช่วงและไม่เกินกว่าอัตราการไหลสูงสุดขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง หมายความว่าขั้นหมายมาตราของส่วนแสดงค่าแบบแอนะล็อกหรือส่วนที่ละเอียดที่สุดของส่วนแสดงค่าแบบดิจิทัลและแบบกึ่งดิจิทัล ที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดและยังสามารถอ่านค่าได้ปริมาตร ๑ รอบวัด หมายความว่าปริมาตรของก๊าซเนื่องจากผลการวัดของมาตรวัดจบรอบการทำงานของส่วนวัดค่าความคลาดเคลื่อนของการแสดงค่า หมายความว่าผลต่างของค่าปริมาตรซึ่งแสดงโดยส่วนแสดงค่ากับค่าปริมาตรจริงของก๊าซ โดยแสดงค่าเป็นร้อยละส่วนที่ ๒เครื่องวัดความยาว ข้อ๕๕เครื่องวัดความยาวต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(๑) เครื่องวัดความยาวนั้นให้ทำด้วยโลหะ ไม้เนื้อแข็งใยสังเคราะห์หรือวัสดุอื่นใดที่สำนักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ใช้แทนกันได้(๒) เครื่องวัดความยาวชนิดบรรทัดตรงที่ทำด้วยไม้หรือวัสดุอื่นใดที่สำนักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันถ้ายาวตั้งแต่ ๑ เมตรขึ้นไปให้หุ้มปลายทั้งสองของเครื่องวัดความยาวอย่างแน่นหนาด้วยโลหะที่มีความแข็งไม่น้อยกว่าความแข็งของทองเหลืองและหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร(๓)เครื่องวัดความยาวชนิดบรรทัดตรง ต้องทำให้เกลี้ยงเรียบ ตรง หรือพับม้วนไม่ได้(๔)เครื่องวัดความยาวที่พับได้ต้องทำให้ทุกส่วนหยุดลงรอยต่อกันพอดีเมื่อกางขึงออก(๕) ขั้นหมายมาตรา(ก) ความยาวของขั้นหมายมาตราใหญ่ต้องเห็นได้ชัดเจนอ่านง่าย มีลักษณะถาวรและยาวกว่าขั้นหมายมาตราเล็ก(ข)ความกว้างของขั้นหมายมาตราต้องไม่กว้างกว่ากึ่งหนึ่งของช่องขั้นหมายมาตราเล็กสุดและไม่เกิน ๐.๗๕ มิลลิเมตร ถ้าช่องขั้นหมายมาตรากว้างมากกว่า๒ เซนติเมตร ความกว้างของขั้นหมายมาตราต้องไม่มากกว่า ๒ มิลลิเมตร(ค) ขั้นหมายมาตราทั้งปวงต้องทำให้ได้มุมฉากกับริมของเครื่องวัดความยาว(ง) ค่าขั้นหมายมาตราต้องมีค่า ๑ x ๑๐k หรือ ๒ x ๑๐k หรือ ๕ x ๑๐k เมตรโดยที่ k เป็นเลขจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ หรือศูนย์(๖)พิกัดกำลังของเครื่องวัดความยาวจะต้องมีค่าเท่ากับ ๐.๕ เมตร๑ เมตร ๑.๕ เมตร ๒ เมตร ๒.๕ เมตร ๓เมตร ๓.๕ เมตร ๔ เมตร ๔.๕ เมตร ๕ เมตร๕.๕ เมตร ๖ เมตร ๖.๕ เมตร ๗ เมตร ๗.๕ เมตร ๘ เมตร ๘.๕ เมตร ๙ เมตร ๙.๕ เมตร หรือค่าเลขจำนวนเต็มคูณด้วย ๕ เมตร ค่าใดค่าหนึ่ง(๗)เครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะม้วนกลับอัตโนมัติ ให้มีพิกัดกำลังตาม (๖) แต่ไม่เกิน ๑๐ เมตร(๘) เครื่องวัดความยาวชนิดบรรทัดตรงให้มีพิกัดกำลังตาม (๖) แต่ไม่เกิน ๕เมตร(๙)เครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบที่ทำด้วยใยแก้วสังเคราะห์หรือวัสดุอื่นใดที่สำนักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ใช้แทนกันได้ให้มีพิกัดกำลังตาม (๖) แต่ไม่เกิน ๑๐๐เมตร และต้องทนแรงดึงได้ถึง ๒ กิโลกรัม(๑๐) เครื่องวัดความยาวชนิดพับได้ ให้มีพิกัดกำลังตาม(๖) แต่ไม่เกิน ๕ เมตร(๑๑) เครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะและโซ่ให้มีพิกัดกำลังตาม (๖)โดยเริ่มตั้งแต่ ๕ เมตร และไม่เกิน ๒๐๐ เมตร และต้องทนแรงดึงได้ถึง ๕ กิโลกรัม(๑๒) เครื่องวัดความยาวชนิดสายแถบโลหะที่ประกอบกับลูกดิ่งให้มีพิกัดกำลังตาม (๖)โดยเริ่มตั้งแต่ ๕ เมตร และไม่เกิน ๕๐ เมตรและต้องทนแรงดึงได้อย่างน้อยเท่ากับน้ำหนักของลูกดิ่ง(๑๓) เครื่องวัดความยาวตาม (๗) (๙) (๑๑) และ (๑๒)จะมีขั้นหมายมาตราเผื่อก็ได้(๑๔) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้(ก) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของช่องขั้นหมายมาตรา๑)สำหรับเครื่องวัดความยาวตาม (๗) (๘) (๑๑)และ (๑๒)ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยตามตารางดังต่อไปนี้ช่องขั้นหมายมาตราอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่เกิน ๑ มิลลิเมตรมากกว่า ๑ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑ เซนติเมตรมากกว่า ๑ เซนติเมตร๐.๒ มิลลิเมตร๐.๔ มิลลิเมตร๐.๕ มิลลิเมตร๒)สำหรับเครื่องวัดความยาวตาม (๙) และ (๑๐) ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยตามตารางดังต่อไปนี้ช่องขั้นหมายมาตราอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่เกิน ๑ มิลลิเมตรมากกว่า ๑ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑ เซนติเมตรมากกว่า ๑ เซนติเมตร๐.๓ มิลลิเมตร๐.๖ มิลลิเมตร๑.๐ มิลลิเมตร(ข) ช่องขั้นหมายมาตราสองช่องที่อยู่ติดกันต้องแตกต่างกันไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้๑)สำหรับเครื่องวัดความยาวตาม (๗) (๘) (๑๑)และ (๑๒)ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยตามตารางดังต่อไปนี้ช่องขั้นหมายมาตราอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่เกิน ๑ มิลลิเมตรมากกว่า ๑ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑ เซนติเมตรมากกว่า ๑ เซนติเมตร๐.๒ มิลลิเมตร๐.๔ มิลลิเมตร๐.๕ มิลลิเมตร๒)สำหรับเครื่องวัดความยาวตาม (๙) และ (๑๐) ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยตามตารางดังต่อไปนี้ช่องขั้นหมายมาตราอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่เกิน ๑ มิลลิเมตรมากกว่า ๑ มิลลิเมตร แต่ไม่เกิน ๑ เซนติเมตรมากกว่า ๑ เซนติเมตร๐.๓ มิลลิเมตร๐.๖ มิลลิเมตร๑.๐ มิลลิเมตร(ค)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและให้คำรับรองชั้นหลังระหว่างขั้นหมายมาตราสองขั้นหมายมาตราที่ไม่ติดกันและระหว่างขั้นหมายมาตราศูนย์ถึงขั้นหมายมาตราสูงสุด๑)สำหรับเครื่องวัดความยาวตาม (๗) (๘) (๑๑)และ (๑๒) ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยได้ไม่เกินกว่าค่าที่ได้จากการคำนวณตามสูตร๐.๓ + ๐.๒L มิลลิเมตรเมื่อ L เท่ากับค่าความยาวระหว่างขั้นหมายมาตราโดยมีค่าเป็นเลขจำนวนเต็มของหน่วยเมตรในกรณีที่ไม่เป็นเลขจำนวนเต็มให้ปัดขึ้นเป็นค่าของเลขจำนวนเต็ม๒)สำหรับเครื่องวัดความยาวตาม (๙) และ (๑๐)ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยได้ไม่เกินค่าที่ได้จากการคำนวณตามสูตร ๐.๖ + ๐.๔L มิลลิเมตร เมื่อ L เท่ากับค่าความยาวระหว่างขั้นหมายมาตราโดยมีค่าเป็นเลขจำนวนเต็มของหน่วยเมตรในกรณีที่ไม่เป็นเลขจำนวนเต็มให้ปัดขึ้นเป็นค่าของเลขจำนวนเต็ม(ง) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดระหว่างขั้นหมายมาตราบนลูกดิ่งที่ประกอบกับสายแถบโลหะกับขั้นหมายมาตราบนสายโลหะที่ระยะห่างไม่เกิน๑ เมตรนั้น ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยได้ไม่เกินกว่า ๐.๖มิลลิเมตรส่วนที่ ๒/๑เครื่องวัดความชื้นข้าว[๙] ข้อ๕๕/๑[๑๐] ในส่วนนี้ข้าว หมายความว่า ข้าวเปลือก ข้าวสาร หรือข้าวกล้องตัวอย่าง หมายความว่าตัวอย่างข้าวที่ใช้วัดหาปริมาณความชื้นปริมาณความชื้น หมายความว่าร้อยละของน้ำหนักน้ำในตัวอย่างต่อน้ำหนักตัวอย่างตารางแปลงค่า หมายความว่า ตาราง กราฟ แอบะคัสหรือสไลด์รูล์ ที่ใช้สำหรับแปลงค่าขั้นหมายมาตราสามัญที่แสดงโดยเครื่องวัดที่ไม่แสดงค่าโดยตรงเป็นค่าปริมาณความชื้นตารางแก้ไขค่า หมายความว่า ตาราง กราฟ แอบะคัสหรือสไลด์รูล์ที่ใช้สำหรับแก้ไขค่าปริมาณความชื้นหรือค่าขั้นหมายมาตราสามัญที่แสดงโดยเครื่องวัดความชื้นข้าวเนื่องจากผลกระทบจากอุณหภูมิของตัวอย่าง หรือจากสภาวะแวดล้อมค่าขั้นหมายมาตรา หมายความว่าค่าของขั้นหมายมาตราที่แสดงเป็นหน่วยของปริมาณความชื้นของข้าวกรณีที่เป็นการแสดงค่าแบบแอนะล็อก คือค่าที่แตกต่างกันของขั้นหมายมาตราสองขั้นที่ติดต่อกันกรณีที่เป็นการแสดงค่าแบบดิจิทัลหรือในตารางแปลงค่าคือค่าที่แตกต่างกันของสองค่าที่ต่อเนื่องกันขั้นหมายมาตราสามัญ หมายความว่าค่าที่แสดงผลของการวัดของเครื่องวัดที่ไม่แสดงค่าโดยตรงก่อนพิจารณาค่าปริมาณความชื้นจากตารางแปลงค่าซึ่งค่านี้จะไม่แสดงหน่วยข้อ๕๕/๒[๑๑]เครื่องวัดความชื้นข้าวต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(๑)เครื่องวัดต้องประกอบด้วยส่วนแสดงค่าหลักและอาจประกอบด้วยส่วนพิมพ์ค่าหลักด้วยก็ได้ในกรณีที่เครื่องวัดเป็นแบบเครื่องวัดที่แสดงค่าโดยตรงต้องแสดงผลของการวัดเป็นค่าปริมาณความชื้นและถ้าเครื่องวัดนี้ประกอบด้วยส่วนพิมพ์ค่าต้องพิมพ์ค่าเป็นค่าปริมาณความชื้นเช่นกันในกรณีที่เครื่องวัดเป็นแบบเครื่องวัดที่ไม่แสดงค่าโดยตรงผลลัพธ์ที่ได้หลังจากพิจารณาด้วยตารางแปลงค่าแล้วจะต้องแสดงผลของการวัดเป็นค่าปริมาณความชื้น(๒)ส่วนแสดงค่าแบบแอนะล็อก(ก)ความกว้างของขั้นหมายมาตราต้องไม่มากกว่าช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตรา(ข)ตัวชี้ค่าต้องมีขนาดความกว้างโดยประมาณเท่ากับความกว้างของขั้นหมายมาตรา(ค)ระยะห่างระหว่างตัวชี้ค่ากับระนาบของขั้นหมายมาตราต้องไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร(ง)ถ้าตัวชี้ค่าและขั้นหมายมาตราอยู่ต่างระนาบกันปลายของตัวชี้ค่าต้องยื่นไปทับแนวขั้นหมายมาตรา(จ)ถ้าตัวชี้ค่าอยู่ระนาบเดียวกันกับขั้นหมายมาตราระยะห่างระหว่างปลายของตัวชี้ค่ากับปลายสุดของขั้นหมายมาตรา ต้องไม่เกิน ๑มิลลิเมตร(๓)ส่วนแสดงค่าแบบดิจิทัล(ก)ขนาดของตัวเลขที่แสดงค่าปริมาณความชื้นต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ มิลลิเมตร(ข)แสดงค่าปริมาณความชื้นหรือขั้นหมายมาตราสามัญต่อเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการวัด(๔)เครื่องวัดที่มีส่วนพิมพ์ค่าต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ด้วย(ก)ต้องพิมพ์ค่าปริมาณความชื้นที่เป็นค่าปริมาณความชื้นที่วัดได้โดยตรงเท่านั้น(ข)ต้องไม่พิมพ์ค่าปริมาณความชื้นจนกว่าขั้นตอนการวัดได้ดำเนินการสิ้นสุดลง(ค)ต้องไม่พิมพ์ค่าปริมาณความชื้นเมื่อค่าปริมาณความชื้นของตัวอย่างมีค่าเกินพิสัยการวัดของเครื่องวัด(๕)เครื่องวัดต้องแสดงค่าได้ถูกต้องในพิสัยอุณหภูมิใช้งานของเครื่องวัดที่กำหนดโดยผู้ผลิตทั้งนี้พิสัยอุณหภูมิใช้งานของเครื่องวัดจะต้องไม่ต่ำกว่า ๒๐ องซาเซลเซียส(๖)เครื่องวัดที่มีส่วนตั้งศูนย์หรือกลไกปรับจุดทดสอบกลไกนั้นจะสามารถปรับได้ต่อเมื่อใช้อุปกรณ์ที่แยกส่วนออกจากกลไกเท่านั้นเว้นแต่เครื่องวัดที่จำเป็นต้องให้ผู้วัดดำเนินการปรับหาค่าที่เครื่องวัดวัดได้เองข้อ๕๕/๓[๑๒] เครื่องวัดต้องแสดงรายละเอียดบนตัวเครื่องหรือแผ่นข้อมูลที่ติดกับตัวเครื่องเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย(๑)ขนาดตัวอย่างที่ใช้วัดปริมาณความชื้นในแต่ละครั้ง(๒)พิสัยการวัดของเครื่อง(๓)พิสัยอุณหภูมิใช้งานของเครื่องข้อ๕๕/๔[๑๓] เครื่องวัดที่มีการใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมที่แยกออกจากเครื่องวัดต่างหากหรือที่ประกอบเข้ากับเครื่องวัดอุปกรณ์เสริมนี้ต้องมีความเหมาะสมและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(๑)เครื่องชั่งที่ใช้ชั่งเพื่อกำหนดปริมาณตัวอย่างทดสอบต้องมีค่าขั้นหมายมาตราไม่เกิน ๑๐ กรัม โดยมีความคลาดเคลื่อนฝ่ายมากหรือฝ่ายน้อยไม่เกิน๐.๕ เท่าของค่าขั้นหมายมาตรา(๒)เครื่องวัดอุณหภูมิต้องเหมาะสมกับเครื่องวัดและมีค่าอ่านละเอียดได้ถึง ๐.๕องศาเซลเซียส(๓)ตารางแปลงค่าและตารางแก้ไขค่าสำหรับเครื่องวัดต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้(ก)ชื่อและที่อยู่ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต(ข)ชนิด รุ่นที่ผลิต หรือรูปแบบของเครื่องวัด(ค)ปีที่พิมพ์ตาราง(ง)ชนิดของข้าวที่ใช้ตารางหาค่าปริมาณความชื้น(จ)ขอบเขตการใช้งาน(๔)เครื่องวัดต้องมีคู่มือการใช้งานแสดงรายละเอียดที่สำคัญของเครื่องวิธีการใช้เครื่องวัดและอุปกรณ์เสริมต่างๆข้อ๕๕/๕[๑๔] เครื่องวัดที่แสดงค่าโดยตรงต้องมีลักษณะเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย(๑)เครื่องวัดที่สามารถวัดปริมาณความชื้นของข้าวได้หลายชนิดต้องแสดงสัญลักษณ์หรือวิธีการวัดความชื้นของข้าวแต่ละชนิดไว้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย(๒)ค่าขั้นหมายมาตราต่ำสุดของส่วนแสดงค่าหรือส่วนพิมพ์ค่าที่แสดงค่าหรือพิมพ์ค่าปริมาณความชื้นต้องไม่มากกว่า๐.๒ข้อ๕๕/๖[๑๕]อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของเครื่องวัดความชื้นข้าวให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยตามตารางดังต่อไปนี้แบบมาตราอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลัง(ร้อยละ)สำหรับการตรวจสอบ(ร้อยละ)ข้าวมาตรฐาน ที่มีปริมาณความชื้น ไม่เกินร้อยละ ๑๖๐.๘๑.๐ข้าวมาตรฐาน ที่มีปริมาณความชื้น เกินร้อยละ ๑๖๐.๐๕ ของปริมาณความชื้นของแบบมาตราข้าวมาตรฐาน๐.๐๖ ของปริมาณความชื้นของแบบมาตราข้าวมาตรฐานเครื่องวัดความชื้นข้าว๐.๘๑.๐ส่วนที่ ๓มาตรวัดความยาว ข้อ๕๖มาตรวัดความยาวผ้าต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(๑)ตัวมาตรวัดต้องทำด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใดที่สำนักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ใช้แทนกันได้(๒) เป็นมาตรวัดที่บอกค่าความยาวได้ทันทีเมื่อเอาผ้าผ่านและถ้ามีที่แสดงค่าความยาวหลายแห่งทุกแห่งต้องแสดงค่าความยาวได้ถูกต้องตรงกัน(๓)ต้องมีลูกกลิ้งกดผ้าเพื่อให้ผ้าที่ผ่านมาตรวัดอยู่ในลักษณะตึงและสามารถดึงผ่านมาตรวัดได้โดยสะดวก(๔) ขั้นหมายมาตรา (ก) ความยาวขั้นหมายมาตราหลักต้องเห็นชัดเจน อ่านง่ายมีลักษณะถาวรและต้องยาวกว่าขั้นหมายมาตรารอง(ข) ความกว้างของขั้นหมายมาตราต้องไม่กว้างกว่าช่องว่างน้อยที่สุดระหว่างขั้นหมายมาตราและความกว้างของขั้นหมายมาตราหลักต้องไม่มากกว่า ๑.๕ เท่าของความกว้างของขั้นหมายมาตรารอง(ค) ความกว้างของขั้นหมายมาตราเล็กสุดต้องไม่น้อยกว่า๐.๒ มิลลิเมตร(ง) ช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราต้องไม่น้อยว่า ๓มิลลิเมตร(๕) ตัวชี้ค่า(ก)ปลายของตัวชี้ค่าต้องอยู่ในแนวขนานกับขั้นหมายมาตรา(ข)ถ้าปลายของตัวชี้ค่าอยู่คนละระนาบกับขั้นหมายมาตรา ตัวชี้ค่าต้องยาวถึงขั้นหมายมาตราที่แสดงค่าความยาว(ค) ถ้าปลายของตัวชี้ค่าอยู่ระนาบเดียวกันกับขั้นหมายมาตราตัวชี้ค่าต้องห่างจากขั้นหมายมาตราที่แสดงค่าความยาวร่วมกับตัวชี้ค่านั้นไม่เกิน ๐มิลลิเมตร(ง)ความกว้างของปลายของตัวชี้ค่าต้องไม่มากกว่าความกว้างของขั้นหมายมาตราเล็กสุดและต้องไม่เกิน๐.๔ มิลลิเมตร(จ) ถ้าตัวชี้ค่าและขั้นหมายมาตราอยู่ต่างระนาบกันปลายของตัวชี้ค่าต้องห่างจากระนาบของขั้นหมายมาตราไม่เกิน ๑.๕มิลลิเมตร(๖) ส่วนแสดงค่าต้องสามารถตั้งศูนย์ได้โดยสะดวกและเมื่อตั้งศูนย์แล้วส่วนแสดงค่าต้องไม่แสดงค่าอื่นนอกจากค่าศูนย์(๗) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและให้คำรับรองชั้นหลังของมาตรวัดความยาวผ้าให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยได้ไม่เกินค่าที่ได้จากการคำนวณตามสูตร ๐.๖+๐.๔Lมิลลิเมตร เมื่อ L เท่ากับค่าความยาวที่มาตรวัดแสดงโดยมีค่าเป็นเลขจำนวนเต็มของหน่วยเมตรในกรณีที่มาตรวัดไม่แสดงเป็นเลขจำนวนเต็มให้ปัดขึ้นเป็นเลขจำนวนเต็มข้อ๕๗มาตรวัดความยาวแบบอัตโนมัติสำหรับวัดความสูงของระดับของของเหลวในถังเก็บต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(๑)มาตรวัดต้องทำด้วยวัสดุคุณภาพดีและไม่เป็นอันตรายแก่ผู้ใช้งานหรือวัสดุอื่นใดที่สำนักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ใช้แทนกันได้(๒) ส่วนแสดงค่า(ก)ส่วนแสดงค่าต้องสามารถแสดงค่าปริมาตรที่วัดได้เป็นตัวเลขทันทีที่ทำการวัด(ข)แสดงค่าหน่วยความยาวด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ได้อย่างชัดเจน(ค)ค่าขั้นหมายมาตราอย่างน้อยที่สุดต้องอ่านได้ละเอียดถึง ๑ มิลลิเมตร(ง) ส่วนแสดงค่าแบบแอนะล็อกต้องมีช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราไม่น้อยกว่า๑ มิลลิเมตร(จ) ถ้ามีส่วนแสดงค่าหลายแห่งทุกแห่งต้องแสดงค่าสอดคล้องกัน(ฉ) ให้นำความใน (ข) (ค) และ (จ) มาใช้บังคับกับส่วนพิมพ์ค่าโดยอนุโลม(๓) ส่วนประกอบอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้หากนำมาใช้กับเครื่องวัดจะต้องไม่มีผลกระทบต่อความแม่นยำของการวัด(๔)สามารถป้องกันการรบกวนของสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นความถี่วิทยุไม่ให้มีผลต่อความแม่นยำของการวัด(๕)เส้นลวดหรือสายแถบซึ่งแขวนไว้กับส่วนตรวจวัดระดับของของเหลวแบบเคลื่อนที่ซึ่งม้วนเก็บอยู่ในชุดม้วนเก็บ ต้องถูกดึงออกหรือม้วนเข้าได้อย่างคล่องตัวไม่ติดขัดและจะต้องตึงขณะทำการวัด(๖)การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของส่วนตรวจวัดระดับของของเหลว อันเนื่องจากสภาวะแวดล้อมเช่น การสั่นสะเทือน อุณหภูมิ ความดันไอหรือการเปลี่ยนแปลงชนิดของของเหลวภายใต้สภาวะทำงานปกติ ต้องไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร(๗) การติดตั้งส่วนตรวจวัดระดับของของเหลว(ก) ในกรณีที่ถังเก็บมีช่องทิ้งดิ่งวัดระดับต้องติดตั้งส่วนตรวจวัดระดับของของเหลวใกล้ช่องทิ้งดิ่งวัดระดับ(ข)ส่วนตรวจวัดระดับของของเหลวแบบเคลื่อนที่ต้องเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงระดับของของเหลวและอย่างสมดุลตลอดระยะเวลาการวัด(๘) ให้นำความในข้อ ๑๙ (๑๔) มาใช้บังคับกับมาตรวัดที่มีส่วนประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลม(๙) ความเที่ยงของมาตรวัดแบ่งเป็น ๒ ชั้น ดังต่อไปนี้(ก) ชั้น ๒ใช้กับมาตรวัดที่ใช้กับถังเก็บที่บรรจุปิโตรเลียมเหลวที่มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า -๑๐ องศาเซลเซียส(ข) ชั้น ๓ใช้กับมาตรวัดที่ใช้กับถังเก็บที่บรรจุปิโตรเลียมเหลวที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า -๑๐ องศาเซลเซียส(๑๐)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลัง(ก) ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยที่สภาวะทำงานปกติตามตารางดังต่อไปนี้ชั้นความเที่ยงอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดBDชั้น ๒ร้อยละ ๐.๐๔ ของระยะที่วัด๓ มิลลิเมตรชั้น ๓ร้อยละ ๐.๐๖ ของระยะที่วัด๔ มิลลิเมตรทั้งนี้เมื่ออัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด B คือ ค่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสัมพัทธ์และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด D คือค่าสัมบูรณ์ของค่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด(ข) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตาม (ก) จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้๑)ในกรณีที่ใช้มาตรวัดสำหรับการแสดงค่าระดับความสูงของของเหลวหรือระดับความสูงของที่ว่างภายในถังเก็บ ให้มีอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยที่สภาวะทำงานปกติเท่ากับค่าB หรือค่า Dค่าใดค่าหนึ่งแล้วแต่ว่าค่าใดจะสูงกว่า๒)ในกรณีที่ใช้มาตรวัดสำหรับการแสดงค่าความแตกต่างของระยะวัด ๒ระดับในทิศทางเดียวกันให้มีอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยที่สภาวะทำงานปกติเท่ากับค่า B หรือค่า D ค่าใดค่าหนึ่งแล้วแต่ว่าค่าใดจะสูงกว่า๓)ค่าดิสคริมิเนชันของมาตรวัดก)มาตรวัดซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๒ ต้องแสดงค่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อย ๑ มิลลิเมตรเมื่อระดับของเหลวเปลี่ยนแปลงไป ๒ มิลลิเมตรข)มาตรวัดซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๓ ต้องแสดงค่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างน้อย ๑ มิลลิเมตรเมื่อระดับของของเหลวเปลี่ยนแปลงไป ๓ มิลลิเมตร๔)ถ้ามีส่วนแสดงค่าหรือส่วนพิมพ์ค่าหลายแห่งความคลาดเคลื่อนของส่วนแสดงค่าหรือส่วนพิมพ์ค่าต้องไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตาม๑) หรือ ๒) และผลต่างของส่วนแสดงค่าหรือส่วนพิมพ์ค่าต้องไม่เกิน๑ มิลลิเมตร(๑๑) การแสดงเครื่องหมายต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้สามารถอ่านได้ง่ายชัดเจนและมีลักษณะถาวร(ก) สภาวะทำงานปกติ(ข) ขอบเขตการวัด(ค)ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นลวดหรือความหนาของสายแถบ(ง) น้ำหนักของส่วนตรวจวัดระดับของของเหลว(จ) ช่วงความถี่สำหรับมาตรวัดแบบใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือคลื่นเสียงส่วนที่ ๔มาตรวัดปริมาตรของเหลว ข้อ๕๘ ในส่วนนี้ของเหลว หมายความว่า น้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น และก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่รวมถึงน้ำข้อ๕๙ส่วนแสดงค่าและส่วนพิมพ์ค่าของมาตรวัดปริมาตรของเหลวต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(๑) ต้องมีส่วนแสดงค่าหลัก(๒) ส่วนแสดงค่าต้องแสดงชื่อหรือสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้ในการวัดค่าขั้นหมายมาตราให้แสดงค่า ๑ x ๑๐k ๒ x ๑๐k หรือ ๕ x ๑๐kโดยที่ k เป็นเลขจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ หรือศูนย์(๓) ส่วนแสดงค่าแบบแอนะล็อก(ก) ขั้นหมายมาตรา๑)ขั้นหมายมาตราหลัก และขั้นหมายมาตรารองต้องมีความยาวแตกต่างกันเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านค่า ทั้งนี้ขั้นหมายมาตราหลักต้องมีความยากมากกว่าขั้นหมายมาตรารอง๒)ขั้นหมายมาตราที่ถูกต้องสอดคล้องกันต้องมีขนาดความกว้างเท่ากันเป็นเส้นตรงสม่ำเสมอมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๒ มิลลิเมตรและต้องไม่เกินช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราต่ำสุด ๒ ขั้นหมายมาตรา ที่อยู่ติดกัน๓)ขั้นหมายมาตราหลักต้องมีความกว้างไม่เกิน ๑.๕เท่าของขั้นหมายมาตรารอง๔)ช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราต้องไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร(ข) ตัวชี้ค่า๑)ตัวชี้ค่าต้องอยู่ในแนวขนานกับขั้นหมายมาตรา๒)ถ้าตัวชี้ค่าอยู่คนละระนาบกับขั้นหมายมาตราปลายของตัวชี้ค่าจะต้องยาวถึงขั้นหมายมาตราที่แสดงค่าปริมาตร๓)ถ้าตัวชี้ค่าอยู่ระนาบเดียวกันกับขั้นหมายมาตราปลายของตัวชี้ค่าต้องห่างจากขั้นหมายมาตราไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร๔) ความกว้างก)ปลายของตัวชี้ค่าต้องมีความกว้างไม่เกินความกว้างของขั้นหมายมาตราที่กว้างที่สุดข)กรณีที่ตัวชี้ค่าเป็นเข็มปลายของตัวชี้ค่าต้องมีความกว้างสม่ำเสมอตลอดแนวจนทับกันได้สนิทกับขั้นหมายมาตรา๕)ถ้าตัวชี้ค่าและขั้นหมายมาตราอยู่ต่างระนาบกันระยะห่างระหว่างตัวชี้ค่าและระนาบของขั้นหมายมาตรา ต้องไม่เกิน ๑.๕ มิลลิเมตร(๔)ส่วนแสดงค่าแบบดิจิทัลต้องแสดงผลการวัดอย่างต่อเนื่องในขณะที่ทำการวัดปริมาตรของของเหลวเพื่อการซื้อขาย(๕) ส่วนตั้งศูนย์สำหรับส่วนแสดงค่าปริมาตร(ก) ส่วนแสดงค่าปริมาตรอาจให้มีส่วนตั้งศูนย์ซึ่งสามารถปรับด้วยมือหรือด้วยระบบอัตโนมัติก็ได้(ข) เมื่อเริ่มทำการตั้งศูนย์ส่วนแสดงค่าปริมาตรต้องแสดงผลไม่แตกต่างไปจากผลการวัดที่ปรากฏอยู่เดิมและจะแสดงค่าศูนย์เมื่อการตั้งศูนย์เสร็จสมบูรณ์(ค) ส่วนตั้งศูนย์ต้องไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆต่อผลการวัด เว้นแต่การเปลี่ยนไปแสดงค่าศูนย์(ง) ในขณะที่ทำการวัดต้องไม่มีวิธีการใดที่สามารถปรับส่วนแสดงค่าปริมาตรให้แสดงค่าเป็นศูนย์ได้(จ) ในกรณีที่เป็นส่วนแสดงค่าแบบแอนะล็อกการแสดงค่าปริมาตรหลังจากการตั้งศูนย์ให้มีความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการวัดปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบ(ฉ) ในกรณีที่เป็นส่วนแสดงค่าแบบดิจิทัลการแสดงค่าปริมาตรหลังจากการตั้งศูนย์ต้องไม่มีความคลาดเคลื่อนและต้องแสดงค่าเป็นศูนย์เท่านั้น(๖) มาตรวัดที่ใช้ในการขายปลีก(ก) การแสดงค่าปริมาตรส่งจ่าย ก่อนทำการส่งจ่ายส่วนแสดงค่าปริมาตรต้องแสดงค่าศูนย์และเมื่อเริ่มทำการส่งจ่ายส่วนแสดงค่าปริมาตรต้องแสดงปริมาตรการส่งจ่ายขณะนั้นบนส่วนแสดงค่า(ข)มาตรวัดที่คำนวณราคาได้ต้องแสดงราคาต่อหน่วยอย่างถูกต้องตรงตามชนิดของผลิตภัณฑ์ก่อนทำการส่งจ่ายทุกครั้ง(ค) ส่วนคำนวณราคา๑)ต้องคำนวณราคาทั้งหมดตามราคาต่อหน่วยของการซื้อขายในแต่ละครั้งขณะทำการวัด๒)การแสดงราคาซื้อขายรวมตามปริมาตรส่งจ่ายใดๆ ต้องแสดงค่าได้เที่ยงตรงโดยมีความคลาดเคลื่อนฝ่ายมากหรือฝ่ายน้อยไม่เกินผลคูณของ ๐.๐๕ ลิตร กับราคาต่อหน่วย(ง) การแสดงราคาต่อหน่วย ในกรณีที่มาตรวัดแต่ละเครื่องใช้วัดปริมาตรส่งจ่ายของผลิตภัณฑ์แตกต่างกันแต่ใช้ส่วนแสดงค่าชุดเดียวร่วมกันก่อนทำการวัดปริมาตรส่งจ่ายของผลิตภัณฑ์ใดในแต่ละครั้งส่วนแสดงค่าต้องแสดงราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์นั้นและในขณะที่ทำการวัดต้องไม่มีวิธีการใดที่สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงราคาต่อหน่วยได้(จ) การแสดงปริมาตรรวมและราคาซื้อขายรวมสำหรับการซื้อขายครั้งหนึ่งๆ เมื่อการวัดปริมาตรส่งจ่ายเสร็จสิ้นลงส่วนแสดงค่าต้องแสดงปริมาตรส่งจ่ายรวมและราคาซื้อขายรวมเป็นเวลาอย่างน้อย ๕ นาทีหรือจนกระทั่งมีการซื้อขายครั้งต่อไป(ฉ) ในกรณีที่มีส่วนพิมพ์ค่าประกอบเข้ากับอุปกรณ์ส่งจ่ายน้ำมันการพิมพ์ ข้อมูลการส่งจ่ายผลิตภัณฑ์ต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้๑)ปริมาตรส่งจ่ายทั้งหมด๒)ราคาต่อหน่วย๓)ราคาซื้อขายรวม๔)ชนิดของผลิตภัณฑ์ เช่น ชื่อ สัญลักษณ์ อักษรย่อ หรือเลขรหัส(๗) มาตรวัดที่ใช้ในการขายส่งหากคำนวณราคาได้ต้องพิมพ์หรือแสดงราคาซื้อขายรวมสอดคล้องกับผลการคำนวณทางคณิตศาสตร์ข้อ๖๐มาตรวัดปริมาตรของเหลวต้องมีอุปกรณ์ควบและอุปกรณ์เสริมที่มีลักษณะดังต่อไปนี้(๑) เครื่องกำจัดไอหรืออากาศหรือวิธีการอัตโนมัติอื่นที่ป้องกันไม่ให้ไอหรืออากาศผ่านเข้าไปในมาตรวัดขณะทำการวัด(๒)วาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับหรือวิธีการป้องกันการไหลย้อนกลับใดๆไม่ให้ของเหลวไหลย้อนกลับสู่มาตรวัดอีก(๓) สำหรับมาตรวัดปริมาตรน้ำมันหล่อลื่นเมื่อระดับของการแหล่งจ่ายน้ำมันหล่อลื่นลดระดับต่ำลงจนมีผลต่อความแม่นยำของการวัดมาตรวัดต้องมีอุปกรณ์ที่หยุดทำงานได้โดยอัตโนมัติหรือมีสัญญาณเตือนที่เห็นได้ชัดเจน(๔) สำหรับมาตรวัดมวลโดยตรงหากต้องการแสดงค่าเป็นปริมาตรมาตรวัดมวลโดยตรงต้องมีวิธีการอัตโนมัติที่สามารถวัดค่าและแก้ไขค่าความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ในขณะที่ทำการวัดเมื่อการเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นมีผลต่อความแม่นยำของการวัดข้อ๖๑มาตรวัดปริมาตรของเหลวอาจมีอุปกรณ์ควบและอุปกรณ์เสริมที่มีลักษณะดังต่อไปนี้(๑) กลไกการหยุดการส่งจ่าย(ก) ต้องสามารถหยุดการส่งจ่ายได้แม่นยำและในกรณีที่มาตรวัดสามารถตั้งค่าล่วงหน้าได้ เมื่อหยุดการส่งจ่าย ส่วนแสดงค่าต้องแสดงปริมาตรส่งจ่ายตรงกับค่าที่ได้ตั้งไว้ล่วงหน้า(ข)ส่วนกำหนดการหยุดต้องทำให้กลไกการหยุดสามารถปรับระยะการหยุดได้เพื่อให้ปริมาตรส่งจ่ายอยู่ในขอบเขตที่กำหนด(๒)มาตรวัดที่ใช้ในการขายส่งซึ่งประกอบด้วยเครื่องชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ(ก) การแสดงค่าและการพิมพ์ค่าการวัดปริมาตรที่อุณหภูมิใดๆให้แสดงเป็นค่าปริมาตรที่อุณหภูมิพื้นฐาน(ข)ต้องมีวิธีการที่สามารถยับยั้งการทำงานของเครื่องชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติเพื่อให้มาตรวัดแสดงค่าและพิมพ์ค่าปริมาตรที่วัดได้ตามอุณหภูมินั้นๆ ได้(ค) เครื่องชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติต้องวัดอุณหภูมิของของเหลวภายในห้องวัดของเหลวหรือในตำแหน่งท่อทางเข้าหรือทางออกที่อยู่ติดกับมาตรวัด(ง)ระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติต้องมีที่สำหรับผนึกเพื่อป้องกันไม่ให้สามารถปรับแต่งค่าได้(๓) เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความดันและเครื่องวัดความหนาแน่น ซึ่งทำงานร่วมกับระบบการวัดปริมาตรของเหลวในแต่ละชั้นความเที่ยงหากมีผลกระทบใดๆ ต่อการวัดของมาตรวัดจะต้องไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนดข้อ๖๒ ท่อส่งจ่ายและวาล์วต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(๑)ต้องไม่ทำให้ของเหลวที่วัดปริมาตรและเกิดการเบี่ยงเบนออกจากห้องวัดหรือท่อส่งจ่ายได้(๒) ในกรณีที่มีการติดตั้งท่อส่งจ่ายสองทางขึ้นไปต้องมีวิธีการอัตโนมัติเพื่อให้(ก) ในขณะทำการส่งจ่ายของเหลวต้องไหลออกจากทางส่งจ่ายได้เพียงทางเดียวเท่านั้น(ข)อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมทิศทางการไหลต้องแสดงทิศทางการไหลอย่างชัดเจนข้อ๖๓ มาตรวัดปริมาตรของเหลวต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้(๑)ระบบการวัดปริมาตรของเหลวต้องแสดงข้อมูลต่อไปนี้ให้เห็นได้อย่างชัดเจนและลบเลือนได้ยาก(ก) ปีที่ผลิต(ข) ปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบ(ค) อัตราการไหลต่ำสุดและอัตราการไหลสูงสุด(ง) ความดันของเหลวต่ำสุดและสูงสุด(จ) ช่วงอุณหภูมิของเหลวที่วัด (ฉ) ช่วงความหนืดหรือชนิดผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน(๒) ถ้ามาตรวัดมีเครื่องชดเชยอุณหภูมิต้องแสดงอุณหภูมิและความดันที่สภาวะพื้นฐานอย่างชัดเจนใกล้กับส่วนแสดงค่าปริมาตร(๓)ถ้ามาตรวัดประกอบด้วยเครื่องชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ ต้องมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงบนส่วนแสดงค่าและส่วนพิมพ์ค่าอย่างชัดเจนว่าค่าปริมาตรแสดงเป็นปริมาตรที่อุณหภูมิพื้นฐาน(๔)เมื่อทำการติดตั้งมาตรวัดพร้อมใช้งานแล้วมาตรวัดที่ใช้ในการขายปลีกที่มีอัตราการไหลสูงสุดเท่ากับ๑๐๐ ลิตรต่อนาทีขึ้นไป ต้องแสดงอัตราการไหลต่ำสุดและอัตราการไหลสูงสุดให้เห็นได้อย่างชัดเจนบนมาตรวัดและอัตราการไหลต่ำสุดต้องไม่เกินร้อยละ๒๐ ของอัตราการไหลสูงสุด(๕)ถ้ามาตรวัดหลายเครื่องทำงานโดยใช้ส่วนประกอบร่วมกันต้องแสดงข้อกำหนดในแต่ละส่วนของระบบ และอาจจะแสดงร่วมกันบนแผ่นข้อมูลเดียวกันก็ได้ข้อ๖๔ ความเที่ยงของมาตรวัดปริมาตรของเหลวแบ่งเป็น ๒ ชั้น คือ(๑) ชั้น ๐.๕(๒) ชั้น ๑.๐ข้อ๖๕หลักเกณฑ์การแบ่งชั้นความเที่ยงของมาตรวัดปริมาตรของเหลวให้เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้ประเภทของมาตรวัดชั้นความเที่ยงมาตรวัดปริมาตรก๊าซปิโตรเลียมเหลวชั้น ๑.๐มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงและมาตรวัดปริมาตรน้ำมันหล่อลื่นมีอัตราการไหลสูงสุดไม่เกิน ๒๐ ลิตร/ชั่วโมงชั้น ๑.๐มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงและมาตรวัดปริมาตรน้ำมันหล่อลื่นมีความหนืดพลศาสตร์มากกว่า ๑๐๐๐ mPa.sชั้น ๑.๐มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงและมาตรวัดปริมาตรน้ำมันหล่อลื่นมีอัตราการไหลสูงสุดมากกว่า ๒๐ ลิตร/ชั่วโมง และมีความหนืดพลศาสตร์ไม่เกิน ๑๐๐๐ mPa.s อาทิ มาตรวัดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่เป็นของเหลว ณ สภาวะอุณหภูมิและความดันปกติชั้น ๐.๕ข้อ๖๖ให้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังของมาตรวัดปริมาตรของเหลวเป็นไปตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้(๑)มาตรวัดที่ได้ติดตั้งเข้าระบบการวัดปริมาตรของเหลวแล้วให้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดมีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยตามตารางดังต่อไปนี้ปริมาณที่ทดสอบ(V)(ลิตร)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดชั้นความเที่ยง ชั้น ๐.๕ชั้นความเที่ยง ชั้น ๑.๐๐.๐๒ ถึง ๐.๒๒ มิลลิลิตร๔ มิลลิลิตร๐.๑ ถึง ๐.๒๐.๐๒ V๐.๐๔ V๐.๒ ถึง ๐.๔๔ มิลลิลิตร๘ มิลลิลิตร๐.๔ ถึง ๑๐.๐๑ V๐.๐๒ V๑ ถึง ๒๑๐ มิลลิลิตร๒๐ มิลลิลิตรตั้งแต่ ๒ ขึ้นไป๐.๐๐๕ V๐.๐๑ V(๒) มาตรวัดที่ยังไม่ได้ติดตั้งเข้าระบบการวัดปริมาตรของเหลวให้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดเป็นกึ่งหนึ่งของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตาม (๑) แต่ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๐.๓ของปริมาตรที่ทดสอบ(๓)มาตรวัดที่ได้ติดตั้งเข้าระบบการวัดปริมาตรของเหลวแล้วให้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบเป็นสองเท่าของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตาม(๑)(๔)มาตรวัดที่ยังไม่ได้ติดตั้งเข้าระบบการวัดปริมาตรของเหลวให้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบเป็นสองเท่าของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตาม (๒)(๕) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของมาตรวัดไม่ว่ากรณีใดๆจะต้องกำหนดให้มีค่าไม่น้อยกว่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบ(๖)ค่าความคลาดเคลื่อนของมาตรวัดทุกอัตราการไหลที่คลาดเคลื่อนในฝ่ายเดียวกันอย่างน้อยต้องมีค่าใดค่าหนึ่งไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด(๗) พิสัยความคลาดเคลื่อนของระบบการวัดปริมาตรของเหลวต้องไม่เกินกึ่งหนึ่งของช่วงอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด(๘)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดอาจจะกำหนดให้น้อยกว่าหรือมากกว่านี้ก็ได้ถ้าการทดสอบความถูกต้องของมาตรวัดทดสอบด้วยของเหลวต่างชนิดกับของเหลวที่จะใช้กับมาตรวัดนี้ ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด(๙)ผลการวัดปริมาตรของของเหลวที่มีปริมาตรไม่น้อยกว่าห้าเท่าของปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบมาตรวัดต้องมีความสามารถในการทำซ้ำได้ไม่เกิน ๒ ใน ๕ เท่า ของค่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตาม(๑) หรือ (๒) แล้วแต่กรณีข้อ๖๗มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการต้องมีลักษณะเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย(๑)ต้องออกแบบให้มีอัตราส่วนของอัตราการไหลสูงสุดต่ออัตราการไหลต่ำสุดไม่น้อยกว่า ๑๐ต่อ ๑(๒) ก่อนทำการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนแสดงค่าปริมาตรและส่วนแสดงราคาซื้อขายรวมต้องแสดงค่าศูนย์(๓)ในกรณีที่ระบบการวัดปริมาตรของเหลวมีอัตราการไหลสูงสุดไม่เกิน ๓.๖ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงปริมาตรจ่ายต่ำสุดต้องไม่เกิน ๕ ลิตรมิให้นำความในข้อ๖๖ (๙)มาใช้บังคับกับมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการข้อ๖๗/๑[๑๖] มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่มีอุปกรณ์ควบและอุปกรณ์เสริมเป็นเครื่องหยอดเหรียญ สอดธนบัตรหรือบัตรเครดิต นอกจากต้องมีลักษณะตามข้อ ๖๗ แล้ว อุปกรณ์ควบและอุปกรณ์เสริมที่เป็นเครื่องหยอดเหรียญสอดธนบัตร หรือบัตรเครดิตต้องมีลักษณะเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้(๑)เครื่องหยอดเหรียญ สอดธนบัตรหรือบัตรเครดิตต้องมีลักษณะเป็นกลไกการหยุดการส่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงล่วงหน้าติดอยู่กับตัวมาตรวัด(๒)เครื่องหยอดเหรียญ สอดธนบัตรหรือบัตรเครดิตต้องมีส่วนแสดงค่าจำนวนเงินทั้งหมดที่เครื่องได้รับในการจ่ายน้ำมันแต่ละครั้งไว้บนตัวเครื่องในบริเวณที่สามารถอ่านได้ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจนข้อ๖๘มาตรวัดปริมาตรก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องมีลักษณะเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย(๑) ระบบการวัดปริมาตร(ก) ต้องมีส่วนรักษาสถานะของเหลวเพื่อรักษาสถานะของก๊าซปิโตรเลียมเหลวให้อยู่ในสถานะของเหลวตลอดช่วงทำการวัด และถ้าส่วนนี้สามารถปรับแต่งได้ต้องมีผนึกเพื่อป้องกันการแก้ไขหลังจากปรับแต่งแล้ว(ข) มาตรวัดปริมาตรอาจมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ก็ได้๑)หลุมใส่เครื่องวัดอุณหภูมิ๒)เครื่องชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ ซึ่งมีลักษณะการทำงานดังต่อไปนี้ก)การแสดงค่าและการพิมพ์ค่าการวัดปริมาตรที่อุณหภูมิใดๆให้แสดงเป็นค่าปริมาตรที่สภาวะพื้นฐานโดยส่วนแสดงค่าหรือส่วนพิมพ์ค่าต้องแสดงไว้อย่างชัดเจนและเห็นได้ชัดว่าปริมาตรที่ถูกจ่ายออกไปดังกล่าวได้รับการแก้ไขไปยังค่าปริมาตรที่สภาวะพื้นฐานข)ต้องมีวิธีการที่สามารถยับยั้งการทำงานของเครื่องชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติเพื่อให้มาตรวัดแสดงค่าและพิมพ์ค่าปริมาตรที่วัดได้ที่สภาวะขณะวัดค)เครื่องชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติต้องวัดอุณหภูมิของของเหลวที่อยู่ภายในห้องวัดของเหลวหรือในตำแหน่งท่อทางเข้าหรือทางออกที่อยู่ติดกับมาตรวัดง)เครื่องชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ ต้องมีที่สำหรับผนึกเพื่อไม่ให้สามารถถอดเครื่องชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติออกจากระบบการวัดปริมาตรรวมทั้งทำให้ไม่สามารถทำการปรับแต่งใดๆ ได้๓)เครื่องวัดอุณหภูมิซึ่งทำงานร่วมกับเครื่องชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติต้องอ่านได้ละเอียดอย่างน้อยที่สุด๐.๕ องศาเซลเซียส(๒) มาตรวัดที่ใช้ในการขายปลีกต้องออกแบบให้มีอัตราส่วนของอัตราการไหลสูงสุดต่ออัตราการไหลต่ำสุดไม่น้อยกว่า๑๐ ต่อ ๑ และถ้าทำการติดตั้งใช้งานแล้วต้องมีอัตราส่วนดังกล่าวไม่น้อยกว่า ๕ ต่อ ๑ส่วนที่ ๕มาตรวัดมวลโดยตรง ข้อ๖๙[๑๗] ในส่วนนี้ของเหลว หมายความว่า น้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น และก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ไม่รวมถึงน้ำก๊าซที่มีสถานะเป็นไอ หมายความว่าก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยมีเทนเป็นส่วนใหญ่โดยอัดเก็บไว้ในภาชนะภายใต้ความดันสูงอยู่ในสภาพเป็นไอก๊าซที่อัดแน่นเพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas (LNG))ข้อ๖๙/๑[๑๘] ระบบการวัดมวลต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้(๑)อัตราส่วนระหว่างอัตราการไหลสูงสุดกับอัตราการไหลต่ำสุดสำหรับระบบการวัดมวล(ก) ในกรณีก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซที่มีสถานะเป็นไอต้องไม่น้อยกว่า ๕ต่อ ๑(ข)ในกรณีน้ำมันเชื้อเพลิงหรือน้ำมันหล่อลื่น ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ ต่อ ๑(๒)ต้องมีวิธีการปรับแต่งมาตรวัดมวลโดยตรงเพื่อปรับเปลี่ยนค่าอัตราส่วนระหว่างปริมาณที่แสดงกับปริมาณของของเหลวหรือก๊าซที่มีสถานะเป็นไอที่วัดได้จริงโดยระบบการวัดของมาตรวัดซึ่งวิธีการปรับแต่งดังกล่าวต้องไม่ใช้ระบบท่อทางลัดและต้องมีผนึกเพื่อป้องกันการปรับแต่งในภายหลัง(๓)ส่วนแสดงค่า(ก)ต้องมีส่วนแสดงค่าหลัก(ข)ส่วนแสดงค่าต้องแสดงชื่อหรือสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้ในการวัด(ค) ค่าขั้นหมายมาตราให้แสดงเป็นค่า ๑ × ๑๐k ๒ × ๑๐k หรือ ๕ × ๑๐k โดย k เป็นเลขจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบ หรือศูนย์(ง)ค่าขั้นหมายมาตราต้องไม่มากกว่าร้อยละ ๐.๕ ของปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบ(จ)การแสดงค่าแบบดิจิทัล ให้แสดงตัวเลขอย่างน้อย ๑ ตำแหน่งที่ตำแหน่งขวาสุดโดยให้มีเครื่องหมายจุดทศนิยม (.) หรือเครื่องหมายจุลภาค (,)คั่นระหว่างเลขจำนวนเต็มและเลขหลังจุดทศนิยมและในการแสดงค่านี้ต้องแสดงตัวเลขทางซ้ายของเครื่องหมายจุดทศนิยมอย่างน้อย ๑ตำแหน่ง และแสดงตัวเลขทางขวาของเครื่องหมายทุกตำแหน่งสำหรับการแสดงค่าศูนย์อาจแสดงโดยเลขศูนย์ ๑ ตำแหน่งทางขวาสุดโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายก็ได้(ฉ)ส่วนแสดงค่าต้องมีวิธีการตั้งศูนย์อย่างถูกต้องไม่ว่าโดยวิธีอัตโนมัติหรือไม่เว้นแต่ในกรณีที่เป็นส่วนแสดงค่าของมาตรวัดที่ติดตั้งอยู่ในระบบขนส่งทางท่อ(ช)ให้นำความในข้อ ๕๙ (๕) (ข) (ค) (ง) และ (ฉ) มาใช้บังคับกับส่วนตั้งศูนย์ของส่วนแสดงค่าโดยอนุโลม(๔)ส่วนคำนวณราคาต้องแสดงราคาต่อหน่วยอย่างถูกต้องตรงตามชนิดของผลิตภัณฑ์ก่อนทำการส่งจ่ายทุกครั้ง(๕)การแสดงปริมาณและราคาซื้อขายรวมสำหรับการซื้อขายครั้งหนึ่ง ๆ เมื่อการวัดปริมาณส่งจ่ายเสร็จสิ้นลงต้องแสดงปริมาณส่งจ่ายรวมและราคาซื้อขายรวมเป็นเวลาอย่างน้อย ๕ นาทีหรือจนกว่าจะมีการซื้อขายครั้งต่อไปข้อ๗๐[๑๙] ในกรณีที่ระบบการวัดมวลมีส่วนพิมพ์ค่าหรือเครื่องบันทึกการเก็บเงินส่วนพิมพ์ค่าหรือเครื่องบันทึกการเก็บเงินนั้นต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้(๑)มีขั้นหมายมาตราเท่ากับส่วนแสดงค่า(๒)พิมพ์ผลการวัดให้ตรงกับผลการวัดซึ่งแสดงโดยส่วนแสดงค่า(๓)พิมพ์ผลการวัดเมื่อการวัดเสร็จสิ้นสมบูรณ์(๔)แสดงรายละเอียดการพิมพ์ผลการวัด ดังต่อไปนี้(ก)ปริมาณการส่งจ่ายทั้งหมด(ข)ราคาต่อหน่วยของผลิตภัณฑ์(ค)ราคาซื้อขายรวม(ง)ข้อมูลบ่งบอกชนิดของผลิตภัณฑ์ โดยใช้ชื่อ สัญลักษณ์ อักษรย่อ หรือรหัสสินค้า(จ)วัน เดือน ปี ที่จำหน่ายข้อ ๗๑[๒๐] มาตรวัดมวลโดยตรงต้องมีส่วนแก้ไขค่าความหนาแน่นของของเหลวหรือก๊าซที่มีสถานะเป็นไอที่ทำการวัดและต้องมีส่วนรักษาสถานะเพื่อรักษาสถานะของก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซที่มีสถานะเป็นไอให้อยู่ในสถานะของของเหลวหรือสถานะที่เป็นไอตลอดช่วงทำการวัดและถ้าส่วนนี้สามารถปรับแต่งได้ต้องมีผนึกเพื่อป้องกันการแก้ไขหลังจากปรับแต่งแล้วข้อ๗๒ ให้นำความในข้อ ๖๒ (๑) และ (๒)มาใช้บังคับกับท่อส่งจ่ายและวาล์วของมาตรวัดมวลโดยตรง โดยอนุโลมข้อ๗๓ ระบบการวัดของมาตรวัดมวลโดยตรงต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้เห็นได้ชัดเจนและลบเลือนยาก(๑) ปีที่ผลิต(๒) อัตราการไหลต่ำสุด และอัตราการไหลสูงสุด(๓) ความดันทำงานสูงสุด(๔) พิสัยอุณหภูมิใช้งาน(๕) พิสัยความหนืด หรือชนิดผลิตภัณฑ์ที่ใช้งาน(๖) ปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบ(๗) สภาวะทำงานปกติ(๘) ในกรณีที่มีข้อจำกัดอื่นๆให้แสดงข้อจำกัดนั้นด้วยข้อ๗๔[๒๑] อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของมาตรวัดมวลโดยตรงให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้(๑)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังกรณีใช้วัดน้ำมันเชื้อเพลิงหรือน้ำมันหล่อลื่นที่ปริมาณที่ทดสอบไม่น้อยกว่าปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบณ อุณหภูมิ ความดัน และอัตราการไหลใด ๆ ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อย ดังต่อไปนี้(ก)สำหรับมาตรวัดที่ได้ติดตั้งเข้าระบบการวัดมวลให้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดเป็นไปตามตาราง ดังต่อไปนี้ปริมาณที่ทดสอบ (M)(กิโลกรัม)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด๐.๑ ถึง ๐.๒๐.๒ ถึง ๐.๔๐.๔ ถึง ๑๑ ถึง ๒ตั้งแต่ ๒ ขึ้นไป๐.๐๒ M๔ กรัม๐.๐๑ M๑๐ กรัม๐.๐๐๕ M(ข)สำหรับมาตรวัดที่ยังไม่ได้ติดตั้งเข้าระบบการวัดมวลให้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดเป็นกึ่งหนึ่งของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตาม (ก)แต่ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๐.๓ ของปริมาณที่ทดสอบ(๒)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังกรณีใช้วัดก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ปริมาณที่ทดสอบไม่น้อยกว่าปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบณ อุณหภูมิ ความดัน และอัตราการไหลใด ๆ ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อย ดังต่อไปนี้(ก)สำหรับมาตรวัดที่ได้ติดตั้งเข้าระบบการวัดมวลให้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดเป็นไปตามตาราง ดังต่อไปนี้ปริมาณที่ทดสอบ (M)(กิโลกรัม)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด๐.๑ ถึง ๐.๒๐.๒ ถึง ๐.๔๐.๔ ถึง ๑๑ ถึง ๒ตั้งแต่ ๒ ขึ้นไป๐.๐๔ M๘ กรัม๐.๐๒ M๒๐ กรัม๐.๐๑ M(ข)สำหรับมาตรวัดที่ยังไม่ได้ติดตั้งเข้าระบบการวัดมวลให้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดเป็นกึ่งหนึ่งของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตาม (ก)แต่ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๐.๖ ของปริมาณที่ทดสอบ(๓)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังกรณีใช้วัดก๊าซที่มีสถานะเป็นไอที่ปริมาณที่ทดสอบไม่น้อยกว่าปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบณ อุณหภูมิ ความดัน และอัตราการไหลใด ๆ ให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อย ดังต่อไปนี้(ก)สำหรับมาตรวัดที่ได้ติดตั้งเข้าระบบการวัดมวลให้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดเป็นไปตามตาราง ดังต่อไปนี้ปริมาณที่ทดสอบ (M)(กิโลกรัม)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด๐.๑ ถึง ๐.๒๐.๒ ถึง ๐.๔๐.๔ ถึง ๑๑ ถึง ๒ตั้งแต่ ๒ ขึ้นไป๐.๐๘ M๑๖ กรัม๐.๐๔ M๔๐ กรัม๐.๐๒ M(ข)สำหรับมาตรวัดที่ยังไม่ได้ติดตั้งเข้าระบบการวัดมวลให้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดเป็นกึ่งหนึ่งของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตาม (ก)แต่ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑.๒ ของปริมาณที่ทดสอบ(๔)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบ(ก)สำหรับมาตรวัดที่ได้ติดตั้งเข้าระบบการวัดมวลของน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่นก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซที่มีสถานะเป็นไอให้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบเป็น ๒เท่าของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตาม (๑) (ก) (๒) (ก) หรือ (๓) (ก)(ข)สำหรับมาตรวัดที่ยังไม่ได้ติดตั้งเข้าระบบการวัดมวลของน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่นก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซที่มีสถานะเป็นไอให้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบเป็น ๒เท่าของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตาม (๑) (ข) (๒) (ข) หรือ (๓) (ข)(๕)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับทุกกรณีต้องไม่น้อยกว่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบของน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่น ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซที่มีสถานะเป็นไอ(๖)ของเหลวหรือก๊าซที่มีสถานะเป็นไอที่นำมาใช้ในการทดสอบมาตรวัดต้องเป็นของเหลวหรือก๊าซที่มีสถานะเป็นไอชนิดเดียวกันกับที่จะวัดจริงหรือที่มีคุณสมบัติทางกายภาพใกล้เคียงหรือเทียบเท่าหรือเป็นของเหลวหรือก๊าซที่มีสถานะเป็นไอตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดข้อ ๗๕[๒๒] กรณีใช้วัดของเหลวความสามารถในการทำซ้ำได้ของมาตรวัดมวลโดยตรงต้องไม่เกินร้อยละ ๐.๒ ของปริมาณที่ทดสอบกรณีใช้วัดก๊าซที่มีสถานะเป็นไอความสามารถในการทำซ้ำได้ของมาตรวัดมวลโดยตรงต้องไม่เกินร้อยละ ๐.๘ของปริมาณที่ทดสอบส่วนที่ ๖มาตรวัดปริมาตรน้ำ ข้อ๗๖มาตรวัดปริมาตรน้ำต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(๑) ถ้ามาตรวัดปริมาตรน้ำได้รับการออกแบบเพื่อติดตั้งในลักษณะที่ยอมให้กระแสน้ำไหลย้อนกลับผ่านมาตรวัดปริมาตรน้ำได้เมื่อกระแสน้ำไหลย้อนกลับผ่านมาตรวัดปริมาตรน้ำส่วนวัดและส่วนแสดงค่าต้องเคลื่อนที่ย้อนกลับและต้องไม่ทำให้มาตรวัดปริมาตรน้ำเกิดความเสียหายหรือทำให้ความเที่ยงตรงในการวัดลดน้อยลง(๒) มาตรวัดปริมาตรน้ำต้องทำจากวัสดุคงทนถาวรต่อการใช้งานไม่เกิดสนิมได้ง่ายและทนต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง(๓) มาตรวัดปริมาตรน้ำต้องทดความดันได้อย่างน้อย ๑๐๐๐กิโลพาสคัล โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงไม่ก่อให้เกิดน้ำรั่วซึมออกตามมาตรวัดปริมาตรน้ำ และไม่ทำให้รูปร่างมาตรวัดปริมาตรน้ำเปลี่ยนไป(๔)มาตรวัดปริมาตรน้ำต้องมีความดันสูญเสียของน้ำไม่เกิน ๒๕ กิโลพาสคัลที่อัตราการไหลต่ำสุด และไม่เกิน ๑๐๐ กิโลพาสคัล ที่อัตราการไหลสูงสุด(๕) ส่วนแสดงค่า(ก) ส่วนแสดงค่าต้องผนึกให้แน่นเพื่อป้องกันการเกิดฝ้า(ข) ส่วนแสดงค่าที่มีการแสดงค่าย่อยต้องแสดงค่าปริมาตรน้ำให้เข้าใจได้ง่ายและชัดเจน(ค)การแสดงค่าปริมาตรน้ำอาจแสดงได้ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้๑)แสดงค่าแบบแอนะล็อก โดยมีขั้นหมายมาตรา และมีตัวเลขกำกับขั้นหมายมาตราและจะประกอบด้วย ๑ ส่วน หรือหลายส่วน ภายในหน้าปัดเดียวกันก็ได้๒)แสดงค่าแบบดิจิทัล๓)แสดงค่าแบบกึ่งดิจิทัล๔)แสดงค่าทั้งแบบแอนะล็อก และแบบกึ่งดิจิทัลร่วมกัน(ง) ชุดตัวเลขแบบดิจิทัล และชุดตัวเลขแบบกึ่งดิจิทัลต้องมีขนาดส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๔ มิลลิเมตร(จ)มาตรวัดปริมาตรน้ำต้องแสดงค่าปริมาตรเป็นหน่วยลูกบาศก์เมตร โดย๑)ตัวเลขที่แสดงค่าปริมาตรเป็นจำนวนเต็มของลูกบาศก์เมตรต้องไม่มีพหุคูณ๒)ตัวเลขที่แสดงค่าปริมาตรเป็นจำนวนเต็มของลูกบาศก์เมตร และเศษของลูกบาศก์เมตรให้แสดงด้วยสีหรือวิธีการใดๆ ที่ทำให้เห็นแตกต่างกันอย่างชัดเจน(ฉ) ส่วนแสดงค่าแบบแอนะล็อก ค่าขั้นหมายมาตราต้องแสดงค่าปริมาตรเป็นหน่วยลูกบาศก์เมตรและมีค่าเป็น ๑๐k โดยที่ kเป็นเลขจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ หรือศูนย์ และให้แสดงสัญลักษณ์ไว้ด้านข้างของส่วนแสดงค่าโดยเรียงลำดับในลักษณะx๑๐๐๐, x๑๐๐, x๑๐, x๑, x๐.๑, x๐.๐๑, x๐.๐๐๑(ช) ขั้นหมายมาตราตรวจรับรองต้องแสดงเป็นค่า ๑x๑๐k ๒x๑๐k หรือ ๕x๑๐k โดยที่k เป็นเลขจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ หรือศูนย์ และมีค่าละเอียดพอเพียงสำหรับพิจารณาตรวจสอบให้คำรับรอง โดยค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองต้องอ่านได้เท่ากับหรือละเอียดกว่าค่าที่คำนวณได้จากสมการดังต่อไปนี้ค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง [Qmin (ลบ.ม./ชม.) x ๑.๕ (ชม.) x ๐.๐๕] ลบ.ม.(ซ) ขั้นหมายมาตรา๑)ขั้นหมายมาตราที่สอดคล้องกัน ต้องมีขนาดความกว้างเท่ากันเป็นเส้นตรงสม่ำเสมอกันและต้องมีความกว้างไม่เกินกว่า ๑/๔เท่าของช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตรา๒)ช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราตรวจรับรองต้องไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร(ฌ) ส่วนแสดงค่าของมาตรวัดปริมาตรน้ำต้องสามารถแสดงค่าปริมาตรโดยปราศจากการหมุนกลับศูนย์ได้ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ชั่วโมงที่อัตราการไหลสูงสุด(๖)ให้มาตรวัดปริมาตรน้ำมีส่วนปรับความถูกต้องที่สามารถปรับสัดส่วนของปริมาตรที่แสดงและปริมาตรของน้ำที่ไหลผ่านจริงได้(๗)ในกรณีที่มาตรวัดปริมาตรน้ำขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็กมาตรวัดปริมาตรน้ำต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถป้องกันสนามแม่เหล็กที่มีผลกระทบต่อความถูกต้องข้อ๗๗มาตรวัดปริมาตรน้ำต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้เห็นได้ชัดเจนและลบเลือนยาก(๑) ชั้นความเที่ยงของการวัด(๒) อัตราการไหลระบุ(๓) ปีที่ผลิต(๔) เครื่องหมายแสดงทิศทางของกระแสน้ำ(๕) ค่าความดันใช้งานสูงสุด ถ้ามีค่ามากกว่า ๑๐๐๐กิโลพาสคัลในกรณีมาตรวัดปริมาตรน้ำที่มีชั้นความเที่ยงของการวัดชั้นA จะไม่แสดงรายละเอียดตาม (๑)ก็ได้ข้อ๗๘ การกำหนดชั้นความเที่ยงของการวัดของมาตรวัดปริมาตรน้ำตามค่าอัตราการไหลระบุ(Qn) ค่าอัตราการไหลต่ำสุด (Qmin)และค่าอัตราการไหลเปลี่ยนช่วง (Qt)ให้เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้ชั้นความเที่ยงของการวัดค่าอัตราการไหลต่ำสุด(Qmin)ค่าอัตราการไหลเปลี่ยนช่วง(Qt)ชั้น AQn< ๑๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงQn ๑๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง๐.๐๔ Qn๐.๐๘ Qn๐.๑ Qn๐.๓ Qnชั้น BQn< ๑๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงQn ๑๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง๐.๐๒ Qn๐.๐๓ Qn๐.๐๘ Qn๐.๒ Qnชั้น CQn< ๑๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมงQn ๑๕ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง๐.๐๑ Qn๐.๐๐๖ Qn๐.๐๑๕ Qn๐.๐๑๕ Qnข้อ๗๙อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังของมาตรวัดปริมาตรน้ำให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อย ดังต่อไปนี้(๑) สำหรับช่วงการไหลข้างต่ำให้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดเท่ากับร้อยละ ๕ ของปริมาตรที่ทดสอบ(๒) สำหรับช่วงการไหลข้างสูงให้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดเท่ากับร้อยละ ๒ ของปริมาตรที่ทดสอบส่วนที่ ๗มาตรวัดปริมาตรก๊าซที่มีสถานะเป็นไอ ข้อ๘๐มาตราวัดปริมาตรก๊าซที่มีสถานะเป็นไอต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(๑) ต้องทำด้วยวัสดุที่เหมาะสมกับก๊าซที่วัด มีความคงทนและปลอดภัยในการใช้งานในสภาวะทำงานปกติ(๒)ระบบการวัดปริมาตรก๊าซต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ให้เห็นได้ชัดเจนและลบเลือนยาก(ก) ปีที่ผลิต(ข) อัตราการไหลต่ำสุดและอัตราการไหลสูงสุด(ค) ความดันขณะทำงานสูงสุด(ง) พิสัยสภาวะขณะวัด(จ) สำหรับมาตรวัดปริมาตรก๊าซแบบโพซิทิฟดิสเพลซเมนต์ต้องแสดงปริมาตร ๑ รอบวัด(๓) ส่วนแสดงค่า(ก) ต้องแสดงผลการวัดปริมาตรก๊าซได้ทันทีโดยแสดงหน่วยวัดบนส่วนแสดงค่าพร้อมตัวเลขในกรณีที่แสดงค่าปริมาตรก๊าซที่สภาวะพื้นฐานต้องแสดงค่าสภาวะพื้นฐานควบคู่กับผลการวัดปริมาตรก๊าซดังกล่าวให้เห็นชัดเจน(ข) ค่าขั้นหมายมาตรา ต้องมีค่าไม่เกิน ๑ลูกบาศก์เมตร หรือไม่เกินปริมาตรไหลผ่านมาตรวัดปริมาตรก๊าซภายในระยะเวลา๑ ชั่วโมง ที่อัตราการไหลต่ำสุด แล้วแต่ว่าค่าใดจะสูงกว่า(ค) ค่าขั้นหมายมาตราให้แสดงเป็นค่า ๑x๑๐k ๒x๑๐k หรือ ๕x๑๐k โดยที่ k เป็นเลขจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบ หรือศูนย์(ง) ต้องสามารถแสดงค่าปริมาตรได้เมื่อก๊าซไหลผ่านมาตรวัดปริมาตรก๊าซที่อัตราการไหลสูงสุดเป็นเวลา ๒,๐๐๐ ชั่วโมง โดยไม่กลับมาแสดงค่า ณ ตำแหน่งเริ่มต้น(๔) ป้องกันการรบกวนของสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นความถี่วิทยุไม่ให้มีผลต่อความแม่นยำของระบบมาตรวัดปริมาตรก๊าซการแสดงค่าผลการวัด และการพิมพ์ค่าผลการวัดได้(๕) เครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องวัดความดันและเครื่องวัดความหนาแน่น ซึ่งทำงานร่วมกับมาตรวัดปริมาตรก๊าซ หากมีผลกระทบใดๆต่อการวัดของมาตรวัดปริมาตรก๊าซ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกำหนด(๖)การตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดปริมาตรก๊าซด้วยอากาศอากาศต้องมีความหนาแน่นโดยประมาณ ๑.๒ กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตรข้อ๘๑มาตรวัดปริมาตรก๊าซแบบไดอะแฟรมต้องมีลักษณะเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วยอัตราการไหลสูงสุด (Qmax)(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)อัตราการไหลต่ำสุด (Qmin) ต้องไม่มากกว่า(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)๑๐.๐๑๖๑.๖๐.๐๑๖๒.๕๐.๐๑๖๔๐.๐๒๕๖๐.๐๔๐๑๐๐.๐๖๐๑๖๐.๑๐๐๒๕๐.๑๖๐๔๐๐.๒๕๐๖๕๐.๔๐๐๑๐๐๐.๖๕๐๑๖๐๑.๐๐๐๒๕๐๑.๖๐๐๔๐๐๒.๕๐๐๖๕๐๔.๐๐๐๑๐๐๐๖.๕๐๐(๒) ถ้ามาตรวัดปริมาตรก๊าซมีส่วนแปลงค่าอุณหภูมิด้วยต้องมีส่วนแสดงค่าปริมาตรที่สภาวะพื้นฐานเพียง๑ ส่วน(๓)ความดันสูญเสียโดยเฉลี่ยของมาตรวัดปริมาตรก๊าซแบบไดอะแฟรมตลอดการวัดที่อัตราการไหลของก๊าซสูงสุดเมื่อใช้อากาศทดสอบ ต้องมีค่าไม่เกินที่กำหนดไว้ตามตารางดังต่อไปนี้ อัตราการไหลของก๊าซสูงสุด(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)ความดันสูญเสียสูงสุดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลัง(พาสคัล)สำหรับการตรวจสอบ(พาสคัล)๑ ถึง ๑๐๒๐๐๒๒๐๑๖ ถึง ๖๕๓๐๐๓๓๐๑๐๐ ถึง ๑๐๐๐๔๐๐๔๔๐ข้อ๘๒อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังของมาตรวัดปริมาตรก๊าซแบบไดอะแฟรมให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อย ดังต่อไปนี้(๑) เมื่อทำการตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดด้วยอากาศต้องมีอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามตารางดังต่อไปนี้อัตราการไหลอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังสำหรับการตรวจสอบฝ่ายมากและฝ่ายน้อย(ร้อยละ)ฝ่ายมาก(ร้อยละ)ฝ่ายน้อย(ร้อยละ)Qmin Q<๐.๑ Qmax๓๓๖๐.๑ Qmax Q Qmax๑.๕๓๓(๒)สำหรับการตรวจรับรองชั้นแรกและการตรวจรับรองชั้นหลังถ้าผลการตรวจรับรองที่อัตราการไหลต่างๆ ระหว่าง ๐.๑ Qmax ถึง Qmax พบว่ามีความคลาดเคลื่อนฝ่ายมากทั้งหมดหรือฝ่ายน้อยทั้งหมดค่าสัมบูรณ์ของความคลาดเคลื่อนแต่ละค่าต้องมีค่าไม่เกินร้อยละ ๑.๐ ของปริมาตรที่ทดสอบ(๓)สำหรับมาตรวัดปริมาตรก๊าซแบบไดอะแฟรมซึ่งมีส่วนแปลงค่าอุณหภูมิค่าปริมาตรที่วัดได้ณ สภาวะขณะวัดจะต้องถูกแปลงไปเป็นค่าปริมาตร ณ สภาวะพื้นฐานและให้กำหนดอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ดังต่อไปนี้(ก) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตาม (๑)ให้มีค่าเพิ่มขึ้นทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยอีกร้อยละ ๐.๕ต่อช่วงอุณหภูมิ ๑๐ องศาเซลเซียส ที่แตกต่างจากอุณหภูมิที่ระบุโดยผู้ผลิต(ข) ถ้าอุณหภูมิ ณ สภาวะขณะวัดอยู่ในช่วง ๑๕องศาเซลเซียส ถึง ๒๕ องศาเซลเซียส ให้ใช้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กำหนดตาม (๑) แต่ถ้าอุณหภูมิ ณสภาวะขณะวัดไม่ได้อยู่ในช่วงดังกล่าวอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กำหนดตาม (๑) ให้มีค่าเพิ่มขึ้นทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยอีกร้อยละ๑.๐ ข้อ๘๓มาตราวัดปริมาตรก๊าซแบบลูกสูบโรทารีและมาตรวัดปริมาตรก๊าซแบบเทอร์ไบน์ต้องมีลักษณะเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ด้วย(๑) พิสัยทำงานของมาตรวัดปริมาตรก๊าซแบบลูกสูบโรทารีและมาตรวัดปริมาตรก๊าซแบบเทอร์ไบน์ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ตามตารางดังต่อไปนี้ชนิดการออกแบบอัตราการไหลสูงสุด(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)พิสัยทำงาน๑ : ๑๐๑ : ๒๐๑ : ๓๐๑ : ๕๐อัตราการไหลต่ำสุดต้องไม่มากกว่า(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง)G ๑๖๒๕๒.๕๑.๓๐.๘๐.๕G ๒๕๔๐๔๒๑.๓๐.๘G ๔๐๖๕๖๓๒๑.๓G ๖๕๑๐๐๑๐๕๓๒G ๑๐๑๖๐๑๖๘๕๒๓G ๑๖๐๒๕๐๒๕๑๓๘๕G ๒๕๐๔๐๐๔๐๒๐๑๓๘G ๔๐๐๖๕๐๖๕๓๒๒๐๑๓G ๖๕๐๑,๐๐๐๑๐๐๕๐๓๒๒๐G ๑๐๐๐๑,๖๐๐๑๖๐๘๐๕๐๓๒(๒)ถ้ามาตรวัดปริมาตรก๊าซมีส่วนแปลงค่าอุณหภูมิซึ่งแปลงค่าปริมาตรที่วัดได้ ณสภาวะขณะวัด ไปเป็นค่าปริมาตร ณ สภาวะพื้นฐาน ส่วนแสดงค่าปริมาตรในสภาวะพื้นฐานต้องสามารถแสดงค่าปริมาตรได้เมื่อก๊าซไหลผ่านมาตรวัดปริมาตรก๊าซเป็นเวลา ๒,๐๐๐ ชั่วโมงที่อัตราการไหลสูงสุดและอุณหภูมิต่ำสุด โดยไม่กลับมาแสดงค่า ณ ตำแหน่งเริ่มต้นข้อ๘๔อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังของมาตรวัดปริมาณก๊าซให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อย ดังต่อไปนี้(๑) เมื่อทำการตรวจสอบให้คำรับรองมาตรวัดด้วยอากาศมีอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามตารางดังต่อไปนี้อัตราการไหลอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลัง(ร้อยละ)สำหรับการตรวจสอบ(ร้อยละ)Qmin Q <Qt๒๓Qt Q Qmax๑๑.๕โดยที่Qt หรืออัตราการไหลเปลี่ยนช่วงมีค่าดังต่อไปนี้พิสัยทำงานอัตราการไหลเปลี่ยนช่วง (Qt)๑ : ๑๐๐.๒๐ Qmax๑ :๒๐๐.๒๐ Qmax๑ : ๓๐๐.๑๕ Qmax๑ : ๕๐๐.๑๐ Qmax(๒) ในกรณีที่มีเพลาต่อออกจากตัวมาตรวัดปริมาตรก๊าซเพื่อใช้ขับอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมใดๆที่ติดตั้งร่วมอยู่กับมาตรวัดแรงบิดของเพลาดังกล่าวต้องไม่เป็นสาเหตุให้การแสดงค่าของส่วนแสดงค่าผิดไปโดยเปรียบเทียบค่าผลต่างของการแสดงค่าของมาตรวัดที่อัตราการไหลต่ำสุด (Qmin) ระหว่างเพลาต่อออกจากตัวมาตรวัดปริมาตรก๊าซขับอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมใดๆและเพลาต่อออกจากตัวมาตรวัดปริมาตรก๊าซหมุนอิสระ โดยใช้อากาศทดสอบ ทั้งนี้การแสดงค่าผลการวัดปริมาตรต้องมีความคลาดเคลื่อนทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยไม่เกินค่าที่กำหนดไว้ในตารางดังต่อไปนี้ค่าอัตราการไหลต่ำสุดQminค่าความคลาดเคลื่อนของการแสดงค่าปริมาตรก๊าซที่วัดได้ที่ Qmin(ร้อยละ)๐.๐๒ Qmax๑๐.๐๓ Qmax๑๐.๐๕ Qmax๑๐.๑๐ Qmax๐.๕ลักษณะ ๔คำรับรอง ข้อ๘๕[๒๓] (ยกเลิก)ข้อ๘๖[๒๔] (ยกเลิก)ข้อ๘๗ หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัดให้เป็นไปตามแบบชว. ๑๐๕ แบบ ชว. ๑๐๖ แบบ ชว. ๑๐๗และแบบ ชว. ๑๐๘ ท้ายกฎกระทรวงนี้ข้อ๘๘ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลังแก่เครื่องชั่งสปริงข้อ๘๙[๒๕] อายุคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดให้เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้เครื่องชั่งตวงวัดอายุคำรับรอง(นับตั้งแต่วันที่ให้คำรับรอง)๑. เครื่องวัดความชื้นข้าว๒ ปี๒. มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ๒ ปี๓. มาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขายส่ง๒ ปี๔. เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติที่ติดตรึงกับที่ ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป๒ ปี๕. มาตรวัดมวลโดยตรง๒ ปี๖. เครื่องชั่งตวงวัดทุกชนิดที่ให้คำรับรองโดยผู้ซ่อม๖๐ วันข้อ๙๐เครื่องหมายแสดงว่าคำรับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้วให้ทำเป็นกากบาทที่ชัดเจนและลบเลือนได้ยากเครื่องหมายแสดงว่าคำรับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้วให้มีขนาดตามความเหมาะสมของขนาดเครื่องชั่งตวงวัดลักษณะ ๕หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว ข้อ๙๑ให้ผู้ที่จะประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดในท้องที่ใดยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาที่มีเขตอำนาจในท้องที่นั้นๆพร้อมกับแบบแจ้งการประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดคำขอตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่สำนักงานกลางกำหนดข้อ๙๒เครื่องหมายเฉพาะตัวให้ใช้ได้เฉพาะประเภทกิจการที่กำหนดในหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตผู้นำเข้า หรือผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดข้อ๙๓ ในกรณีที่ผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือผู้ซ่อมเครื่องชั่งตวงวัดประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเฉพาะตัวที่ได้จดทะเบียนไว้ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเฉพาะตัวดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณ สำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาที่เป็นผู้จดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัวนั้นคำขอตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่สำนักงานกลางกำหนดให้ไว้ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖อดิศัย โพธารามิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์[เอกสารแนบท้าย]๑.[๒๖]แบบเครื่องหมายคำรับรองของสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา (แบบ ชว.๑๐๓) (ยกเลิก)๒.[๒๗]แบบเครื่องหมายคำรับรองของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ (แบบ ชว.๑๐๔) (ยกเลิก)๓.แบบหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัด (แบบ ชว.๑๐๕)๔.แบบหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัด (แบบ ชว.๑๐๖)๕.แบบหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัด (แบบ ชว.๑๐๗)๖.แบบหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัด (แบบ ชว.๑๐๘)(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือโดยที่มาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๖มาตรา ๓๐ วรรคห้า มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๙ วรรคสาม และมาตรา ๔๐ วรรคสี่แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒กำหนดให้รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับพระราชบัญญัติดังกล่าวชนิด และลักษณะของเครื่องชั่งตวงวัดและรายละเอียดวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องชั่งตวงวัดอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของเครื่องชั่งตวงวัดที่ใช้ในกิจการตามมาตรา ๒๕เครื่องหมายคำรับรองและหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดในการให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดเครื่องชั่งตวงวัดที่ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง ชนิด และอายุคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดเครื่องหมายแสดงว่าคำรับรองเดิมใช้ไม่ได้แล้วและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้กฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗[๒๘]หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือเนื่องจากปัจจุบันได้มีการนำเครื่องวัดความชื้นข้าวมาใช้เป็นเครื่องวัดหาค่าปริมาณความชื้นของข้าวเพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าตอบแทน ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมสมควรกำหนดให้เครื่องวัดความชื้นข้าวเป็นชนิดของเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกำหนดลักษณะ อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและอายุคำรับรองของเครื่องวัดความชื้นข้าว และโดยที่มาตรา ๘ วรรคสอง มาตรา ๑๖มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๓ บัญญัติให้กำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ลักษณะ อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดในกฎกระทรวงจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้กฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒[๒๙]ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปหมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ โดยที่กฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. ๒๕๔๖ซึ่งใช้กำกับดูแลเครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดสูบมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการ และมาตรวัดมวลโดยตรงยังไม่ครอบคลุมถึงมาตรวัดมวลโดยตรงที่ใช้วัดหาค่ามวลของก๊าซที่มีสถานะเป็นไอเครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดสูบที่มีอุปกรณ์เป็นเครื่องหยอดเหรียญสอดธนบัตรหรือบัตรเครดิต และมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงตามสถานีบริการที่มีอุปกรณ์ควบและอุปกรณ์เสริมเป็นเครื่องหยอดเหรียญสอดธนบัตร หรือบัตรเครดิต สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าวโดยกำหนดเครื่องชั่งตวงวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดให้ครอบคลุมถึงมาตรวัดมวลโดยตรง เครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงหรือมาตรวัดปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวข้างต้นด้วย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้กฎกระทรวงกำหนดแบบเครื่องหมายคำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๖๐[๓๐]หมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือโดยที่แบบเครื่องหมายคำรับรองของสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาตามกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. ๒๕๔๖ยังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของเครื่องชั่งตวงวัดทุกประเภทและชนิดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันสมควรปรับปรุงแบบเครื่องหมายคำรับรองดังกล่าวและกำหนดเป็นกฎกระทรวงฉบับใหม่เป็นการเฉพาะเพื่อความสะดวกในการใช้บังคับกฎหมาย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ศุภชัย/พิมพ์๙ มกราคม ๒๕๔๗ศุภสรณ์/อรดา/ตรวจ๑๔ มกราคม ๒๕๔๗ปุณิกา/เพิ่มเติม๒๕ เมษายน ๒๕๖๐[๑] ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๐๖ ก/หน้า ๔๔/๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๖[๒] ข้อ ๗ (๑/๑)เพิ่มโดยกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗[๓] ข้อ ๗ (๔)แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒[๔] ข้อ ๕๒/๑เพิ่มโดยกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒[๕] ข้อ ๕๔ นิยามคำว่าระบบการวัดมวลของเหลว ยกเลิกโดยกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒[๖] ข้อ ๕๔ นิยามคำว่าระบบการวัดมวล เพิ่มโดยกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒[๗] ข้อ ๕๔ นิยามคำว่าปริมาณน้อยที่สุดที่วัดได้ของระบบ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒[๘] ข้อ ๕๔ นิยามคำว่าอัตราการไหลสูงสุด แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒[๙] หมวด ๔ เครื่องวัดส่วนที่ ๒/๑ เครื่องวัดความชื้นข้าว ข้อ ๕๕/๑ ถึงข้อ ๕๕/๖เพิ่มโดยกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗[๑๐] ข้อ ๕๕/๑เพิ่มโดยกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗[๑๑] ข้อ ๕๕/๒เพิ่มโดยกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗[๑๒] ข้อ ๕๕/๓เพิ่มโดยกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗[๑๓] ข้อ ๕๕/๔ เพิ่มโดยกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗[๑๔] ข้อ ๕๕/๕เพิ่มโดยกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗[๑๕] ข้อ ๕๕/๖เพิ่มโดยกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗[๑๖] ข้อ ๖๗/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒[๑๗] ข้อ ๖๙แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัด และหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒[๑๘] ข้อ ๖๙/๑ เพิ่มโดยกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒[๑๙] ข้อ ๗๐แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒[๒๐] ข้อ ๗๑แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒[๒๑] ข้อ ๗๔แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒[๒๒] ข้อ ๗๕แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒[๒๓] ข้อ ๘๕ยกเลิกโดยกฎกระทรวงกำหนดแบบเครื่องหมายคำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๖๐[๒๔] ข้อ ๘๖ยกเลิกโดยกฎกระทรวงกำหนดแบบเครื่องหมายคำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๖๐[๒๕] ข้อ ๘๙แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒[๒๖] แบบเครื่องหมายคำรับรองของสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา(แบบ ชว.๑๐๓) ยกเลิกโดยกฎกระทรวงกำหนดแบบเครื่องหมายคำรับรองเครื่องชั่งตวงวัด พ.ศ.๒๕๖๐[๒๗] แบบเครื่องหมายคำรับรองของผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา๔๑ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ (แบบ ชว.๑๐๔) ยกเลิกโดยกฎกระทรวงกำหนดแบบเครื่องหมายคำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๖๐[๒๘] ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๑/ตอนที่ ๓๘ ก/หน้า ๓๗/๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๗[๒๙] ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๒๓ ก/หน้า ๔/๘ เมษายน ๒๕๕๒[๓๐] ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๓๕ ก/หน้า ๑๓/๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐