ประกาศกระทรวงพาณิชย์ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดชนิดและลักษณะของเครื่องชั่ง รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องชั่งอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดห้ามการให้คำรับรองชั้นหลัง และอายุของคำรับรอง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยคำแนะนำของคณะกรรมการชั่งตวงวัดออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ข้อ ๑[๑]ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ ๒ ในประกาศนี้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด หมายความว่า ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ได้สูงสุดของเครื่องชั่งนั้น ๆความสามารถในการทำซ้ำได้ หมายความว่า ความสามารถของเครื่องชั่งที่ให้ผลการชั่งที่สอดคล้องกัน ในการชั่งสิ่งของสิ่งเดียวกันหรือปริมาณเท่า ๆกันหลาย ๆ ครั้ง โดยใช้ผู้ปฏิบัติการ วิธีการ และสภาวะแวดล้อมเดียวกันดิสคริมิเนชัน หมายความว่าความสามารถของเครื่องชั่งในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงค่าน้อย ๆ ของปริมาณที่ชั่งส่วนตั้งศูนย์ หมายความว่า ส่วนที่ใช้ปรับให้เครื่องชั่งแสดงค่าเป็นศูนย์ส่วนแสดงค่า หมายความว่า ส่วนของเครื่องชั่งที่ใช้แสดงค่าปริมาณของสิ่งที่ชั่งขั้นหมายมาตรา หมายความว่า ขีด ฟันเลื่อย หรือเครื่องหมายอื่น ๆบนที่แสดงค่าซึ่งใช้ระบุค่าปริมาณที่ชั่งลักษณะ๑ชนิดของเครื่องชั่ง ข้อ ๓ ชนิดของเครื่องชั่งมี ๓ ชนิด ดังต่อไปนี้(๑)เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ คือเครื่องชั่งที่ต้องใช้ผู้ชั่งทำการชั่งในระหว่างการชั่ง ได้แก่(ก)เครื่องชั่งที่แสดงค่าได้เอง คือ เครื่องชั่งที่เข้าสู่สภาวะสมดุลได้เอง(ข)เครื่องชั่งกึ่งแสดงค่าได้เอง คือ เครื่องชั่งที่มีช่วงการแสดงค่าได้เองหลายช่วงซึ่งต้องใช้ผู้ชั่งในการเปลี่ยนช่วงการชั่ง(ค)เครื่องชั่งที่แสดงค่าเองไม่ได้ คือเครื่องชั่งที่จะเข้าสู่สภาวะสมดุลได้ต่อเมื่อผู้ชั่งเป็นผู้ปรับให้เข้าสู่สภาวะสมดุล(๒) เครื่องชั่งอัตโนมัติคือ เครื่องชั่งที่ไม่ต้องใช้ผู้ชั่งทำการชั่งในระหว่างการชั่งและสามารถทำตามโปรแกรมที่ผู้ชั่งกำหนดไว้ได้ ได้แก่(ก)เครื่องชั่งสายพานลำเลียง คือเครื่องชั่งอัตโนมัติที่ใช้หลักการของแรงโน้มถ่วงกระทำต่อสิ่งของที่ชั่งใช้สำหรับชั่งสิ่งของจำนวนมากบนสายพานลำเลียงอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีระบบใด ๆมาทำการแบ่งน้ำหนักของสิ่งของออกเป็นส่วน ๆและไม่มีการขัดจังหวะการเคลื่อนที่ของสายพานลำเลียงขณะทำการชั่ง(ข)เครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์ คือ เครื่องชั่งอัตโนมัติที่ชั่งสิ่งของที่มีปริมาณมาก ๆโดยแบ่งการชั่งเป็นครั้ง ๆ หาค่าน้ำหนักที่ชั่งแต่ละครั้งตามลำดับรวมผลการชั่งที่ได้และส่งจ่ายสิ่งของที่ชั่งแต่ละครั้ง(๓) ตุ้มน้ำหนัก คือตุ้มแสดงน้ำหนักที่ใช้ในการชั่งข้อ ๔ เครื่องชั่งสายพานลำเลียงตามข้อ ๓ (๒) (ก)แบ่งออกได้เป็น ๒ ชนิด ดังต่อไปนี้(๑)ชนิดที่แบ่งตามส่วนรับน้ำหนัก ได้แก่(ก)เครื่องชั่งชนิดเวเทเบิล คือ เครื่องชั่งที่ส่วนรับน้ำหนักเป็นส่วนหนึ่งของสายพานลำเลียง(ข)เครื่องชั่งชนิดอินคลูซิฟออฟคอนเวเยอร์ คือเครื่องชั่งที่ส่วนรับน้ำหนักเป็นสายพานลำเลียงทั้งหมด(๒)ชนิดที่แบ่งตามการควบคุมความเร็วสายพาน ได้แก่(ก)เครื่องชั่งสายพานลำเลียงชนิดที่สายพานมีความเร็วอัตราเดียว คือ เครื่องชั่งที่สายพานลำเลียงถูกออกแบบให้ทำงานด้วยความเร็วอัตราเดียวและถือว่าความเร็วนั้น เป็นความเร็วระบุ(ข)เครื่องชั่งสายพานลำเลียงชนิดที่สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วสายพานได้ คือเครื่องชั่งที่สายพานลำเลียงถูกออกแบบให้ทำงานด้วยความเร็วหลายอัตราลักษณะ๒ลักษณะรายละเอียดวัสดุที่ใช้ผลิต และอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด หมวด ๑บททั่วไป ข้อ ๕ บรรดาเครื่องชั่งทั้งปวงที่ใช้ในการซื้อขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่น หรือการให้บริการชั่งหรือการใช้เครื่องชั่งเพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต้องมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ผู้ใดประสงค์จะผลิตหรือนำเข้าเครื่องชั่งที่มีลักษณะแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานกลางก่อนหากผลการตรวจสอบปรากฏว่าลักษณะของเครื่องชั่งดังกล่าวมีมาตรฐานไม่แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในประกาศนี้และรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ก็ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้คำรับรองเครื่องชั่งดังกล่าวได้ข้อ ๖ เครื่องชั่งทั้งปวงต้องทำให้ถาวรและไม่เป็นเครื่องมือของการฉ้อโกงได้สะดวกเครื่องชั่งทั้งปวงต้องทำด้วยวัสดุที่ดีมีการออกแบบและสร้างขึ้นในลักษณะที่เมื่อใช้งานอย่างปกติธรรมดาแล้วต้องมีความถูกต้องอยู่เสมอส่วนประกอบของเครื่องต้องทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ชำรุดโค้งงอหรือผิดเพี้ยนไปจากเดิม จนทำให้มีผลต่อความถูกต้องของเครื่องในกรณีที่มีการปรับแต่งเครื่องชั่ง เครื่องซึ่งปรับแต่งแล้วต้องรักษาสภาพความถูกต้องได้อย่างเหมาะสมข้อ ๗เครื่องชั่งทั้งปวงต้องแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ ไว้บนเครื่องโดยต้องทำให้อ่านง่ายชัดเจนและลบเลือนยาก(๑) ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ขาย(๒)รุ่นซึ่งระบุแบบของเครื่อง(๓)เลขลำดับประจำเครื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับตุ้มน้ำหนักหรือส่วนประกอบที่แยกออกจากเครื่องชั่งซึ่งจำเป็นต่อการชั่งและไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของการชั่งนั้นหรือเครื่องชั่งซึ่งโดยสภาพไม่สามารถแสดงรายละเอียดดังกล่าวได้หรือเมื่อแสดงแล้วจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องชั่งนั้นข้อ ๘พิกัดกำลังของเครื่องชั่งและอัตราน้ำหนักของตุ้มน้ำหนักนั้นต้องแสดงไว้ให้เห็นชัดเจนลบเลือนยาก ทั้งนี้จะแสดงเป็นอักษรย่อก็ได้พิกัดกำลังและอัตราน้ำหนักตามวรรคหนึ่งต้องแสดงเป็นตัวเลขไทยหรืออารบิคและอักษรไทยหรือตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่รัฐมนตรีกำหนดข้อ ๙เครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนักที่ทำเป็นพิเศษสำหรับอัตราประเพณีต้องแสดงพิกัดกำลังและอัตราน้ำหนักทั้งจำนวนหน่วยในระบบเมตริกและจำนวนหน่วยในระบบประเพณีโดยให้แสดงจำนวนหน่วยในระบบเมตริกก่อน แล้วตามด้วยจำนวนหน่วยในระบบประเพณีซึ่งแสดงอยู่ในวงเล็บข้อ ๑๐ความเที่ยงของเครื่องชั่งทั้งปวงต้องอยู่ภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กำหนดไว้ในประกาศนี้การให้คำรับรองชั้นหลังแก่เครื่องชั่งความเที่ยงของเครื่องชั่งต้องอยู่ภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่ไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกเว้นแต่ประกาศนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการตรวจสอบเครื่องชั่งที่ใช้งานแล้วต้องเป็นสองเท่าของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกเว้นแต่ประกาศนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นข้อ ๑๑ เครื่องชั่งต้องมีส่วนแสดงค่าปริมาณที่ชั่งที่เหมาะสมและมีจำนวนเพียงพอกับการใช้งานข้อ ๑๒ การแสดงค่าของเครื่องชั่งต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(๑)การแสดงค่าแบบแอนะล็อก(ก)ขั้นหมายมาตราและส่วนชี้ค่า ต้องได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมและทำงานสัมพันธ์กัน(ข)ขั้นหมายมาตรา ตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ต้องอ่านง่าย ชัดเจนและลบเลือนยาก(ค)ถ้ามีส่วนแสดงค่าหลายแห่ง ทุกแห่งต้องแสดงค่าสอดคล้องกัน(ง) ถ้ามีส่วนพิมพ์ค่าค่าที่พิมพ์ต้องสอดคล้องกับค่าที่แสดง(๒) การแสดงค่าแบบดิจิทัล(ก)การแสดงค่าไม่ว่าจะใช้ตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์อื่นใดมาประกอบกันหรือไม่ก็ตามต้องไม่ทำให้เกิดความสับสนในการอ่านค่า(ข)ถ้ามีส่วนแสดงค่าหลายแห่ง ทุกแห่งต้องแสดงค่าถูกต้องตรงกัน(ค)ถ้ามีส่วนแสดงค่าทั้งแบบดิจิทัลและแบบแอนะล็อกการแสดงค่าแบบดิจิทัลต้องสอดคล้องกับการแสดงค่าแบบแอนะล็อก(ง) ถ้ามีส่วนพิมพ์ค่าค่าที่พิมพ์ต้องถูกต้องตรงกับค่าที่แสดง(๓)การแสดงค่าของเครื่องชั่งที่คำนวณราคาได้จำนวนเงินต้องมีความถูกต้องสอดคล้องกับปริมาณการชั่งที่แสดงข้อ๑๓เครื่องหมายของบรรดาตัวควบคุมการทำงาน ส่วนแสดงค่าและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสวิตช์ของเครื่องชั่งต้องทำให้อ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยากข้อ ๑๔ เครื่องชั่งต้องมีที่สำหรับผนึกเพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนแก้ไขภายหลังการตรวจรับรองแล้วซึ่งจะทำการแก้ไข ดัดแปลงหรือซ่อมแซมเครื่องชั่งนั้นได้ก็ต่อเมื่อต้องทำลายผนึกก่อนหมวด ๒เครื่องชั่ง ส่วนที่๑เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ ข้อ ๑๕ ในส่วนนี้ส่วนรับน้ำหนัก หมายความว่า ส่วนของเครื่องชั่งที่ใช้รองรับสิ่งของที่ชั่งส่วนส่งผ่านน้ำหนัก หมายความว่าส่วนของเครื่องชั่งที่ส่งผ่านแรงที่เกิดจากน้ำหนักของสิ่งของที่กระทำบนส่วนรับน้ำหนักไปยังส่วนชั่งน้ำหนักส่วนชั่งน้ำหนัก หมายความว่า ส่วนของเครื่องชั่งที่ใช้ชั่งน้ำหนักของสิ่งของโดยใช้ส่วนที่ทำให้เกิดสมดุลเพื่อถ่วงกับแรงที่มาจากส่วนส่งผ่านน้ำหนักและอาจมีส่วนประกอบของส่วนแสดงค่าหรือส่วนพิมพ์ค่าน้ำหนักส่วนทดน้ำหนัก หมายความว่า ส่วนที่ทำให้เครื่องชั่งแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์ ขณะที่ยังมีสิ่งของอยู่บนส่วนรับน้ำหนักโดยเมื่อทำการทดน้ำหนักแล้วอาจทำให้ช่วงการชั่งของเครื่องชั่งก่อนการทดน้ำหนักเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ได้พิกัดกำลังสูงสุด หมายความว่า ความสามารถของเครื่องชั่งที่สามารถชั่งน้ำหนักได้มากที่สุด โดยไม่รวมกับความสามารถในการทดน้ำหนักพิกัดกำลังต่ำสุด หมายความว่า ความสามารถของเครื่องชั่งที่สามารถชั่งน้ำหนักได้น้อยที่สุด โดยไม่ทำให้ผลการชั่งมีความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์มากเกินกว่าที่ควรจะนำเครื่องชั่งไปใช้ช่วงการชั่ง หมายความว่า ช่วงระหว่างพิกัดกำลังต่ำสุดและพิกัดกำลังสูงสุดช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตรา หมายความว่า ช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตรา ๒ ขั้นของเครื่องชั่งที่แสดงค่าแบบแอนะล็อกที่ต่อเนื่องกันโดยวัดจากขอบของขั้นหมายมาตราหนึ่งถึงขอบของขั้นหมายมาตราอีกขั้นหนึ่งตามแนวกึ่งกลางความยาวของเส้นขั้นหมายมาตราที่สั้นที่สุดค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง หมายความว่าค่าที่แสดงเป็นหน่วยของน้ำหนักของความแตกต่างระหว่างค่าของขั้นหมายมาตรา ๒ ขั้นที่ต่อเนื่องกันในกรณีที่เป็นการแสดงค่าแบบแอนะล็อกหรือของความแตกต่างระหว่างค่าที่แสดง ๒ค่าที่ต่อเนื่องกันในกรณีที่เป็นการแสดงค่าแบบดิจิทัลค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง หมายความว่าค่าที่ใช้สำหรับแบ่งชั้นความเที่ยงของเครื่องชั่งและสำหรับการคำนวณค่าอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดในการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งค่านี้แสดงเป็นหน่วยของน้ำหนักจำนวนขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง หมายความว่า อัตราส่วนระหว่างค่าพิกัดกำลังสูงสุดกับค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองเครื่องชั่งที่เปลี่ยนค่าขั้นหมายมาตราได้ หมายความว่า เครื่องชั่งที่มีช่วงการชั่ง ๑ ช่วง และช่วงการชั่งนี้ถูกแบ่งออกเป็นช่วงการชั่งย่อยๆ หลายช่วง โดยที่ช่วงการชั่งย่อยแต่ละช่วงจะมีค่าขั้นหมายมาตราที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ช่วงการชั่งจะเปลี่ยนค่าขั้นหมายมาตราต่ำสุดได้เมื่อทำการชั่งน้ำหนักที่อยู่ในช่วงน้ำหนักนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นการชั่งแบบเพิ่มน้ำหนัก หรือทอนน้ำหนักเครื่องชั่งที่มีช่วงการชั่งหลายช่วง หมายความว่า เครื่องชั่งที่มีช่วงการชั่งตั้งแต่ ๒ ช่วงขึ้นไป แต่ละช่วงมีค่าพิกัดกำลังสูงสุดและมีค่าขั้นหมายมาตราที่แตกต่างกันโดยมีส่วนรับน้ำหนักอันเดียวกัน และในแต่ละช่วงการชั่งจะต้องเริ่มจากน้ำหนักศูนย์ถึงพิกัดกำลังสูงสุดของช่วงการชั่งนั้นความรู้สึกของเครื่องชั่ง หมายความว่า อัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงการแสดงค่าหรือสมดุลใด ๆ ของเครื่องชั่งต่อการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักที่ชั่งข้อ ๑๖เครื่องชั่งที่แสดงค่าได้เองหรือเครื่องชั่งกึ่งแสดงค่าได้เองต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ เว้นแต่เครื่องชั่งสปริงต้องมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓๒(๑) การแสดงค่าผลการชั่ง(ก)ส่วนแสดงค่าต้องแสดงชื่อหรือสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้ในการชั่ง(ข)ค่าขั้นหมายมาตราให้แสดงเป็นค่า ๑ × ๑๐k ๒ × ๑๐k หรือ ๕ × ๑๐k โดย k เป็นเลขจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ หรือศูนย์(๒)ส่วนแสดงค่าแบบแอนะล็อก(ก)ความกว้างของขั้นหมายมาตราต้องไม่ใหญ่กว่าช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตรา(ข) ตัวชี้ค่าต้องมีขนาดความกว้างโดยประมาณเท่ากับความกว้างของขั้นหมายมาตรา(ค)ระยะห่างระหว่างตัวชี้ค่ากับระนาบของขั้นหมายมาตราต้องไม่เกิน ๒ มิลลิเมตร(ง)ตัวชี้ค่าต้องยาวถึงกึ่งหนึ่งของขั้นหมายมาตราที่สั้นที่สุด(๓) การแสดงค่าแบบดิจิทัล(ก)ให้แสดงตัวเลขอย่างน้อย ๑ ตำแหน่งที่ตำแหน่งขวาสุด โดยให้มีเครื่องหมายจุดทศนิยม(.) หรือเครื่องหมายจุลภาค (,)คั่นระหว่างเลขจำนวนเต็มและเลขหลังจุดทศนิยม และในการแสดงค่านี้ต้องแสดงตัวเลขทางซ้ายของเครื่องหมายจุดทศนิยมอย่างน้อย ๑ ตำแหน่งและแสดงตัวเลขทางขวาของเครื่องหมายจุดทศนิยมทุกตำแหน่ง สำหรับการแสดงค่าศูนย์อาจแสดงโดยเลขศูนย์๑ ตำแหน่ง ทางขวาสุดโดยไม่ต้องมีเครื่องหมายก็ได้(ข)ในกรณีที่เป็นเครื่องชั่งที่สามารถเปลี่ยนค่าขั้นหมายมาตราได้อัตโนมัติเครื่องหมายต้องอยู่ในตำแหน่งเดิม(๔)ส่วนแสดงค่าต้องแสดงค่าเกินพิกัดกำลังสูงสุดได้ไม่เกิน ๙ เท่าของค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง(๕)เครื่องชั่งที่มีส่วนแสดงค่าโดยประมาณ ค่าขั้นหมายมาตราต้องมากกว่า ๑ ใน ๑๐๐ของพิกัดกำลังสูงสุด และต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ เท่าของค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองและให้ถือว่าส่วนแสดงค่าโดยประมาณของเครื่องชั่งเป็นส่วนช่วยในการแสดงค่า(๖)ส่วนพิมพ์ค่าต้องพิมพ์ค่าให้ถูกต้องชัดเจนความสูงของตัวอักษรและตัวเลขต้องไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตรส่วนพิมพ์ค่าจะพิมพ์ค่าเฉพาะเมื่อส่วนแสดงค่าอยู่ในสภาวะสมดุลสภาวะสมดุลให้พิจารณาจากส่วนแสดงค่าซึ่งจะแสดงค่าคงที่ หรือแสดงค่าน้ำหนัก ๒ ค่าที่อยู่ติดกัน สลับกันเป็นเวลามากกว่า ๕ วินาที(๗)ส่วนบันทึกจะบันทึกค่าเฉพาะเมื่อส่วนแสดงค่าอยู่ในสภาวะสมดุลสภาวะสมดุลให้พิจารณาตาม (๖)(๘)เครื่องชั่งที่มีส่วนทดน้ำหนักต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้(ก)ค่าขั้นหมายมาตราของส่วนทดน้ำหนักต้องเท่ากับค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่งที่ค่าน้ำหนักใดๆ(ข)ส่วนทดน้ำหนักอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติต้องทดน้ำหนักในทิศทางที่แสดงค่าน้ำหนักลดลงเท่ากับน้ำหนักที่ทดและต้องทดน้ำหนักได้ไม่เกินค่าพิกัดกำลังสูงสุดของส่วนทดน้ำหนักในกรณีที่เครื่องชั่งมีส่วนยกเลิกการทดน้ำหนักได้อัตโนมัติ ส่วนนั้นต้องไม่ยกเลิกการทดน้ำหนักจนกว่ากระบวนการชั่งจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์(ค)ส่วนทดน้ำหนักจะทำงานเฉพาะเมื่อเครื่องชั่งอยู่ในสภาวะสมดุล(ง)ในกรณีที่มีส่วนทดน้ำหนักมากกว่า ๑ส่วนและทำการทดน้ำหนักในเวลาเดียวกันเครื่องชั่งต้องแสดงหรือพิมพ์ค่าน้ำหนักที่ทดไว้ทุกค่าให้ชัดเจน(จ) ถ้ามีการพิมพ์ค่าน้ำหนักรวมน้ำหนักสุทธิ หรือน้ำหนักทด พร้อมกันมากกว่า ๑ ค่าต้องพิมพ์ให้ชัดเจนว่าค่าน้ำหนักใดเป็นค่าน้ำหนักรวม หรือน้ำหนักสุทธิหรือน้ำหนักทด(๙)ส่วนกำหนดน้ำหนักทดล่วงหน้า(ก)ค่าขั้นหมายมาตราของส่วนกำหนดน้ำหนักทดล่วงหน้าต้องเท่ากับค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่งหรือต้องปรับให้เท่ากับค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่งได้อย่างอัตโนมัติ(ข)เครื่องชั่งที่มีช่วงการชั่งหลายช่วงค่าน้ำหนักทดที่กำหนดไว้สำหรับช่วงการชั่งหนึ่งอาจถ่ายทอดไปสู่ช่วงการชั่งอีกช่วงหนึ่งที่มีค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองมากกว่าได้เท่านั้นและต้องสามารถปรับค่าขั้นหมายมาตราของส่วนทดน้ำหนักนั้นให้เท่ากับค่าขั้นหมายมาตราของช่วงการชั่งใหม่ได้(ค)เครื่องชั่งที่เปลี่ยนค่าขั้นหมายมาตราได้ค่าน้ำหนักทดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจะต้องไม่มากกว่าค่าพิกัดกำลังสูงสุดของช่วงการชั่งย่อยช่วงแรก(Max๑) และค่าน้ำหนักสุทธิที่คำนวณได้ต้องสามารถปรับให้แสดงหรือพิมพ์ให้มีค่าละเอียดเท่ากับค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่งสำหรับค่าน้ำหนักสุทธิเดียวกัน(ง)ในกรณีที่ได้กำหนดน้ำหนักทดด้วยส่วนกำหนดน้ำหนักทดล่วงหน้าแล้วค่าที่กำหนดทดไว้จะต้องไม่สามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกได้ในขณะที่ส่วนทดน้ำหนักกำลังทำงาน(๑๐)ในกรณีที่เครื่องชั่งมีส่วนล็อก ให้แสดงตำแหน่งล็อกและตำแหน่งชั่งไว้ให้ชัดเจนและจะทำการชั่งได้เฉพาะที่ตำแหน่งชั่งเท่านั้น(๑๑)เครื่องชั่งต้องทำให้อยู่ในลักษณะที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการชั่งสามารถมองเห็นการแสดงค่าได้อย่างชัดเจน(๑๒)เครื่องชั่งที่คำนวณราคาได้ต้องแสดงค่าน้ำหนัก ราคาต่อหน่วยและราคารวมไว้เมื่อเครื่องชั่งแสดงค่าน้ำหนักคงที่แล้วถ้าเครื่องชั่งดังกล่าวมีส่วนพิมพ์ค่า ส่วนพิมพ์ค่านั้นต้องสามารถพิมพ์ค่าน้ำหนักราคาต่อหน่วย และราคารวมได้ โดยในการพิมพ์ค่าดังกล่าวของการชั่งครั้งหนึ่ง ๆให้พิมพ์ได้ไม่เกินหนึ่งครั้ง(๑๓)เครื่องชั่งที่พิมพ์ราคาได้ต้องมีลักษณะตาม (๑๒)และต้องสามารถตรวจสอบค่าราคาต่อหน่วยและค่าน้ำหนักที่กำหนดทดไว้ล่วงหน้าของเครื่องชั่งได้ในระหว่างการใช้งาน(๑๔)เครื่องชั่งที่มีส่วนประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้(ก)ในกรณีที่มีสิ่งรบกวนจากภายนอกเครื่องชั่งอิเล็กทรอนิกส์ต้องสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหรือต้องแสดงให้ทราบว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากสิ่งรบกวนนั้น(ข)ในกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นจนมีผลกระทบกับความถูกต้องของเครื่องชั่ง เครื่องชั่งต้องหยุดทำงานโดยอัตโนมัติหรือมีการแสดงให้ผู้ใช้เครื่องชั่งทราบ และจะต้องแสดงอยู่จนกว่าความผิดปกติจะหมดไป(ค)ในกรณีที่มีการเปิดใช้เครื่องชั่ง ส่วนแสดงค่าต้องแสดงสัญลักษณ์ต่าง ๆทั้งหมดที่สามารถแสดงได้(ง)เครื่องชั่งที่สามารถใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ได้ ต้องสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องต่อเนื่องหรือไม่แสดงค่าน้ำหนักเมื่อความต่างศักย์ที่ได้รับจากแบตเตอรี่ต่ำเกินไปจากที่ผู้ผลิตกำหนด(จ)ป้องกันการรบกวนของสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นความถี่วิทยุไม่ให้มีผลต่อความแม่นยำของเครื่องชั่ง ส่วนแสดงค่าส่วนบันทึกค่า และส่วนพิมพ์ค่าได้(ฉ)ถ้าเครื่องชั่งมีระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เสริมต่อพ่วงโดยผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภายนอก ระบบคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เสริมนั้นต้องไม่ทำให้ผลการชั่งและข้อมูลการชั่งผิดไปและต้องไม่สามารถส่งคำสั่งหรือข้อมูลเข้าเครื่องชั่งซึ่งทำให้เครื่องชั่งแสดงค่าพิมพ์ค่าคำนวณหรือบันทึกค่าผลการชั่งผิดไปจากขณะที่ไม่มีอุปกรณ์ดังกล่าวเชื่อมต่ออยู่กับเครื่องชั่งและต้องปิดผนึกอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณภายนอกดังกล่าวด้วยข้อ ๑๗เครื่องชั่งที่แสดงค่าเองไม่ได้ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้(๑) เครื่องชั่งที่มีส่วนแสดงสมดุลในลักษณะที่ใช้ตัวชี้สมดุล๒ อันชี้ตรงกัน ตัวชี้สมดุลดังกล่าวต้องมีความหนาเท่ากันและห่างกันไม่เกินความหนาของตัวชี้สมดุล เว้นแต่ในกรณีที่ตัวชี้สมดุลหนาน้อยกว่า ๑มิลลิเมตร ให้ห่างกันไม่เกิน ๑ มิลลิเมตร(๒)ในกรณีที่เครื่องชั่งมีส่วนพิมพ์ค่า ส่วนพิมพ์ค่าจะพิมพ์ได้เฉพาะเมื่อแท่งเลื่อนหรือตุ้มเลื่อนหรือกลไกที่ใช้เปลี่ยนน้ำหนักอยู่ในตำแหน่งที่สอดคล้องกับเลขจำนวนเต็มของช่องขั้นหมายมาตรา(๓) คมมีด(ก)คมมีดต้องทำให้ติดแน่นกับลีเวอร์(ข) คมมีดต้องทำให้คมแข็ง และจดตลอดส่วนที่ต้องการให้ถูกกับคมมีดนั้น(ค) ที่รองรับคมมีดต้องทำให้เรียบเกลี้ยง และแข็งอย่างน้อยเท่ากับคมมีด(ง) คมมีดและที่รองรับคมมีดต้องทำให้อยู่ในลักษณะที่เมื่อใส่ของลงบนส่วนรับน้ำหนักเท่ากับครึ่งหนึ่งของพิกัดกำลังสูงสุดเมื่อเลื่อนคมมีด หรือที่รองรับคมมีดไปในทิศทางที่เหมาะสมต้องไม่ทำให้ความเที่ยงของเครื่องผิดไป(จ)ในกรณีที่เครื่องชั่งมีที่กั้นเพื่อกันมิให้คมมีดเลื่อนไปทางความยาว ที่กั้นในส่วนที่อาจสัมผัสกับคมมีดต้องทำให้เรียบเกลี้ยงแข็งอย่างน้อยเท่ากับคมมีดและสัมผัสกับคมมีดน้อยที่สุด(๔) ขั้นหมายมาตรา(ก)ขั้นหมายมาตราบนคันชั่ง ให้ทำเป็นขีดหรือฟันเลื่อยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างรวมกัน ขีดต้องมีระยะห่างเท่ากันและขนานกันฟันเลื่อยต้องตัดให้เรียบเท่ากันหมด และเส้นที่ตัดเป็นฟันลงมาต้องมีระยะห่างเท่ากันและขนานกันทุกเส้นถ้ามีทั้งขีดและฟันเลื่อย ขีดต้องอยู่ให้ได้ลำดับกับฟันเลื่อยเพื่อแสดงอัตราของฟันเลื่อยอย่างชัดเจนและถูกต้อง(ข)ขั้นหมายมาตราและช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราบนคันชั่งและบนที่บอกอัตราน้ำหนักต้องทำให้เห็นชัดเจนอ่านง่าย และมีลักษณะถาวร(๕) คันชั่ง(ก)คันชั่งที่ใช้ตุ้มเลื่อนที่ขั้นหมายมาตราใหญ่ทุกขั้นหมายมาตรา ต้องแสดงอัตราน้ำหนักไว้(ข)คันชั่งทุกคันต้องมีที่กั้นเพื่อกันมิให้ตุ้มเลื่อนเลื่อนเกินไปจากขั้นหมายมาตราที่ค่าศูนย์(ค)ส่วนที่ติดปลายคันชั่งเพื่อกันมิให้ตุ้มเลื่อนเลื่อนหลุดไปจากคันชั่งต้องติดไว้ให้แน่นกับคันชั่งอย่างมั่นคง(ง)คันชั่งต้องมีลักษณะที่เมื่อหกคันชั่งไปจนสุดเขตที่จะไปได้แล้วคันชั่งนั้นต้องกลับเข้าที่ได้เอง(จ) ในเวลาอยู่สถานะปกติคันชั่งต้องทำให้ได้ระดับ และถ้าแกว่งก็ต้องแกว่งได้ส่วนกันทั้งสองข้าง(๖) ตุ้มเลื่อน(ก)ตุ้มเลื่อนสำหรับใช้กับคันชั่งที่ขั้นหมายมาตราเป็นฟันเลื่อยต้องทำให้มีที่จิกกับร่องฟันเพื่อให้ตุ้มเลื่อนอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและให้จิกเกาะอยู่แน่น(ข) ตุ้มเลื่อนชนิดห้อยส่วนที่สัมผัสกับคันชั่งต้องทำให้คม แข็งและมีลักษณะที่ทำให้ตุ้มเลื่อนนั้นแกว่งได้ง่าย(ค)ตุ้มเลื่อนต้องเลื่อนไปมาได้โดยสะดวกและไม่ทำให้ขั้นหมายมาตราและฟันเลื่อยบนคันชั่งลบเลือนหรือสึกหรอได้ง่าย(ง)ตุ้มเลื่อนต้องทำให้ไม่สามารถถอดแยกออกจากกันได้ง่าย และต้องไม่มีช่องบนตุ้มเลื่อน(จ)ตุ้มเลื่อนต้องทำให้ไม่สามารถถอดจากคันชั่งได้ง่าย(ฉ)ตุ้มเลื่อนและขอห้อยต้องทำให้อยู่กับเครื่องชั่งอย่างมั่นคง(ช)ริมสำหรับบอกอัตราน้ำหนัก หรือที่ชี้อัตราน้ำหนักที่ตุ้มเลื่อนนั้นต้องทำให้แหลมคมและริมสำหรับบอกอัตราน้ำหนักต้องขนานกับขั้นหมายมาตราบนคันชั่ง(๗) ตุ้มถ่วง(ก)ตุ้มถ่วงทุกตุ้มที่ใช้กับเครื่องชั่งใดต้องมีเครื่องหมายบนตุ้มที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นตุ้มที่ใช้กับเครื่องชั่งนั้นเครื่องหมายนั้นต้องไม่ลบเลือนได้ง่ายและตุ้มนั้นต้องแสดงว่าจะใช้แทนน้ำหนักเท่าใดไว้ด้วย(ข)ตุ้มถ่วงนี้ต้องทำรูปให้ผิดไปจากตุ้มน้ำหนักธรรมดา(๘)ตุ้มเลื่อนและตุ้มถ่วง ถ้ามีรูสำหรับเติมวัสดุเพื่อให้ตุ้มตรงอัตราให้มีรูดังกล่าวได้เพียงรูเดียววัสดุที่ทำให้เที่ยงในตุ้มเลื่อนและตุ้มถ่วงต้องใส่ปิดให้แน่นติดอยู่กับที่เสมอ(๙)เครื่องชั่งใดที่มีส่วนที่ทำให้เปลี่ยนทาง หรือกลับทางใช้ได้ส่วนเหล่านั้นต้องมีลักษณะที่การเปลี่ยนหรือกลับนั้นไม่ทำให้ความเที่ยงของเครื่องชั่งเสียไป(๑๐)เครื่องชั่งใดที่มีส่วนถอดได้ การถอดนั้นต้องไม่ทำให้ความเที่ยงของเครื่องผิดไปเว้นแต่เป็นเครื่องชั่งชนิดที่ถ้าถอดส่วนใดออกแล้วจะใช้เครื่องนั้นชั่งของไม่ได้เลย(๑๑)เครื่องชั่งใดที่มีส่วนที่ทำให้เครื่องเที่ยง ส่วนนั้นต้องติดแน่นอยู่ประจำที่และต้องไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่าย(๑๒)เครื่องชั่งแบบสองแขนเท่ากัน(ก)เครื่องชั่งแบบสองแขนเท่ากัน คือเครื่องที่มีคันชั่งยื่นออกไปจากฟัลครัมเท่ากันทั้งสองข้างและถาดชั่งทั้งสองห้อยอยู่ใต้คันชั่ง(ข)สายห้อยถาดชั่งของเครื่องชั่งแบบนี้ ต้องทำด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใดที่สำนักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ใช้แทนกันได้(๑๓)เครื่องชั่งแบบโรเบอร์วัลและเบแรงเงอร์(ก)เครื่องชั่งแบบโรเบอร์วัลและเบแรงเงอร์ คือเครื่องที่มีคันชั่งยื่นออกไปจากฟัลครัมเท่ากันทั้งสองข้างโดยถาดชั่งหรือแท่นชั่งทั้งสองอยู่เหนือคันชั่ง(ข)ถ้าคันชั่งหรือตัวเครื่องชั่งเป็นชนิดแฝดต้องเป็นราวดามอย่างน้อยสองอันที่รับถาดชั่งต้องมั่นคงแข็งแรงเสากลางต้องทำให้ไม่สามารถบิดหรือหมุนเคลื่อนจากที่ได้ ที่ยึด ขอ และห่วงในส่วนที่สัมผัสกับส่วนอื่นของเครื่องชั่งต้องทำด้วยโลหะแข็ง หินแก้วหรือวัสดุอื่นใดที่สำนักงานกลางได้ตรวจสอบแล้ว ว่ามีคุณสมบัติที่ใช้แทนกันได้(ค)ในกรณีที่เป็นเครื่องชั่งที่ทำให้เที่ยงโดยใช้บาแลนซิงบอกซ์บาแลนซิงบอกซ์นั้นต้องติดแน่นใต้ถาดชั่งและมีความสามารถบรรจุวัตถุที่ทำให้เที่ยงได้ไม่เกินร้อยละหนึ่งของพิกัดกำลังสูงสุดของเครื่องชั่งนั้นและจะใส่หรือถอดได้ก็ต้องใช้เครื่องมือ(ง)ถาดชั่งหรือแท่นชั่งต้องทำด้วยโลหะ วัสดุแข็ง หรือวัสดุอื่นใดที่สำนักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ใช้แทนกันได้และห้ามทาสีถาดชั่ง(๑๔)เครื่องชั่งแบบสตีลยาร์ด(ก)เครื่องชั่งแบบสตีลยาร์ด คือ เครื่องชั่งซึ่งฟัลครัมอยู่ค่อนไปข้างหนึ่งของคันชั่งคันชั่งทางด้านสั้นแขวนที่รองรับของชั่งไม่ว่าจะเป็นถาดหรือขอก็ตามและทางด้านยาวมีขั้นหมายมาตราและตุ้มพอยส์ เพื่อบอกอัตราน้ำหนักเมื่อจะใช้ชั่งต้องห้อย แขวนหรือติดไว้กับสิ่งอื่นที่อยู่เหนือเครื่องชั่งซึ่งไม่ใช่เป็นส่วนของเครื่องชั่งนั้น(ข)คันชั่งต้องทำด้วยโลหะ หรือวัสดุอื่นใดที่สำนักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ใช้แทนกันได้และคันชั่งนั้นทางด้านยาวต้องตรง(ค)ขั้นหมายมาตราชนิดขีดหรือฟันเลื่อยบนคันชั่งที่มีขนาดพิกัดกำลังตั้งแต่ ๑๐๐กิโลกรัมลงมา ต้องทำไว้ข้างเดียวให้ได้ฉากกับคันชั่ง(ง)เครื่องชั่งแบบสตีลยาร์ดต้องมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๑๐ กิโลกรัมขึ้นไปและต้องมีขั้นหมายมาตราที่ตั้งต้นด้วยขั้นหมายมาตราศูนย์(๑๕)เครื่องชั่งแบบแท่นชั่ง(ก)เครื่องชั่งแบบแท่นชั่ง คือเครื่องชั่งที่มีส่วนรับน้ำหนักเป็นแท่นชั่งอยู่เหนือส่วนส่งผ่านน้ำหนัก(ข)ที่คันชั่งของเครื่องชั่งนั้น นอกจากที่รองตุ้มถ่วงแล้วส่วนอื่นต้องไม่สามารถถอดออกจากกันได้ง่าย(ค)ในกรณีที่จะใช้ส่วนรับน้ำหนักอย่างอื่นที่ถอดได้แทนแท่นชั่งธรรมดาส่วนรับน้ำหนักนั้นต้องเป็นส่วนสำคัญของเครื่องชั่ง ซึ่งถ้าไม่มีส่วนนี้แล้วเครื่องชั่งจะไม่เที่ยง(๑๖)เครื่องชั่งที่แสดงค่าเองไม่ได้ซึ่งมีลักษณะตามข้อ ๑๖นั้นตราบใดที่นำมาประยุกต์ใช้งานได้ต้องมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ทุกประการข้อ๑๘เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๒๐เมตริกตันขึ้นไป ต้องมีส่วนแสดงค่าน้ำหนักในลักษณะที่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการชั่งทุกฝ่ายสามารถอ่านค่าน้ำหนักได้พร้อมกันหากไม่มีส่วนแสดงค่าน้ำหนักในลักษณะดังกล่าวต้องมีส่วนแสดงค่าน้ำหนักเป็นตัวเลขเพิ่มขึ้นอีก ๑ ชุดสำหรับให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการชั่งทุกฝ่ายสามารถอ่านค่าน้ำหนักได้พร้อมกันข้อ ๑๙ อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังให้กำหนดไว้ตามชั้นความเที่ยงของเครื่องชั่งข้อ๒๐ ชั้นความเที่ยงของเครื่องชั่งให้แบ่งเป็น ๔ ชั้น ดังต่อไปนี้(๑) ชั้นหนึ่ง สัญลักษณ์หรือ (๒) ชั้นสอง สัญลักษณ์หรือ (๓) ชั้นสาม สัญลักษณ์หรือ (๔) ชั้นสี่สัญลักษณ์หรือ ข้อ ๒๑หลักเกณฑ์การแบ่งชั้นความเที่ยงของเครื่องชั่ง ให้เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้ชั้นความเที่ยงค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง (e)จำนวนขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง(n = Max/e)พิกัดกำลังต่ำสุด(Min)ไม่น้อยกว่าจำนวนต่ำสุดจำนวนสูงสุดชั้นหนึ่งตั้งแต่ ๐.๐๐๑ ก. ขึ้นไป(๐.๐๐๑ ก. ≤ e)๕๐,๐๐๐-๑๐๐ eชั้นสองตั้งแต่ ๐.๐๐๑ ก. ถึง ๐.๐๕ ก.(๐.๐๐๑ ก. ≤ e ≤ ๐.๐๕ ก.)ตั้งแต่ ๐.๑ ก. ขึ้นไป(๐.๑ ก. ≤ e)๑๐๐๕,๐๐๐๑๐๐,๐๐๐๑๐๐,๐๐๐๒๐ e๕๐ eชั้นสามตั้งแต่ ๐.๑ ก. ถึง ๒ ก.(๐.๑ ก. ≤ e ≤ ๒ ก.)ตั้งแต่ ๕ ก. ขึ้นไป(๕ ก. ≤ e)๑๐๐๕๐๐๑๐,๐๐๐๑๐,๐๐๐๒๐ e๒๐ eชั้นสี่ตั้งแต่ ๕ ก. ขึ้นไป(๕ ก. ≤ e)๑๐๐๑,๐๐๐๑๐ eพิกัดกำลังต่ำสุดสำหรับการแบ่งชั้นความเที่ยงชั้นสองและชั้นสามของเครื่องชั่งที่ใช้ชั่งเพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าธรรมเนียมให้มีค่าน้อยกว่าที่กำหนดไว้ในตารางตามวรรคหนึ่งได้ ๕ eข้อ๒๒ค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองของเครื่องชั่ง ให้เป็นไปตามตาราง ดังต่อไปนี้เครื่องชั่งค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง (e)ส่วนแสดงค่าน้ำหนัก ไม่มีส่วนแสดงค่าน้ำหนักช่วยเสริมสำหรับอ่านค่าละเอียดค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง = ค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง (d)ส่วนแสดงค่าน้ำหนัก มีส่วนแสดงค่าน้ำหนักช่วยเสริมสำหรับอ่านค่าละเอียดให้ผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองโดยให้เป็นไปตามข้อ ๒๑ และข้อ ๒๕ (๒)ไม่มีส่วนแสดงค่าน้ำหนักให้ผู้ผลิตเป็นผู้กำหนดค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองโดยให้เป็นไปตามข้อ ๒๑ในกรณีเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่๒๐ เมตริกตันขึ้นไป ไม่ว่าค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่งมีค่าเท่าใดให้ค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองมีค่าเป็น ๒๐ กิโลกรัมทุกกรณีค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองสำหรับเครื่องชั่งที่ได้รับคำรับรองก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดข้อ ๒๓ เครื่องชั่งที่มีช่วงการชั่งหลายช่วงซึ่งในแต่ละช่วงการชั่งมีค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองเป็น e๑ , e๒ , er โดยที่ e๑ < e๒ <...< er (เมื่อ r คือ เลขลำดับของช่วงการชั่ง) ค่าพิกัดกำลังต่ำสุด พิกัดกำลังสูงสุดและจำนวนขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง ต้องสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๑ข้อ ๒๔เครื่องชั่งที่เปลี่ยนค่าขั้นหมายมาตราได้ต้องมีลักษณะเพิ่มเติมดังต่อไปนี้(๑) ช่วงการชั่งย่อย(ก)ให้ช่วงการชั่งย่อยแต่ละช่วงมีลักษณะ ดังต่อไปนี้๑) ค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง ei โดยให้ ei + ๑ > ei๒) พิกัดกำลังสูงสุด Maxi๓)พิกัดกำลังต่ำสุด Mini = Maxi-๑ (สำหรับ i = ๑ พิกัดกำลังต่ำสุด Min๑ = Min)(ข)จำนวนขั้นหมายมาตราตรวจรับรองสำหรับช่วงการชั่งย่อย (ni)แต่ละช่วงเท่ากับค่าที่คำนวณได้จากสูตรni = Maxi eiโดยที่ i คือ เลขลำดับของช่วงการชั่งย่อย มีค่าเป็น ๑, ๒, .(๒)ค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง ( ei ) จำนวนขั้นหมายมาตราตรวจรับรองสำหรับช่วงการชั่งย่อย ( ni ) แต่ละช่วง และพิกัดกำลังต่ำสุด (Min๑)ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นความเที่ยงของเครื่องชั่งที่เปลี่ยนแปลงขั้นหมายมาตราได้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นความเที่ยงของเครื่องชั่งที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๑(๓)ค่าพิกัดกำลังสูงสุดของช่วงการชั่งย่อยแต่ละช่วงซึ่งคิดเป็นสัดส่วนระหว่างพิกัดกำลังสูงสุดของช่วงการชั่งย่อยใด ๆกับค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองของช่วงการชั่งย่อยถัดไป ต้องสอดคล้องกับชั้นความเที่ยงและเป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้ ยกเว้นช่วงการชั่งย่อยช่วงสุดท้ายชั้นความเที่ยงพิกัดกำลังสูงสุดของช่วงการชั่งค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองของช่วงการชั่งย่อยถัดไป(Maxi / ei+๑)ชั้นหนึ่ง≥ ๕๐,๐๐๐ชั้นสอง≥ ๕,๐๐๐ชั้นสาม≥ ๕๐๐ชั้นสี่≥ ๕๐(๔)เครื่องชั่งที่เปลี่ยนค่าขั้นหมายมาตราได้ หลังจากทำการทดน้ำหนักแล้วเมื่อทำการชั่งในช่วงการชั่งย่อยใดการแสดงค่าของช่วงการชั่งย่อยนั้น ต้องมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ข้อ ๒๕ส่วนแสดงค่าน้ำหนักช่วยเสริมสำหรับอ่านค่าละเอียดต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้(๑)ให้ใช้ส่วนแสดงค่าน้ำหนักช่วยเสริมสำหรับอ่านค่าละเอียดประกอบในเครื่องชั่งซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้นหนึ่งหรือชั้นสองเท่านั้นโดยให้ใช้เฉพาะที่จะทำให้สามารถอ่านค่าตัวเลขที่อยู่ทางขวาของเครื่องหมายจุดทศนิยมได้และห้ามใช้ประกอบในเครื่องชั่งที่เปลี่ยนค่าขั้นหมายมาตราได้ ทั้งนี้ส่วนแสดงค่าน้ำหนักช่วยเสริมสำหรับอ่านค่าละเอียดดังกล่าวอาจจะเป็นเครื่องมือซึ่งมีไรเดอร์ หรือส่วนที่ช่วยในการอ่านค่าน้ำหนักระหว่างขั้นหมายมาตราหรือส่วนช่วยแสดงค่าน้ำหนักเสริมหรือส่วนที่ช่วยแบ่งค่าน้ำหนักระหว่างขั้นหมายมาตราก็ได้(๒)ค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง ให้มีค่ามากกว่าค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง และไม่เกินกว่า ๑๐เท่าของค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง หรือ d < e ≤ ๑๐ d และให้มีค่าเป็นสิบยกกำลัง k หรือ e = ๑๐k กิโลกรัม โดยที่ k เป็นเลขจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ หรือศูนย์(๓)ค่าพิกัดกำลังต่ำสุดของเครื่องชั่งให้คำนวณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๑โดยในสดมภ์สุดท้ายของตารางให้แทนค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองด้วยค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่ง(๔)ในกรณีเครื่องชั่งซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้นหนึ่งและมีค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่งน้อยกว่า๐.๑ มิลลิกรัม จำนวนขั้นหมายมาตราตรวจรับรองอาจน้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ก็ได้ข้อ ๒๖อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยให้เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดน้ำหนักที่ใช้ทดสอบ (m) แสดงในหน่วยของค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง (e)ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่๐.๕ eตั้งแต่ ๐ ถึง ๕๐,๐๐๐(๐ ≤ m ≤ ๕๐,๐๐๐)ตั้งแต่ ๐ ถึง ๕,๐๐๐(๐ ≤ m ≤ ๕,๐๐๐)ตั้งแต่ ๐ ถึง ๕๐๐(๐ ≤ m ≤ ๕๐๐)ตั้งแต่ ๐ ถึง ๕๐(๐ ≤ m ≤ ๕๐)๑.๐ eมากกว่า ๕๐,๐๐๐ ถึง๒๐๐,๐๐๐(๕๐,๐๐๐ < m ≤๒๐๐,๐๐๐)มากกว่า ๕,๐๐๐ ถึง๒๐,๐๐๐(๕,๐๐๐ < m ≤๒๐,๐๐๐)มากกว่า ๕๐๐ ถึง๒,๐๐๐(๕๐๐ < m ≤๒,๐๐๐)มากกว่า ๕๐ ถึง๒๐๐(๕๐ < m ≤๒๐๐)๑.๕ eมากกว่า ๒๐๐,๐๐๐(๒๐๐,๐๐๐ < m)มากกว่า ๒๐,๐๐๐ ถึง ๑๐๐,๐๐๐(๒๐,๐๐๐ < m ≤๑๐๐,๐๐๐)มากกว่า ๒,๐๐๐ ถึง๑๐,๐๐๐(๒,๐๐๐ < m ≤๑๐,๐๐๐)มากกว่า ๒๐๐ ถึง๑,๐๐๐(๒๐๐ < m ≤๑,๐๐๐)ข้อ ๒๗อัตราความรู้สึกของเครื่องชั่งที่แสดงค่าเองไม่ได้นั้นเมื่อวางน้ำหนักที่มีค่าเท่ากับอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่ค่าน้ำหนักใดๆ บนส่วนรับน้ำหนักของเครื่องชั่งเข็มชี้ต้องเคลื่อนไปจากสภาวะสมดุลเดิมเป็นระยะอย่างน้อย ดังต่อไปนี้(๑) ๑ มิลลิเมตรสำหรับเครื่องชั่งซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้นหนึ่ง หรือชั้นสอง(๒) ๒ มิลลิเมตรสำหรับเครื่องชั่งซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้นสาม หรือชั้นสี่และมีพิกัดกำลังสูงสุดไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม(๓) ๕ มิลลิเมตรสำหรับเครื่องชั่งซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้นสาม หรือชั้นสี่และมีพิกัดกำลังสูงสุดมากกว่า ๓๐ กิโลกรัมข้อ ๒๘อัตราการตอบสนองของเครื่องชั่งในการทดสอบดิสคริมิเนชันให้มีลักษณะ ดังต่อไปนี้(๑)กรณีที่เป็นเครื่องชั่งที่แสดงค่าแบบแอนะล็อกเมื่อเพิ่มหรือลดน้ำหนักที่มีค่าเท่ากับค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของน้ำหนักที่ทดสอบเครื่องชั่งต้องแสดงค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่น้อยกว่า ๐.๗ เท่าของน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง(๒) กรณีที่เป็นเครื่องชั่งที่แสดงค่าแบบดิจิทัลเมื่อเพิ่มหรือลดน้ำหนักที่มีค่าเท่ากับ ๑.๔เท่าของค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่งเครื่องชั่งต้องแสดงค่าเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมข้อ ๒๙ความแตกต่างของการแสดงค่าของเครื่องชั่งในการทดสอบความสามารถในการทำซ้ำได้ต้องมีค่าไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของน้ำหนักที่ทดสอบนั้นข้อ ๓๐ความแตกต่างของการแสดงค่าของเครื่องชั่งในการทดสอบวางน้ำหนักที่ตำแหน่งต่าง ๆต้องต่างกันไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของน้ำหนักที่ทดสอบนั้นและการแสดงค่าเมื่อวางน้ำหนักที่แต่ละตำแหน่งต้องอยู่ภายในอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดนั้นด้วยข้อ ๓๑ ในการแสดงค่าน้ำหนัก(๑)เครื่องชั่งที่มีส่วนแสดงค่าหลายส่วนส่วนแสดงค่าน้ำหนักทุกส่วนต้องแสดงค่าน้ำหนักต่างกันไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับน้ำหนักนั้น(๒) การแสดงค่าแบบดิจิทัลค่าที่แสดงที่ส่วนแสดงค่าทุกส่วนต้องตรงกันข้อ ๓๒ เครื่องชั่งสปริงต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้(๑) การแสดงค่าผลการชั่ง(ก)ส่วนแสดงค่าต้องแสดงชื่อหรือสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้ในการชั่ง(ข)ค่าขั้นหมายมาตราให้แสดงเป็นค่า ๑ × ๑๐k ๒ × ๑๐k หรือ ๕ × ๑๐k โดยที่ k เป็นเลขจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ หรือศูนย์(๒)ขั้นหมายมาตราที่หน้าปัดต้องแสดงให้เห็นเด่นชัดความกว้างของขั้นหมายมาตราต้องไม่ใหญ่กว่าช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราและช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร(๓) ขั้นหมายมาตราศูนย์และขั้นหมายมาตราที่แสดงค่าพิกัดกำลังสูงสุดต้องห่างกันไม่น้อยกว่า๒ เซนติเมตร และต้องไม่มีที่กั้นเข็มชี้อัตราน้ำหนัก(๔)หน้าปัดแสดงขั้นหมายมาตรา ต้องมีสองหน้าปัดโดยตรึงติดแน่นกับตัวเครื่อง และหน้าปัดทั้งสองต้องหันหน้าออกในทิศทางตรงกันข้ามยกเว้นเครื่องชั่งสปริงที่มีพิกัดกำลังไม่เกิน ๑ กิโลกรัมจะมีหน้าปัดเดียวโดยตรึงติดแน่นกับตัวเครื่องก็ได้(๕)ให้มีตะกั่วตรึงหน้าปัดติดกับตัวเครื่อง โดยปลายข้างหนึ่งทะลุหน้าปัดขึ้นมาสำหรับประทับเครื่องหมายคำรับรองของสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา(๖)เข็มชี้อัตราน้ำหนักต้องยาวถึงขั้นหมายมาตราที่สั้นที่สุด มีขนาดความกว้างโดยประมาณเท่ากับความกว้างของขั้นหมายมาตราและอยู่ในลักษณะที่จะชี้ขั้นหมายมาตราได้โดยชัดเจนทั้งปลายเข็มต้องมีระยะห่างจากระนาบของขั้นหมายมาตราไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร(๗)ถาดรับของชั่งให้ทำด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใดที่สำนักงานกลางได้ตรวจสอบแล้วว่ามีคุณสมบัติที่ใช้แทนกันได้และห้ามทาสี(๘)กรณีที่เครื่องชั่งมีส่วนตั้งศูนย์ส่วนตั้งศูนย์นั้นต้องสามารถปรับเข็มชี้อัตราน้ำหนักให้เบี่ยงเบนไปจากศูนย์ได้ไม่เกินร้อยละ๕ ของพิกัดกำลังสูงสุดของเครื่องชั่ง(๙)เครื่องชั่งสปริงต้องมีที่สำหรับผนึก ประทับ หรือแสดงเครื่องหมายคำรับรองเพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยน แก้ไข ดัดแปลงภายหลังการตรวจรับรองแล้ว(๑๐)เครื่องชั่งสปริงที่มีแผ่นฝาประกับข้างจะต้องมีลักษณะที่สามารถป้องกันการเปิดฝาประกับข้างได้โดยใช้ลวดย้ำตะกั่วหัวท้ายยึดติดตรึงฝาประกับข้างทั้งสองด้านไว้กับตัวเครื่องชั่งสปริง(๑๑)เครื่องชั่งสปริงที่มีแผ่นเหล็กฝาประกับด้านบนเครื่องชั่งสปริงที่เป็นส่วนตั้งศูนย์ต้องติดแน่นถาวรกับตัวเครื่องชั่งสปริง ไม่สามารถหมุนคลายออกได้(๑๒)ดุมเข็มชี้อัตราน้ำหนักต้องยึดติดแน่นกับเข็มชี้อัตราน้ำหนักให้ทำเป็นเหลี่ยมและใช้หมุดย้ำแกนให้แน่นติดกับเข็มชี้อัตราน้ำหนักเพื่อมิให้เข็มชี้อัตราน้ำหนักหลวมคลอนได้(๑๓)ถ้าเป็นเครื่องชั่งสปริงชนิดแขวน ซึ่งมีถาดสำหรับรับของชั่งอยู่ใต้หน้าปัดต้องให้ถาดห้อยห่างจากห่วงที่เครื่อง จะใช้ขอแทนห่วงสำหรับเกี่ยวถาดไม่ได้แต่ถ้าเครื่องชั่งใดมีขอสำหรับเกี่ยวของชั่งจะให้ถาดรับของชั่งเกี่ยวกับขออีกต่อหนึ่งไม่ได้(๑๔)เครื่องชั่งสปริงต้องมีพิกัดกำลังไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัม(๑๕)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการตรวจสอบตามเกณฑ์ของพิกัดกำลังและค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองของเครื่องชั่งสปริงทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยให้เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้พิกัดกำลังค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง (e)พิกัดกำลังต่ำสุด(Min) ไม่น้อยกว่าน้ำหนักที่ใช้ทดสอบอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการตรวจสอบ๓ กก.๑๐ ก.๑๐๐ ก.ไม่เกิน ๐.๕ กก.๕ ก.๘ ก.เกิน ๐.๕ กก. ขึ้นไป๑๐ ก.๑๕ ก.๗ กก.๒๐ ก.๒๐๐ ก.ไม่เกิน ๑ กก.๑๐ ก.๑๕ ก.เกิน ๑ กก. ขึ้นไป๒๐ ก.๓๐ ก.๑๕ กก.๑๐๐ ก.๕๐๐ ก.ไม่เกิน ๒.๕ กก.๒๕ ก.๓๘ ก.เกิน ๒.๕ กก. ขึ้นไป๕๐ ก.๗๕ ก.๒๐ กก.๑๐๐ ก.๕๐๐ ก.ไม่เกิน ๒.๕ กก.๒๕ ก.๓๘ ก.เกิน ๒.๕ กก. ขึ้นไป๕๐ ก.๗๕ ก.๓๕ กก.๑๐๐ ก.๑ กก.ไม่เกิน ๕ กก.๕๐ ก.๗๕ ก.เกิน ๕ กก. ขึ้นไป๑๐๐ ก.๑๕๐ ก.๖๐ กก.๒๐๐ ก.๒ กก.ไม่เกิน ๑๐ กก.๑๐๐ ก.๑๕๐ ก.เกิน ๑๐ กก. ขึ้นไป๒๐๐ ก.๓๐๐ ก.เครื่องชั่งสปริงที่มีพิกัดกำลังไม่เกิน๑ กิโลกรัม ให้ถือว่าเป็นเครื่องชั่งซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้นสี่ข้อ ๓๓เครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้(๑)แบบแสดงค่าเองไม่ได้ต้องมีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องชั่งสตีลยาร์ด และมีลักษณะดังต่อไปนี้(ก) มีคันชั่ง ๒ คันตรึงติดแน่นกับฐานของเครื่องชั่ง ในลักษณะที่ถอดออกจากตัวเครื่องได้ยาก ประกอบด้วย๑) คันชั่งตัวล่างใช้หาน้ำหนักและอัตราส่วนร้อยละของสิ่งสกปรกโดยด้านบนของคันชั่งมีขั้นหมายมาตราแสดงอัตราน้ำหนักตั้งแต่ ๐ กิโลกรัมถึง ๕กิโลกรัม ช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราห่างกันขั้นละ๓.๕ เซนติเมตร และบอกอัตราขั้นหมายมาตราละ ๐.๕ กิโลกรัมที่ด้านล่างของคันชั่งมีขั้นหมายมาตราแสดงอัตราส่วนร้อยละของสิ่งสกปรกตั้งแต่อัตราส่วนร้อยละ๐ ถึงอัตราส่วนร้อยละ ๖๐ ช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราห่างกันขั้นละ ๓.๕ มิลลิเมตรและบอกอัตราส่วนร้อยละขั้นหมายมาตราละ ๑โดยขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราส่วนร้อยละ ๐ ต้องตรงกับขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราน้ำหนัก ๕ กิโลกรัมและขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราร้อยละ ๖๐ ต้องตรงกับขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราน้ำหนัก๒ กิโลกรัม๒) คันชั่งตัวบน ใช้หาน้ำหนักของหัวมันในน้ำและอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันด้านบนของคันชั่งมีขั้นหมายมาตราแสดงอัตราน้ำหนักตั้งแต่๐ กรัมถึง ๗๕๐ กรัม ช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราห่างกันขั้นละ๑ เซนติเมตร และบอกอัตราขั้นหมายมาตราละ ๑๐ กรัมที่ด้านล่างของคันชั่งมีขั้นหมายมาตราแสดงอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันตั้งแต่อัตราส่วนร้อยละ๑๐ ถึงอัตราส่วนร้อยละ ๓๔ ช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราห่างกันขั้นละ ๑.๙๕มิลลิเมตร และบอกอัตราส่วนร้อยละขั้นหมายมาตราละ ๐.๑โดยขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราส่วนร้อยละ ๑๐ ต้องตรงกับขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราน้ำหนัก๒๘๐ กรัม และขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ต้องตรงกับขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราน้ำหนัก ๖๗๐ กรัม(ข) มีส่วนรับน้ำหนัก ๒อันซึ่งมีลักษณะที่น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวกส่วนรับน้ำหนักอันบนใช้สำหรับชั่งหัวมันในอากาศส่วนรับน้ำหนักอันล่างใช้สำหรับชั่งหัวมันในน้ำส่วนรับน้ำหนักทั้งสองอันแขวนห้อยต่อกันในลักษณะที่ไม่สามารถถอดออกจากกันได้(ค)มีส่วนตั้งศูนย์อยู่บนคันชั่งตัวล่างค่อนไปทางหัวของคันชั่ง(ง)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังของเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อย ดังต่อไปนี้๑) ๑/๒๐๐ของน้ำหนักที่ใช้ทดสอบ สำหรับกรณีอัตราน้ำหนักไม่เกินหนึ่งในห้าของพิกัดกำลังสูงสุด๒) ๑/๕๐๐ของน้ำหนักที่ใช้ทดสอบ สำหรับกรณีอัตราน้ำหนักเกินหนึ่งในห้าของพิกัดกำลังสูงสุด(จ) ให้นำความในข้อ ๑๗(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) และ (๑๑)มาใช้บังคับกับเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันโดยอนุโลม(๒)แบบแสดงค่าได้เองมีลักษณะ ดังต่อไปนี้(ก)มีพิกัดกำลังสูงสุด ๕,๗๕๐ กรัมและมีค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่งไม่เกิน ๑๐ กรัม(ข)สามารถแสดงอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันตั้งแต่อัตราส่วนร้อยละ ๑๐ถึงอัตราส่วนร้อยละ ๓๔(ค)มีส่วนรับน้ำหนักที่มีลักษณะที่น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก(ง)การแสดงค่าน้ำหนักชั่งในอากาศและอัตราส่วนร้อยละของสิ่งสกปรกให้เป็น ดังต่อไปนี้๑)เครื่องชั่งต้องแสดงอัตราน้ำหนักตั้งแต่ ๐ กรัม ถึง ๕,๗๕๐ กรัม และมีค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่งไม่เกิน ๑๐ กรัม๒)เครื่องชั่งต้องแสดงอัตราส่วนร้อยละของสิ่งสกปรกตั้งแต่อัตราส่วนร้อยละ ๐ถึงอัตราส่วนร้อยละ ๖๐ โดยต้องแสดงอัตราส่วนร้อยละของสิ่งสกปรก ขั้นละ ๑๓) โดยที่ขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราส่วนร้อยละ๐ ต้องเท่ากับขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราน้ำหนัก ๕ กิโลกรัมและขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราส่วนร้อยละ ๖๐ต้องเท่ากับขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราน้ำหนัก ๒ กิโลกรัม(จ)การแสดงค่าน้ำหนักของหัวมันในน้ำและอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันให้เป็นดังต่อไปนี้๑)เครื่องชั่งต้องแสดงอัตราน้ำหนักตั้งแต่ ๐ กรัม ถึง ๗๕๐ กรัมและมีค่าขั้นหมายมาตราของเครื่องชั่งไม่เกิน ๑๐ กรัม๒)เครื่องชั่งต้องแสดงอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันตั้งแต่อัตราส่วนร้อยละ ๑๐ถึงอัตราส่วนร้อยละ ๓๔ โดยแสดงอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมัน ขั้นละ ๐.๑๓)โดยที่ขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราส่วนร้อยละ ๑๐ต้องเท่ากับขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราน้ำหนัก ๒๘๐ กรัมและขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราส่วนร้อยละ ๓๐ต้องเท่ากับขั้นหมายมาตราที่แสดงอัตราน้ำหนัก ๖๗๐ กรัม(ช)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังของเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันให้มีทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อย ดังต่อไปนี้๑) ๑/๒๐๐ของน้ำหนักที่ใช้ทดสอบสำหรับกรณีอัตราน้ำหนักไม่เกินหนึ่งในห้าของพิกัดกำลังสูงสุด๒) ๑/๕๐๐ของน้ำหนักที่ใช้ทดสอบ สำหรับกรณีอัตราน้ำหนักเกินหนึ่งในห้าของพิกัดกำลังสูงสุด(ซ) ให้นำความในข้อ ๑๖มาใช้บังคับกับเครื่องชั่งวัดอัตราส่วนร้อยละของแป้งในหัวมันโดยอนุโลมส่วนที่๒เครื่องชั่งอัตโนมัติ ข้อ ๓๔ ในส่วนนี้ส่วนแสดงค่ารวม หมายความว่า ส่วนที่แสดงค่าผลรวมของน้ำหนักของสิ่งของที่ถูกชั่งผ่านเครื่องชั่งสายพานลำเลียงหรือเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์ส่วนแสดงค่ารวมหลัก หมายความว่าส่วนแสดงค่าน้ำหนักรวมทั้งหมดของสิ่งของที่ถูกชั่งผ่านเครื่องชั่งสายพานลำเลียงหรือเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์ส่วนแสดงค่ารวมย่อย หมายความว่า ส่วนแสดงค่าน้ำหนักรวมของสิ่งของที่ถูกชั่งภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือที่ถูกชั่งติดต่อกันตามจำนวนครั้งที่กำหนดส่วนแสดงค่ารวมเสริม หมายความว่าส่วนแสดงค่าซึ่งมีค่าขั้นหมายมาตรามากกว่าค่าขั้นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมหลักและใช้ในการแสดงค่าน้ำหนักของสิ่งของที่ถูกชั่งผ่านเครื่องชั่งสายพานลำเลียงหรือเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์ในระยะเวลายาวนานช่วงหนึ่งค่าขั้นหมายมาตรารวมผล หมายความว่าค่าขั้นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมหลักหรือส่วนแสดงค่ารวมย่อยอัตราการไหลสูงสุด หมายความว่า อัตราการไหลสูงสุดของสิ่งของที่ชั่งเมื่อเครื่องชั่งอยู่ในขณะทำการชั่งที่พิกัดกำลังสูงสุดของส่วนชั่งน้ำหนักและด้วยความเร็วสายพานสูงสุดอัตราการไหลต่ำสุด หมายความว่า อัตราการไหลต่ำสุดที่เครื่องชั่งจะให้ผลการชั่งที่ถูกต้องน้ำหนักชั่งรวมได้ต่ำสุด หมายความว่า น้ำหนักรวมของสิ่งของที่น้อยที่สุดที่เครื่องชั่งสายพานลำเลียงหรือเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์สามารถชั่งและรวมผลการชั่งได้โดยมีความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ไม่เกินกว่าที่ควรจะนำเครื่องชั่งไปใช้ส่วนควบคุมการแสดงค่า หมายความว่าส่วนแสดงค่าที่สามารถใช้เป็นเครื่องชั่งสำหรับทดสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์เมื่อทดสอบด้วยน้ำหนักของสิ่งของที่ชั่งจริงค่าขั้นหมายมาตราควบคุม หมายความว่า ค่าที่แสดงเป็นหน่วยของน้ำหนักของส่วนควบคุมการแสดงค่ารอบการชั่ง หมายความว่าลำดับขั้นตอนการชั่งน้ำหนักตั้งแต่การป้อนสิ่งของที่ต้องการชั่งครั้งหนึ่งลงสู่ส่วนรับน้ำหนักการดำเนินการชั่ง และการส่งจ่ายสิ่งของที่ผ่านการชั่งออกไปรวมไว้ในที่เดียวกันข้อ ๓๕เครื่องชั่งอัตโนมัติชนิดเครื่องชั่งสายพานลำเลียงต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้(๑)ความเที่ยงของเครื่องชั่งสายพานลำเลียง แบ่งเป็น ๓ ชั้น ได้แก่(ก) ชั้น ๐.๕(ข) ชั้น ๑(ค) ชั้น ๒(๒)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด(ก)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยให้เป็นไปตามตาราง ดังต่อไปนี้ชั้นความเที่ยงอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดเป็นร้อยละของน้ำหนักที่ใช้ทดสอบทั้งหมดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังสำหรับการตรวจสอบ๐.๕๐.๒๕๐.๕๑๐.๕๑.๐๒๑.๐๒.๐(ข)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตาม (ก)ให้ใช้ในกรณีที่สิ่งของที่ชั่งมีค่าไม่น้อยกว่าน้ำหนักชั่งรวมได้ต่ำสุดและหากอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่เป็นตัวเลขลงตัวตามค่าขั้นหมายมาตรารวมผลให้ทำการปัดค่าให้ใกล้เคียงที่สุดกับค่าขั้นหมายมาตรารวมผล(๓) ส่วนแสดงค่าหรือส่วนพิมพ์ค่าใดๆ ซึ่งมีค่าขั้นหมายมาตราเท่ากันต้องแสดงค่าผลการชั่งตรงกัน(๔)ค่าต่ำสุดของน้ำหนักชั่งรวมได้ต่ำสุดต้องไม่น้อยกว่าค่าที่มากที่สุดของค่าต่อไปนี้(ก) ร้อยละ ๒ของน้ำหนักชั่งได้รวมทั้งหมดภายในระยะเวลา ๑ ชั่วโมง ที่อัตราการไหลสูงสุด(ข) น้ำหนักรวมที่ได้จากการชั่งโดยสายพานลำเลียงหมุนจำนวน๑ รอบ ที่อัตราการไหลสูงสุด(ค)ค่าน้ำหนักที่ได้ต้องสอดคล้องกับค่าขั้นหมายมาตรารวมผลและเป็นไปตามตารางที่กำหนดดังต่อไปนี้ชั้นความเที่ยงค่าน้ำหนักที่เป็นจำนวนเท่าของค่าขั้นหมายมาตรารวมผล๐.๕๘๐๐๑๔๐๐๒๒๐๐(๕) อัตราการไหลต่ำสุด(ก)เครื่องชั่งสายพานลำเลียงชนิดมีความเร็วสายพานอัตราเดียวต้องมีค่าอัตราการไหลต่ำสุดไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของอัตราการไหลสูงสุดในกรณีหลังการติดตั้งทดสอบใช้งานแล้ว ค่าอัตราการไหลต่ำสุดต้องไม่เกินร้อยละ ๓๕ของอัตราการไหลสูงสุด(ข) เครื่องชั่งสายพานลำเลียงชนิดที่ปรับเปลี่ยนความเร็วสายพานได้และมีความเร็วสายพานหลายอัตรา ต้องมีค่าอัตราการไหลต่ำสุดน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ของอัตราการไหลสูงสุด และค่าน้ำหนักสุทธิขณะใด ๆบนส่วนชั่งน้ำหนักต้องมีค่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ ของพิกัดกำลังสูงสุด(๖) ถ้ามีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อความถูกต้องของเครื่องชั่งสายพานลำเลียงเช่น การเปลี่ยนแปลงความเร็วสายพาน ความเที่ยงตรงของการตั้งศูนย์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ และการเปลี่ยนแปลงแรงดันหรือความถี่ของกระแสไฟฟ้าสำนักงานกลางอาจกำหนดวิธีการทดสอบเพิ่มเติมได้ เพื่อหาความคลาดเคลื่อนของเครื่องชั่งสายพานลำเลียงที่เกิดจากปัจจัยนั้น(๗)ความสามารถในการทำซ้ำได้หรือผลต่างระหว่างความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์ของการชั่งหลาย ๆครั้งติดต่อกันด้วยสภาวะน้ำหนักชั่งเดียวกันโดยมีสภาวะแวดล้อมของส่วนรับน้ำหนักเหมือนกันต้องมีค่าไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กำหนดไว้ใน(๒)(๘)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการทดสอบการแสดงค่าศูนย์เมื่อสายพานลำเลียงหมุนครบหนึ่งรอบการเปลี่ยนแปลงของการแสดงค่าศูนย์เมื่อไม่มีน้ำหนักสิ่งของบนสายพานลำเลียงต้องไม่แสดงค่าเกินกว่าค่าน้ำหนักรวมที่อัตราการไหลสูงสุดภายในช่วงระยะเวลาทดสอบซึ่งคำนวณเป็นร้อยละดังต่อไปนี้(ก) ร้อยละ ๐.๐๕สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๐.๕(ข) ร้อยละ ๐.๑สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๑(ค) ร้อยละ ๐.๒สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๒(๙)ดิสคริมิเนชันของส่วนแสดงค่า ใช้สำหรับการตั้งศูนย์โดยทำการทดสอบให้สายพานหมุนครบจำนวนรอบและใช้ช่วงระยะเวลา ๓ นาทีเมื่อใส่น้ำหนักลงหรือเอาน้ำหนักออกจากส่วนรับน้ำหนักของเครื่องชั่งสายพานลำเลียงเครื่องชั่งต้องสามารถแสดงค่าแตกต่างจากการแสดงค่าศูนย์เมื่อไม่มีน้ำหนักมีค่าเท่ากับร้อยละของพิกัดกำลังสูงสุด ดังต่อไปนี้(ก) ร้อยละ ๐.๐๕สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๐.๕(ข) ร้อยละ ๐.๑สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๑(ค) ร้อยละ ๐.๒สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๒(๑๐)การเข้าสู่สภาวะเสถียรของศูนย์ ในกรณีที่ทำการตั้งศูนย์แล้วเมื่อทำการชั่งโดยไม่มีน้ำหนักสิ่งของบนสายพานผลต่างระหว่างผลการแสดงการชั่งของค่าที่มากที่สุดและน้อยที่สุดจากการชั่งในจำนวน ๕ครั้งติดต่อกัน โดยมีระยะเวลาในการชั่งแต่ละครั้ง ๓ นาทีต้องไม่เกินค่าน้ำหนักรวมในระยะเวลา ๑ ชั่วโมงที่อัตราการไหลสูงสุดซึ่งคำนวณเป็นร้อยละ ดังต่อไปนี้(ก)ร้อยละ ๐.๐๐๑๘ สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๐.๕(ข) ร้อยละ ๐.๐๐๓๕สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๑(ค) ร้อยละ ๐.๐๐๗๐สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๒(๑๑)การเปลี่ยนแปลงสูงสุดระหว่างการทดสอบการแสดงค่าศูนย์เมื่อน้ำหนักชั่งรวมได้ต่ำสุดมีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่าน้ำหนักรวมเมื่อสายพานลำเลียงหมุนครบ๓ รอบที่อัตราการไหลสูงสุด การทดสอบการแสดงค่าศูนย์ตาม (๘)ส่วนแสดงค่ารวมต้องไม่เปลี่ยนแปลงค่าที่แสดงไว้จากเมื่อเริ่มต้นเกินกว่าค่าน้ำหนักรวมที่อัตราการไหลสูงสุดซึ่งคำนวณเป็นร้อยละ ดังต่อไปนี้(ก) ร้อยละ ๐.๑๘สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๐.๕(ข) ร้อยละ ๐.๓๕สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๑(ค) ร้อยละ ๐.๗สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงซึ่งมีชั้นความเที่ยงชั้น ๒(๑๒)เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ให้เครื่องชั่งสายพานลำเลียงมีลักษณะ ดังต่อไปนี้(ก)ขณะทำการชั่ง ส่วนแสดงค่ารวมหลัก ต้องไม่สามารถปรับไปแสดงค่าศูนย์ได้(ข) ส่วนทำงานต่าง ๆของเครื่องชั่งสายพานลำเลียงเมื่ออยู่ในตำแหน่งพักต้องไม่สามารถทำงานได้(ค) ส่วนแสดงค่าแบบรีโมตเมื่อเครื่องชั่งสายพานลำเลียงทำการชั่งเกินกว่าช่วงการชั่งตาม (๑๔)เครื่องชั่งสายพานลำเลียงต้องแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นหรือส่งเสียงเตือนอย่างต่อเนื่อง(๑๓)ส่วนแสดงค่ารวมและส่วนพิมพ์ค่า(ก)ผลการชั่งที่แสดงโดยส่วนแสดงค่ารวมและส่วนพิมพ์ค่าต้องแสดงชื่อหรือสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้ในการชั่งกำกับให้เข้าใจง่ายและอ่านได้ชัดเจน(ข)ค่าขั้นหมายมาตราให้แสดงเป็นค่า ๑ × ๑๐k ๒ × ๑๐k หรือ ๕ × ๑๐k โดยที่ kเป็นเลขจำนวนเต็มบวก จำนวนเต็มลบ หรือศูนย์(ค)ค่าขั้นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมย่อยต้องมีค่าเท่ากับค่าขั้นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมหลัก(ง)ค่าขั้นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมเสริม ต้องมีค่าอย่างน้อยที่สุดเท่ากับ ๑๐เท่าของค่าขั้นหมายมาตรารวมผล(จ)พิสัยการแสดงค่าของเครื่องชั่งสายพานลำเลียงต้องมีส่วนแสดงค่ารวมอย่างน้อยหนึ่งส่วนที่มีขีดความสามารถในการแสดงค่าเท่ากับปริมาณน้ำหนักสิ่งของที่ทำการชั่งในช่วงระยะเวลา๑๐ ชั่วโมง ที่อัตราการไหลสูงสุด(ฉ) ส่วนแสดงค่ารวมต้องติดตั้งเชื่อมต่อกับส่วนพิมพ์ค่าอย่างถาวร(๑๔)เครื่องชั่งสายพานลำเลียงต้องแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นหรือส่งเสียงเตือนอย่างต่อเนื่องเมื่อเครื่องชั่งสายพานลำเลียงทำการชั่งเกินกว่าช่วงการชั่งดังต่อไปนี้(ก)น้ำหนักที่ชั่งขณะนั้นมีค่าสูงกว่าพิกัดกำลังสูงสุด(ข)อัตราการไหลมีค่าสูงกว่าค่าอัตราการไหลสูงสุดหรือต่ำกว่าอัตราการไหลต่ำสุด (๑๕)ส่วนตั้งศูนย์ ช่วงการตั้งศูนย์ของเครื่องชั่งสายพานลำเลียงต้องมีค่าไม่เกินร้อยละ๔ ของพิกัดกำลังสูงสุด(๑๖)ส่วนตั้งศูนย์กึ่งอัตโนมัติ(ก)ต้องตั้งศูนย์ได้เมื่อสายพานหมุนครบจำนวนรอบ(ข) ต้องแสดงสภาวะสิ้นสุดการทำงานของการตั้งศูนย์(ค)ต้องแสดงขอบเขตของการปรับค่าได้(๑๗)ส่วนตั้งศูนย์อัตโนมัติ นอกจากต้องมีลักษณะตามที่กำหนดไว้ใน (๑๖) แล้วต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(ก)ต้องสามารถทำให้หยุดการทำงานได้ระหว่างทำการทดสอบความถูกต้องของเครื่องชั่ง(ข) ถ้าเครื่องชั่งสายพานลำเลียงมีส่วนตั้งศูนย์อัตโนมัติเครื่องชั่งนั้นต้องมีระบบป้องกันการตั้งศูนย์ขณะที่อยู่ในขั้นตอนการชั่ง(๑๘)ส่วนถ่ายทอดสัญญาณการเคลื่อนที่(ก)ต้องสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องในขณะที่เครื่องชั่งสายพานลำเลียงทำงานไม่ว่าจะมีสิ่งของบนเครื่องชั่งนั้นหรือไม่ก็ตาม(ข)สัญญาณวัดต้องมีค่าสอดคล้องกับการเคลื่อนที่ของสายพานและไม่เกินความยาวช่วงการชั่งน้ำหนัก(ค)ต้องจัดให้มีที่ผนึกสำหรับส่วนปรับแต่งของส่วนถ่ายทอดสัญญาณการเคลื่อนที่(๑๙)เครื่องชั่งสายพานลำเลียงที่มีส่วนรับน้ำหนักชนิดอินคลูซิฟออฟคอนเวเยอร์ สายพานลำเลียงต้องมีรูปทรงที่คงรูป(๒๐)ความลาดเอียงของแนวลูกกลิ้งรับสายพานต้องไม่ทำให้สิ่งของที่อยู่บนสายพานเกิดการลื่นไถล(๒๑)ความเร็วของสายพานขณะทำการชั่งต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้(ก)สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงชนิดมีความเร็วสายพานอัตราเดียว ความเร็วของสายพานต้องเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ๕ ของความเร็วระบุ(ข)สำหรับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงชนิดที่ปรับเปลี่ยนความเร็วสายพานได้ความเร็วสายพานต้องเปลี่ยนแปลงไม่เกินร้อยละ ๕ ของความเร็วที่ตั้งค่าไว้(๒๒)ถ้าความยาวช่วงการชั่งน้ำหนักสามารถปรับได้ ต้องมีที่ผนึกสำหรับปรับค่าความยาวนั้น(๒๓)ต้องมีระบบป้องกันไม่ให้เครื่องชั่งสายพานลำเลียงชั่งน้ำหนักเกินพิกัดกำลังสูงสุด(๒๔)สามารถป้องกันการรบกวนของสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และคลื่นความถี่วิทยุไม่ให้มีผลต่อความแม่นยำของเครื่องชั่งสายพานลำเลียง ส่วนแสดงค่า ส่วนบันทึกค่าและส่วนพิมพ์ค่า(๒๕)เครื่องชั่งสายพานลำเลียงต้องแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ไว้บนตัวเครื่องโดยต้องทำให้อ่านง่ายชัดเจน และลบเลือนยาก(ก) ชั้นความเที่ยง(ข)ค่าขั้นหมายมาตรารวมผล(ค) อัตราการไหลสูงสุด(ง) อัตราการไหลต่ำสุด(จ)น้ำหนักชั่งรวมได้ต่ำสุด(ฉ) พิกัดกำลังสูงสุด(ช)ความยาวช่วงการชั่งน้ำหนัก สำหรับเครื่องชั่งที่มีส่วนรับน้ำหนักชนิดเวเทเบิ้ล(ซ)ความเร็วระบุหรือพิสัยความเร็วสายพาน(๒๖) ให้นำความในข้อ ๑๖(๑๔)มาใช้บังคับกับเครื่องชั่งสายพานลำเลียงที่มีส่วนประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์โดยอนุโลมข้อ ๓๖ เครื่องชั่งอัตโนมัติชนิดเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้(๑)ความเที่ยงของเครื่องชั่งแบบฮอปเปอร์ แบ่งเป็น ๔ ชั้น ได้แก่(ก) ชั้น ๐.๒(ข) ชั้น ๐.๕(ค) ชั้น ๑(ง) ชั้น ๒(๒)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด(ก)อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยให้เป็นไปตามตาราง ดังต่อไปนี้ชั้นความเที่ยงอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดเป็นร้อยละของน้ำหนักที่ใช้ทดสอบทั้งหมดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังสำหรับการตรวจสอบชั้น ๐.๒๐.๑๐๐.๒ชั้น ๐.๕๐.๒๕๐.๕ชั้น ๑๐.๕๑.๐ชั้น ๒๑.๐๒.๐(ข) อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตาม(ก) ให้ใช้ในกรณีที่สิ่งของที่ชั่งมีค่าไม่น้อยกว่าน้ำหนักชั่งรวมได้ต่ำสุดและหากอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่เป็นตัวเลขลงตัวตามค่าขั้นหมายมาตรารวมผลให้ทำการปัดค่าให้ใกล้เคียงที่สุดกับค่าขั้นหมายมาตรารวมผล(ค)ถ้าเครื่องชั่งสามารถทำงานแบบไม่อัตโนมัติได้ให้ทดสอบความถูกต้องของเครื่องชั่งโดยใช้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดที่กำหนดไว้สำหรับเครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ(๓)การแสดงผลการชั่งและค่าขั้นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมและส่วนพิมพ์ค่าให้นำความในข้อ ๓๕ (๑๓) (ก) และ (ข) มาใช้บังคับโดยอนุโลม(๔) ค่าขั้นหมายมาตรารวมผลต้องมีค่าดังต่อไปนี้(ก) ไม่น้อยกว่าร้อยละ๐.๐๑ ของพิกัดกำลังสูงสุด(ข) ไม่มากกว่าร้อยละ ๐.๒ของพิกัดกำลังสูงสุด(๕)น้ำหนักชั่งรวมได้ต่ำสุดต้องไม่น้อยกว่าพิกัดกำลังต่ำสุดและค่าตามตารางดังต่อไปนี้ชั้นความเที่ยงน้ำหนักชั่งรวมได้ต่ำสุดชั้น ๐.๒≥ ๑๐๐๐ × ค่าขั้นหมายมาตรารวมผลชั้น ๐.๕≥ ๔๐๐ × ค่าขั้นหมายมาตรารวมผลชั้น ๑≥ ๒๐๐ × ค่าขั้นหมายมาตรารวมผลชั้น ๒≥ ๑๐๐ × ค่าขั้นหมายมาตรารวมผล(๖)ความแตกต่างของผลการชั่งของส่วนแสดงค่าและส่วนพิมพ์ค่าใด ๆซึ่งมีค่าขั้นหมายมาตราเท่ากันที่น้ำหนักชั่งเดียวกันต้องมีค่า ดังต่อไปนี้(ก) มีค่าเท่ากับศูนย์สำหรับส่วนแสดงค่าหรือส่วนพิมพ์ค่าแบบดิจิทัล(ข)มีค่าไม่มากกว่าค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับส่วนแสดงค่าหรือส่วนพิมพ์ค่าแบบแอนะล็อก(๗)ถ้ามีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อความถูกต้องของเครื่องชั่ง เช่น การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและการเปลี่ยนแปลงแรงดันหรือความถี่ของกระแสไฟฟ้า ให้นำความในข้อ ๓๕ (๖)มาใช้บังคับโดยอนุโลม(๘)เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ให้เครื่องชั่งมีลักษณะ ดังต่อไปนี้(ก)ถ้าการทำงานอัตโนมัติของเครื่องชั่งต้องหยุดลง การพิมพ์ผลการชั่งต้องไม่สามารถดำเนินการได้หรือแสดงเครื่องหมายพิเศษ และต้องมีเสียงสัญญาณเตือนหากเครื่องชั่งอยู่ในสภาวะดังต่อไปนี้๑)ทำการชั่งน้ำหนักสูงเกินกว่าพิกัดกำลังสูงสุดมากกว่า ๙เท่าของค่าขั้นหมายมาตราควบคุม หรือ๒)ค่าของน้ำหนักที่ทำการชั่งและส่งจ่ายออกไปมีค่าน้อยกว่าพิกัดกำลังต่ำสุดเว้นแต่เป็นการชั่งครั้งสุดท้าย(ข)เครื่องชั่งต้องไม่สามารถถูกปรับแต่งใด ๆได้ในขณะที่เครื่องชั่งอยู่ในขั้นตอนการชั่งอัตโนมัติเว้นแต่เป็นการทดสอบเครื่องชั่ง(ค)สิ่งของที่ยังคงค้างอยู่ในส่วนรับน้ำหนักหลังจากส่งจ่ายออกไปในรอบการชั่งหนึ่ง ๆต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการชั่งครั้งต่อไป(ง)ถ้าระบบการชั่งมีระบบกำจัดฝุ่นระบบกำจัดฝุ่นนั้นต้องไม่มีผลต่อความถูกต้องของเครื่องชั่ง(๙) ส่วนตั้งศูนย์ในกรณีของเครื่องชั่งที่ไม่มีการทดน้ำหนักหลังจากทำการชั่งและส่งจ่ายสิ่งของออกไปแต่ละรอบการชั่งส่วนตั้งศูนย์ต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้(ก)ส่วนตั้งศูนย์ต้องสามารถทำการตั้งศูนย์ได้เที่ยงตรงโดยมีความคลาดเคลื่อนฝ่ายมากหรือฝ่ายน้อยไม่เกิน ๐.๒๕เท่าของค่าขั้นหมายมาตราที่เล็กที่สุดของส่วนแสดงค่า(ข)พิสัยการตั้งศูนย์ต้องมีค่าไม่เกินร้อยละ ๔ ของพิกัดกำลังสูงสุด(ค) การทำงานอัตโนมัติของเครื่องชั่งต้องหยุดทันทีถ้าการแสดงค่าศูนย์เปลี่ยนแปลงไปดังต่อไปนี้๑)ตั้งแต่ค่าขั้นหมายมาตรารวมผลขึ้นไป สำหรับเครื่องชั่งที่มีส่วนตั้งศูนย์อัตโนมัติหรือ๒)ตั้งแต่กึ่งหนึ่งของค่าขั้นหมายมาตรารวมผลขึ้นไป สำหรับเครื่องชั่งที่มีส่วนตั้งศูนย์กึ่งอัตโนมัติหรือส่วนตั้งศูนย์ไม่อัตโนมัติ(๑๐)เครื่องชั่งที่มีส่วนควบคุมการแสดงค่าส่วนรับน้ำหนักของเครื่องชั่งต้องมีที่วางตุ้มน้ำหนักแบบมาตราเพื่อทดสอบเครื่องชั่งได้ตามตาราง ดังต่อไปนี้พิกัดกำลังสูงสุด(Max)น้ำหนักต่ำสุดของตุ้มน้ำหนักแบบมาตราMax ≤ ๕ เมตริกตันMax๕ เมตริกตัน < Max ≤ ๒๕ เมตริกตัน๕ เมตริกตัน๒๕ เมตริกตัน < Max ≤ ๕๐ เมตริกตันร้อยละ ๒๐ ของ Max๕๐ เมตริกตัน < Max๑๐ เมตริกตัน(๑๑)ส่วนแสดงค่ารวมและส่วนพิมพ์ค่า(ก)เครื่องชั่งต้องมีส่วนแสดงค่ารวมหลัก(ข)ในกรณีที่เครื่องชั่งมีส่วนพิมพ์ค่าส่วนแสดงค่ารวมหลักต้องไม่สามารถตั้งกลับไปแสดงค่าศูนย์ได้หากส่วนพิมพ์ค่ายังไม่พิมพ์ค่าน้ำหนักรวมซึ่งแสดงไว้ครั้งสุดท้ายอย่างอัตโนมัติก่อน(ค)ในกรณีที่เครื่องชั่งมีส่วนพิมพ์ค่าหากการทำงานอัตโนมัติของเครื่องชั่งหยุดลงส่วนพิมพ์ค่าต้องพิมพ์ค่าน้ำหนักรวมที่แสดงไว้ครั้งสุดท้ายอย่างอัตโนมัติ(ง)ค่าขั้นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมทุกส่วนต้องมีค่าเท่ากันยกเว้นส่วนแสดงค่ารวมเสริม(จ)ค่าขั้นหมายมาตราของส่วนแสดงค่ารวมเสริม ต้องมีค่าอย่างน้อยที่สุดเท่ากับ ๑๐ เท่าของค่าขั้นหมายมาตรารวมผล(๑๒)เครื่องชั่งต้องแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ไว้บนตัวเครื่องโดยต้องทำให้อ่านง่ายชัดเจน และลบเลือนยาก(ก) ชั้นความเที่ยง(ข) พิกัดกำลังสูงสุด(ค) พิกัดกำลังต่ำสุด(ง)น้ำหนักชั่งรวมได้ต่ำสุด(จ)ค่าขั้นหมายมาตรารวมผล(๑๓)ถ้าเครื่องชั่งมีส่วนประกอบเป็นอิเล็กทรอนิกส์ ให้นำความในข้อ ๑๖ (๑๔)มาใช้บังคับโดยอนุโลมส่วนที่๓ตุ้มน้ำหนัก ข้อ ๓๗ ตุ้มน้ำหนักต้องทำด้วยโลหะหรือโลหะผสมอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีความแข็งไม่น้อยกว่าความแข็งของทองเหลืองเว้นแต่(๑)ตุ้มน้ำหนักที่มีขนาดอัตราน้ำหนักต่ำกว่า ๑ กรัม จะทำด้วยอะลูมิเนียมก็ได้(๒)ตุ้มน้ำหนักที่มีขนาดอัตราน้ำหนักต่ำกว่า ๕๐ กรัม ห้ามทำด้วยเหล็กยกเว้นเหล็กกล้าไร้สนิมข้อ ๓๘ ตุ้มน้ำหนักต้องมีดลภาคเกลี้ยงจะทำเป็นรูปทรงกระบอก หรือเหลี่ยม หรือแผ่น หรือเป็นเส้นลวดหรือรูปทรงอื่นใดที่คล้ายคลึงกันก็ได้ตุ้มน้ำหนักที่มีขนาดอัตราน้ำหนักสูงกว่า๑ กรัม ต้องไม่มีแง่หรือมุมที่คมข้อ ๓๙ ตุ้มน้ำหนักต้องไม่เคลือบด้วยวัสดุที่หนาอ่อน หรือเปราะตุ้มน้ำหนักที่เป็นสนิมง่ายต้องป้องกันสนิมโดยการเคลือบ ชุบ ทาสี หรือโดยวิธีอื่นใดที่ป้องกันสนิมได้ข้อ ๔๐ตุ้มน้ำหนักที่มีรูไว้สำหรับใส่วัสดุปรับน้ำหนักเพื่อทำให้ตุ้มน้ำหนักตรงอัตรานั้นให้มีได้เพียงรูเดียวและต้องทำให้มีลักษณะที่ใส่วัสดุปรับน้ำหนักได้พอดีหรือไม่หลุดออกได้โดยง่ายวัสดุปรับน้ำหนักตามวรรคหนึ่งให้ทำด้วยโลหะและห้ามยื่นพ้นดลภาคของตุ้มน้ำหนักข้อ ๔๑ ตุ้มน้ำหนักที่มีห่วงหิ้ว ห่วงหิ้วนั้นต้องไม่สามารถถอดแยกออกไปจากตุ้มน้ำหนักได้ข้อ ๔๒ ตุ้มน้ำหนักที่มีขนาดอัตราน้ำหนักต่ำกว่า๑ กรัม ต้องแสดงอัตราน้ำหนักด้วยจุด ขีด ตัวเลขหรือวิธีหนึ่งวิธีใดที่เป็นมาตรฐานสากลข้อ ๔๓อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังของตุ้มน้ำหนักที่ไม่ได้ใช้ชั่งอัญมณีให้มีฝ่ายมากเท่านั้นตามตารางดังต่อไปนี้ขนาดอัตราน้ำหนักอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด๕๐ กิโลกรัม๒๐ กิโลกรัม๑๐ กิโลกรัม๕ กิโลกรัม๒ กิโลกรัม๑ กิโลกรัม๕๐๐ กรัม๒๐๐ กรัม๑๐๐ กรัม๕๐ กรัม๒๐ กรัม๑๐ กรัม๕ กรัม๒ กรัม๑ กรัม๒๕ กรัม๑๐ กรัม๕ กรัม๒.๕ กรัม๑ กรัม๕๐๐ มิลลิกรัม๒๕๐ มิลลิกรัม๑๐๐ มิลลิกรัม๕๐ มิลลิกรัม๓๐ มิลลิกรัม๒๕ มิลลิกรัม๒๐ มิลลิกรัม๑๕ มิลลิกรัม๑๒ มิลลิกรัม๑๐ มิลลิกรัมข้อ ๔๔อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองชั้นแรกและการให้คำรับรองชั้นหลังของตุ้มน้ำหนักที่ใช้ชั่งอัญมณีให้มีฝ่ายมากเท่านั้นตามตารางดังต่อไปนี้ขนาดอัตราน้ำหนักอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด๕๐๐ กะรัต หรือ ๑๐๐ กรัม๒๐๐ กะรัต หรือ ๔๐ กรัม๑๐๐ กะรัต หรือ ๒๐ กรัม๕๐ กะรัต หรือ ๑๐ กรัม๒๐ กะรัต หรือ ๔ กรัม๑๐ กะรัต หรือ ๒ กรัม๕ กะรัต หรือ ๑ กรัม๒ กะรัต หรือ ๔๐๐ มิลลิกรัม๑ กะรัต หรือ ๒๐๐ มิลลิกรัม๕ เดซิกะรัต หรือ ๑๐๐ มิลลิกรัม๒ เดซิกะรัต หรือ ๔๐ มิลลิกรัม๑ เดซิกะรัต หรือ ๒๐ มิลลิกรัม๕ เซนติกะรัต หรือ ๑๐ มิลลิกรัม๒ เซนติกะรัต หรือ ๔ มิลลิกรัม๑ เซนติกะรัต หรือ ๒ มิลลิกรัม๓๐ มิลลิกรัม๒๕ มิลลิกรัม๑๕ มิลลิกรัม๑๐ มิลลิกรัม๖ มิลลิกรัม๓ มิลลิกรัม๒ มิลลิกรัม๑ มิลลิกรัม๑ มิลลิกรัม๑ มิลลิกรัม๐.๕ มิลลิกรัม๐.๕ มิลลิกรัม๐.๕ มิลลิกรัม๐.๒ มิลลิกรัม๐.๒ มิลลิกรัมข้อ ๔๕อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการตรวจสอบตุ้มน้ำหนัก ทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยให้มีค่าตามที่กำหนดไว้สำหรับตุ้มน้ำหนักชนิดนั้นๆลักษณะ๓คำรับรอง ข้อ ๔๖ห้ามการให้คำรับรองชั้นหลังแก่เครื่องชั่งที่แก้พิกัดกำลังหรือเลขลำดับประจำเครื่องให้แตกต่างจากเดิมหรือเครื่องชั่งสปริงข้อ ๔๗ อายุคำรับรองของเครื่องชั่งให้เป็นไปตามตารางดังต่อไปนี้เครื่องชั่งอายุคำรับรอง(นับตั้งแต่วันที่ให้คำรับรอง)๑. เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ แบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป๒ ปี๒ เครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ แบบแท่นชั่งที่ใช้ชั่งน้ำหนักลงล้อของรถยนต์ ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๑๐ เมตริกตันขึ้นไป๒ ปี๓. เครื่องชั่งทุกชนิดที่ให้คำรับรองโดยผู้ซ่อม๖๐ วันประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐อภิรดีตันตราภรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิมพ์มาดา/อัญชลี/จัดทำ๑๔ กรกฎาคม๒๕๖๐[๑] ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๑๗๙ ง/หน้า ๑๒/๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐