ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการทดสอบต้นแบบเครื่องชั่งสปริงพ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อให้เครื่องชั่งสปริงที่ผลิตหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรมีความคงทนถาวรและไม่เป็นเครื่องมือของการฉ้อโกงได้สะดวก จึงเห็นเป็นการสมควรและจำเป็นให้มีการทดสอบต้นแบบเครื่องชั่งสปริงตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามที่สำนักงานกลางชั่งตวงวัด กำหนดอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๕)แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๙แห่งกฎกระทรวงกำหนดเครื่องวัดที่อยู่ในบังคับแห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.๒๕๔๒ ชนิด ลักษณะ รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิตอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดและคำรับรองของเครื่องชั่งตวงวัดและหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนเครื่องหมายเฉพาะตัว พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอธิบดีกรมการค้าภายในจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบต้นแบบเครื่องชั่งสปริง พ.ศ. ๒๕๕๑ข้อ ๒[๑]ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ ๓ ในระเบียบนี้ต้นแบบเครื่องชั่งสปริง หมายความว่าตัวอย่างหรือต้นแบบเครื่องชั่งสปริงที่ผลิตหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามรุ่นพิกัดกำลังของผู้ประกอบธุรกิจผลิตหรือนำเข้าเครื่องชั่งสปริงข้อ ๔ ให้อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้หมวด๑การตรวจสอบลักษณะทั่วไป ข้อ ๕ ในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการทดสอบต้นแบบเครื่องชั่งสปริงที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบและให้คำรับรองตามรุ่นและพิกัดกำลังละสองเครื่องข้อ ๖ การทดสอบต้นแบบเครื่องชั่งสปริงให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด ประกอบด้วยการตรวจสอบลักษณะทั่วไปการทดสอบมาตรฐานความเที่ยงและการทดสอบความคงทนถาวรข้อ ๗ ให้มีการตรวจสอบลักษณะทั่วไปของเครื่องชั่งสปริงดังนี้(๑)ส่วนแสดงค่าต้องแสดงชื่อหรือสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้ในการชั่ง(๒) ขั้นหมายมาตราที่หน้าปัดต้องเห็นเด่นชัดความกว้างของขั้นหมายมาตราต้องไม่ใหญ่กว่าช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราและช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร(๓)ขั้นหมายมาตราศูนย์และขั้นหมายมาตราที่แสดงพิกัดกำลังสูงสุดต้องห่างกันไม่น้อยกว่า๒ เซนติเมตร และต้องไม่มีที่กั้นเข็มชี้อัตราน้ำหนัก(๔) มีตะกั่วตรึงหน้าปัดติดกับตัวเครื่อง โดยปลายข้างหนึ่งทะลุหน้าปัดขึ้นมาสำหรับประทับเครื่องหมายคำรับรอง(๕)เข็มชี้อัตราน้ำหนักต้องยาวถึงขั้นหมายมาตราที่สั้นที่สุดมีขนาดความกว้างโดยประมาณเท่ากับความกว้างของขั้นหมายมาตราและอยู่ในลักษณะที่จะชี้ขั้นหมายมาตราได้ชัดเจน ปลายเข็มต้องมีระยะห่างจากระนาบของขั้นหมายมาตราไม่เกิน๕ มิลลิเมตร(๖) เครื่องชั่งสปริงต้องมีที่สำหรับผนึก ประทับหรือแสดงเครื่องหมายคำรับรอง เพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยน แก้ไขดัดแปลงภายหลังการตรวจรับรองแล้ว(๗) เครื่องชั่งสปริงที่มีแผ่นฝาประกับข้างจะต้องมีลักษณะที่สามารถป้องกันการเปิดฝาประกับข้างได้โดยใช้ลวดย้ำตะกั่วหัวท้ายยึดติดตรึงฝาประกับข้างทั้งสองด้านไว้กับตัวเครื่องชั่งสปริง(๘)เครื่องชั่งสปริงที่มีแผ่นเหล็กฝาประกับด้านบนเครื่องชั่งสปริงที่เป็นส่วนตั้งศูนย์ต้องติดแน่นถาวรกับตัวเครื่องชั่งสปริง ไม่สามารถหมุนคลายออกได้(๙) ดุมเข็มชี้อัตราน้ำหนักต้องยึดติดแน่นกับเข็มชี้อัตราน้ำหนักและให้ทำเป็นเหลี่ยมและใช้หมุดย้ำแกนให้แน่นติดกับเข็มชี้อัตราน้ำหนักเพื่อมิให้เข็มชี้อัตราน้ำหนักหลวมคลอนได้ข้อ ๘ เครื่องชั่งสปริงต้องมีการแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ ไว้บนเครื่องชั่งสปริงโดยต้องทำให้อ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยาก(๑) ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า(๒) รุ่นซึ่งระบุแบบของเครื่องชั่งสปริง(๓) เลขลำดับประจำเครื่อง (ถ้ามี)(๔) พิกัดกำลังของเครื่องชั่งสปริง(๕) เครื่องหมายเฉพาะตัวหมวด๒การทดสอบมาตรฐานความเที่ยง ข้อ ๙ การทดสอบมาตรฐานความเที่ยงของเครื่องชั่งสปริงให้มีการทดสอบการแกว่งของเข็มชี้อัตราน้ำหนักการทดสอบความเที่ยง การทดสอบความสามารถทำซ้ำได้ และการทดสอบวางน้ำหนักที่ตำแหน่งต่างๆตามที่กำหนดข้อ ๑๐ การทดสอบการแกว่งของเข็มชี้อัตราน้ำหนักให้ทดสอบโดยการปรับเข็มชี้อัตราน้ำหนักของหน้าปัดทุกด้านให้แสดงค่าศูนย์และวางตุ้มน้ำหนักแบบมาตราที่มีอัตราน้ำหนักเท่ากับพิกัดกำลังของเครื่องชั่งสปริงบนถาดรับของชั่ง(ส่วนรับน้ำหนัก)เข็มชี้อัตราน้ำหนักต้องเคลื่อนไหวในสภาพที่ทำงานได้อย่างดีไม่ติดขัดข้อ ๑๑ การทดสอบความเที่ยง ให้ทดสอบตามวิธีการต่อไปนี้(๑)ปรับเข็มชี้อัตราน้ำหนักของหน้าปัดทุกด้านให้แสดงค่าศูนย์และวางตุ้มน้ำหนักแบบมาตราบนถาดรับของชั่ง ตามลำดับอัตราน้ำหนักที่กำหนดตามตารางที่ ๑ตารางที่๑พิกัดกำลังของเครื่องชั่งสปริง๑ กก.๓ กก.๗ กก.๑๕ กก.๒๐ กก.๓๕ กก.๖๐ กก.อัตราน้ำหนักที่ใช้ทดสอบ๐๒๐๐ ก.๐๕๐๐ ก.๐๑ กก.๐๓ กก.๐๓ กก.๐๕ กก.๐๕ กก.๕๐๐ ก.๑ กก.๑ กก.๒ กก.๒ กก.๕ กก.๕ กก.๑๐ กก.๕ กก.๑๐ ก.๑๐ กก.๒๐ กก.๑๐ กก.๒๐ กก.๐๓ กก.๐๗ กก.๐๑๒ กก.๑๕ กก. ๐๑๕ ก.๒๐ ก.๐๓๐ กก.๓๕ กก.๐๔๐ กก.๖๐ กก.๐(๒)การแสดงค่าบนหน้าปัดแต่ละหน้าจะต้องมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยตามตารางที่ ๒ผลต่างของการแสดงค่าระหว่างหน้าปัดทั้งสองต้องไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับให้คำรับรองแต่ละน้ำหนักที่ใช้ทดสอบตามตารางที่ ๒ตารางที่๒พิกัดกำลังค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง (e)น้ำหนักที่ใช้ทดสอบอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการตรวจสอบ๑ กก.๕ ก.ไม่เกิน ๒๕๐ ก.๒.๕ ก.๕ ก.เกิน ๒๕๐ ก. ขึ้นไป๕ ก.๑๐ ก.๓ กก.๑๐ ก.ไม่เกิน ๕๐๐ ก.๕ ก.๘ ก.เกิน ๕๐๐ ก. ขึ้นไป๑๐ ก.๑๕ ก.๗ กก.๒๐ ก.ไม่เกิน ๑ กก.๑๐ ก.๑๕ ก.เกิน ๑ กก. ขึ้นไป๒๐ ก.๓๐ ก.๑๕ กก.๑๐๐ ก.ไม่เกิน ๒.๕ กก.๒๕ ก.๓๘ ก.เกิน ๒.๕ กก. ขึ้นไป๕๐ ก.๗๕ ก.๒๐ กก.๑๐๐ ก.ไม่เกิน ๒.๕ กก.๒๕ ก.๓๘ ก.เกิน ๒.๕ กก. ขึ้นไป๕๐ ก.๗๕ ก.๓๕ กก.๑๐๐ ก.ไม่เกิน ๕ กก.๕๐ ก.๗๕ ก.เกิน ๕ กก. ขึ้นไป๑๐๐ ก.๑๕๐ ก.๖๐ กก.๒๐๐ ก.ไม่เกิน ๑๐ กก.๑๐๐ ก.๑๕๐ ก.เกิน ๑๐ กก. ขึ้นไป๒๐๐ ก.๓๐๐ ก.ข้อ ๑๒ การทดสอบความสามารถทำซ้ำได้ ให้ทดสอบโดยการปรับเข็มชี้อัตราน้ำหนักของหน้าปัดทุกด้านให้แสดงค่าศูนย์และวางตุ้มน้ำหนักแบบมาตราบนตำแหน่งกลางถาดรับของชั่งตามอัตราน้ำหนักที่กำหนดตามตารางที่ ๓ ให้วางซ้ำกันสามครั้งความแตกต่างของการแสดงค่าบนหน้าปัดแต่ละหน้าจะต้องมีค่าไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองของน้ำหนักที่ทดสอบตามตารางที่๓ตารางที่๓พิกัดกำลังการทดสอบความสามารถทำซ้ำได้น้ำหนักที่ใช้ทดสอบวางสามครั้งอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการตรวจสอบ๑ กก.๒๐๐ ก.๒.๕ ก.๕ ก .๓ กก.๑ กก.๑๐ ก.๑๕ ก.๗ กก.๒ กก.๒๐ ก.๓๐ ก.๑๕ กก.๕ กก.๕๐ ก.๗๕ ก.๒๐ กก.๕ กก.๕๐ ก.๗๕ ก.๓๕ กก.๑๐ กก.๑๐๐ ก.๑๕๐ ก.๖๐ กก.๒๐ กก.๒๐๐ ก.๓๐๐ ก.ข้อ ๑๓ การทดสอบวางน้ำหนักที่ตำแหน่งต่างๆให้ทดสอบตามวิธีการต่อไปนี้(๑) ปรับเข็มชี้อัตราน้ำหนักของหน้าปัดทุกด้านให้แสดงค่าศูนย์และวางตุ้มน้ำหนักแบบมาตราตามอัตราน้ำหนักที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๔ บนถาดรับของชั่งณ ตำแหน่งต่างๆ ตามลำดับดังรูป๒๔ ๐ ๓๑รูปที่ ๑ถาดรับของชั่งแบบสี่เหลี่ยม รูปที่๒ ถาดรับของชั่งแบบวงกลม(๒) การแสดงค่าบนหน้าปัดแต่ละหน้าเมื่อวางน้ำหนักที่แต่ละตำแหน่งต้องมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองตามตารางที่ ๔(๓)ผลต่างของการแสดงค่าบนหน้าปัดแต่ละหน้าระหว่างการวางน้ำหนัก ณ จุดกึ่งกลาง (ตำแหน่ง๐) กับตำแหน่งต่างๆ (ตำแหน่ง ๑, ๒, ๓,หรือ ๔)บนถาดรับของชั่งต้องไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองตามตารางที่ ๔ตารางที่๔พิกัดกำลังการทดสอบวางน้ำหนักที่ตำแหน่งต่างๆน้ำหนักที่ใช้ทดสอบอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการตรวจสอบ๑ กก.๒๐๐ ก.๒.๕ ก.๕ ก.๓ กก.๑ กก.๑๐ ก.๑๕ ก.๗ กก.๒ กก.๒๐ ก.๓๐ ก.๑๕ กก.๕ กก.๕๐ ก.๗๕ ก.๒๐ กก.๕ กก.๕๐ ก.๗๕ ก.๓๕ กก.๑๐ กก.๑๐๐ ก.๑๕๐ ก.๖๐ กก.๒๐ กก.๒๐๐ ก.๓๐๐ ก.หมวด๓การทดสอบความคงทนถาวร ข้อ ๑๔ การทดสอบความคงทนถาวรให้นำเครื่องชั่งสปริงที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานความเที่ยงมาทดสอบความคงทนถาวรกับเครื่องยก- วางตุ้มน้ำหนัก จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นครั้งตามอัตราน้ำหนักทดสอบตามตารางที่ ๕ตารางที่๕พิกัดกำลัง๑ กก.๓ กก.๗ กก.๑๕ กก.๒๐ กก.๓๕ กก.๖๐ กก.อัตราน้ำหนักทดสอบ๕๐๐ ก.๒ กก.๕ กก.๑๐ กก.๑๐ กก.๒๐ กก.๒๐ กก.ข้อ ๑๕ การทดสอบมาตรฐานความเที่ยงหลังการทดสอบความคงทนถาวรโดยการนำเครื่องชั่งสปริงที่ผ่านการทดสอบความคงทนถาวร ตามข้อ ๑๔แล้วไม่น้อยกว่าหกชั่วโมงมาทดสอบมาตรฐานความเที่ยงตามข้อ ๙ ถึงข้อ ๑๓โดยใช้อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการตรวจสอบข้อ ๑๖ เครื่องชั่งสปริงที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานความเที่ยงตามข้อ๙ ถึงข้อ ๑๓ การทดสอบความคงทนถาวร ตามข้อ ๑๔และการทดสอบมาตรฐานความเที่ยงหลังการทดสอบความคงทนถาวร ตามข้อ ๑๕ แล้วถือว่าเป็นเครื่องชั่งสปริงที่ผ่านการทดสอบข้อ ๑๗ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผลการทดสอบต้นแบบเครื่องชั่งสปริงตามรุ่นพิกัดกำลังของเครื่องชั่งสปริงที่ทำการทดสอบให้ผู้ประกอบธุรกิจผลิตหรือผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าเครื่องชั่งสปริงทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่ทดสอบแล้วเสร็จประกาศณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ยรรยงพวงราชอธิบดีกรมการค้าภายในปริยานุช/ผู้จัดทำ๑๐เมษายน ๒๕๕๑[๑]ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๖๘ ง/หน้า ๔/๔ เมษายน ๒๕๕๑