ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริงของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริงพ.ศ.๒๕๕๐ เพื่อให้การจัดวางระบบการตรวจสอบและให้คำรับรองของผู้ประกอบธุรกิจ ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริงสามารถทำการตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริงที่ตนผลิตได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานอันเป็นประโยชน์โดยตรงในการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๕) และมาตรา ๔๒แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมการค้าภายในจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ ๑ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริงของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริงพ.ศ. ๒๕๕๐ข้อ ๒[๑]ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ ๓ในระเบียบนี้ผู้รับใบอนุญาต หมายความว่าผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริงที่ตนผลิตข้อ ๔ให้อธิบดีกรมการค้าภายในเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้หมวด๑การตรวจสอบลักษณะทั่วไปของเครื่องชั่งสปริง ข้อ ๕ผู้รับใบอนุญาตต้องตรวจสอบลักษณะทั่วไปและตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งสปริงตามวิธีการที่กำหนดก่อนให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริงข้อ ๖ผู้รับใบอนุญาตต้องตรวจสอบลักษณะทั่วไปของเครื่องชั่งสปริงดังนี้(๑)ส่วนแสดงค่าต้องแสดงชื่อหรือสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้ในการชั่ง(๒) ขั้นหมายมาตราที่หน้าปัดต้องเห็นเด่นชัดความกว้างของขั้นหมายมาตราต้องไม่ใหญ่กว่าช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราและช่องว่างระหว่างขั้นหมายมาตราต้องมีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร(๓)ขั้นหมายมาตราศูนย์และขั้นหมายมาตราที่แสดงพิกัดกำลังสูงสุดต้องห่างกันไม่น้อยกว่า๒ เซนติเมตร และต้องไม่มีที่กั้นเข็มชี้อัตราน้ำหนัก(๔) มีตะกั่วตรึงหน้าปัดติดกับตัวเครื่องโดยปลายข้างหนึ่งทะลุหน้าปัดขึ้นมาสำหรับประทับเครื่องหมายคำรับรอง(๕) เข็มชี้อัตราน้ำหนักต้องยาวถึงขั้นหมายมาตราที่สั้นที่สุดมีขนาดความกว้างโดยประมาณเท่ากับความกว้างของขั้นหมายมาตราและอยู่ในลักษณะที่จะชี้ขั้นหมายมาตราได้ชัดเจนทั้งปลายเข็มต้องมีระยะห่างจากระนาบของขั้นหมายมาตราไม่เกิน ๕ มิลลิเมตร(๖) เครื่องชั่งสปริงต้องมีที่สำหรับผนึก ประทับหรือแสดงเครื่องหมาย คำรับรองเพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยน แก้ไขดัดแปลงภายหลังการตรวจรับรองแล้ว(๗) เครื่องชั่งสปริงที่มีแผ่นฝาประกับข้างจะต้องมีลักษณะที่สามารถป้องกันการเปิดฝาประกับข้างได้โดยใช้ลวดย้ำตะกั่วหัวท้ายยึดติดตรึงฝาประกับข้างทั้งสองด้านไว้กับตัวเครื่องชั่งสปริง(๘)เครื่องชั่งสปริงที่มีแผ่นเหล็กฝาประกับด้านบนเครื่องชั่งสปริงที่เป็นส่วนตั้งศูนย์ต้องติดแน่นถาวรกับตัวเครื่องชั่งสปริง ไม่สามารถหมุนคลายออกได้(๙)ดุมเข็มชี้อัตราน้ำหนักต้องยึดติดแน่นกับเข็มชี้อัตราน้ำหนักและให้ทำเป็นเหลี่ยมและใช้หมุดย้ำแกนให้แน่นติดกับเข็มชี้อัตราน้ำหนักเพื่อมิให้เข็มชี้อัตราน้ำหนักหลวมคลอนได้ข้อ ๗ผู้รับใบอนุญาตต้องตรวจสอบการแสดงการประทับหรือแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ไว้บนเครื่องชั่งสปริง ต้องอ่านง่าย ชัดเจน และลบเลือนยาก(๑) ชื่อ หรือเครื่องหมายการค้าของผู้ผลิต(๒) รุ่นซึ่งระบุแบบของเครื่องชั่งสปริง(๓)เลขลำดับประจำเครื่องที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้และประทับหรือแสดงไว้ที่ถาดรับของชั่งด้วย(๔) พิกัดกำลังของเครื่องชั่งสปริง(๕) เครื่องหมายเฉพาะตัวหมวด๒การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งสปริง ข้อ ๘การตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งสปริงให้มีการทดสอบการแกว่งของเข็มชี้อัตราน้ำหนักการทดสอบวางน้ำหนัก การทดสอบความสามารถทำซ้ำได้และการทดสอบวางน้ำหนักที่ตำแหน่งต่างๆ ตามที่กำหนดข้อ ๙การทดสอบการแกว่งของเข็มชี้อัตราน้ำหนักให้ทดสอบโดยการปรับเข็มชี้อัตราน้ำหนักของหน้าปัดทุกด้านให้แสดงค่าศูนย์และวางตุ้มน้ำหนักแบบมาตราที่มีอัตราน้ำหนักเท่ากับพิกัดกำลังของเครื่องชั่งสปริงบนถาดรับของชั่ง(ส่วนรับน้ำหนัก)แล้วทดสอบดูว่าเข็มชี้อัตราน้ำหนักต้องเคลื่อนไหวในสภาพที่ทำงานได้อย่างดีไม่ติดขัดข้อ ๑๐ การทดสอบวางน้ำหนักให้ทดสอบตามวิธีการต่อไปนี้(๑)ปรับเข็มชี้อัตราน้ำหนักของหน้าปัดทุกด้านให้แสดงค่าศูนย์และวางตุ้มน้ำหนักแบบมาตราบนถาดรับของชั่ง ตามลำดับอัตราน้ำหนักที่กำหนดตามตารางที่ ๑ตารางที่๑พิกัดกำลังของเครื่องชั่งสปริง๑ กก.๓ กก.๗ กก.๑๕ กก.๒๐ กก.๓๕ กก.๖๐ กก.อัตราน้ำหนักที่ใช้ทดสอบ๐๒๐๐ ก.๐๕๐๐ ก.๐๑ กก.๐๓ กก.๐๓ กก.๐๕ กก.๐๕ กก.๕๐๐ ก.๑ กก.๑ กก.๒ กก.๒ กก.๕ กก.๕ กก.๑๐ กก.๕ กก.๑๐ ก.๑๐ กก.๒๐ กก.๑๐ กก.๒๐ กก.๐๓ กก.๐๗ กก.๐๑๒ กก.๑๕ กก.๐๑๕ ก.๒๐ ก.๐๓๐ กก.๓๕ กก.๐๔๐ กก.๖๐ กก.๐(๒)การแสดงค่าบนหน้าปัดแต่ละหน้าจะต้องมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรองทั้งฝ่ายมากและฝ่ายน้อยตามตารางที่๒ผลต่างของการแสดงค่าระหว่างหน้าปัดทั้งสองต้องไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของแต่ละน้ำหนักที่ใช้ทดสอบตามตารางที่ ๒ตารางที่๒ อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดพิกัดกำลังค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง (e)น้ำหนักที่ใช้ทดสอบอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดสำหรับการให้คำรับรอง๑ กก.๕ ก.ไม่เกิน ๒๕๐ ก.๒.๕ ก.เกิน ๒๕๐ ก. ขึ้นไป๕ ก.๓ กก.๑๐ ก.ไม่เกิน ๕๐๐ ก.๕ ก.เกิน ๕๐๐ ก. ขึ้นไป๑๐ ก.๗ กก.๒๐ ก.ไม่เกิน ๑ กก.๑๐ ก.เกิน ๑ กก. ขึ้นไป๒๐ ก.๑๕ กก.๑๐๐ ก.ไม่เกิน ๒.๕ กก.๒๕ ก.เกิน ๒.๕ กก. ขึ้นไป๕๐ ก.๒๐ กก.๑๐๐ ก.ไม่เกิน ๒.๕ กก.๒๕ ก.เกิน ๒.๕ กก. ขึ้นไป๕๐ ก.๓๕ กก.๑๐๐ ก.ไม่เกิน ๕ กก.๕๐ ก.เกิน ๕ กก. ขึ้นไป๑๐๐ ก.๖๐ กก.๒๐๐ ก.ไม่เกิน ๑๐ กก.๑๐๐ ก.เกิน ๑๐ กก. ขึ้นไป๒๐๐ ก.ข้อ ๑๑การทดสอบความสามารถทำซ้ำได้ให้ทดสอบโดยการปรับเข็มชี้อัตราน้ำหนักของหน้าปัดทุกด้านให้แสดงค่าศูนย์และวางตุ้มน้ำหนักแบบมาตราบนตำแหน่งกลางถาดรับของชั่งตามอัตราน้ำหนักที่กำหนดตามตารางที่๓ ให้วางซ้ำกันสามครั้งการแสดงค่าบนหน้าปัดแต่ละหน้าจะต้องมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดของน้ำหนักที่ทดสอบตามตารางที่ ๓ตารางที่๓พิกัดกำลังการทดสอบความสามารถทำซ้ำได้น้ำหนักที่ใช้ทดสอบวางสามครั้งค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด๑ กก.๒๐๐ ก.๒.๕ ก.๓ กก.๑ กก.๑๐ ก.๗ กก.๒ กก.๒๐ ก.๑๕ กก.๕ กก.๕๐ ก.๒๐ กก.๕ กก.๕๐ ก.๓๕ กก.๑๐ กก.๑๐๐ ก.๖๐ กก.๒๐ กก.๒๐๐ ก.ข้อ ๑๒การทดสอบวางน้ำหนักที่ตำแหน่งต่างๆให้ทดสอบตามวิธีการต่อไปนี้(๑)ปรับเข็มชี้อัตราน้ำหนักของหน้าปัดทุกด้านให้แสดงค่าศูนย์และวางตุ้มน้ำหนักแบบมาตราตามอัตราน้ำหนักที่กำหนดไว้ในตารางที่ ๔ บนถาดรับของชั่งณ ตำแหน่งต่างๆ ตามลำดับดังรูปรูปที่ ๑ถาดรับของชั่งแบบสี่เหลี่ยม รูปที่๒ ถาดรับของชั่งแบบวงกลม(๒) การแสดงค่าบนหน้าปัดแต่ละหน้าเมื่อวางน้ำหนักที่แต่ละตำแหน่งต้องมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามตารางที่ ๔(๓)ผลต่างของการแสดงค่าบนหน้าปัดแต่ละหน้าระหว่างการวางน้ำหนัก ณ จุดกึ่งกลาง (ตำแหน่ง๐) กับตำแหน่งต่างๆ (ตำแหน่ง ๑, ๒, ๓หรือ ๔) บนถาดรับของชั่ง ต้องไม่เกินค่าสัมบูรณ์ของอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามตารางที่ ๔ตารางที่๔พิกัดกำลังการทดสอบวางน้ำหนักที่ตำแหน่งต่างๆน้ำหนักที่ใช้ทดสอบอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด๑ กก.๒๐๐ ก.๒.๕ ก.๓ กก.๑ กก.๑๐ ก.๗ กก.๒ กก.๒๐ ก.๑๕ กก.๕ กก.๕๐ ก.๒๐ กก.๕ กก.๕๐ ก.๓๕ กก.๑๐ กก.๑๐๐ ก.๖๐ กก.๒๐ กก.๒๐๐ ก.ข้อ ๑๓เครื่องชั่งสปริงที่มีลักษณะและรายละเอียดตามข้อ๖ ข้อ ๗ และผ่านการทดสอบตามข้อ ๙ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๒ให้ถือว่าเป็นเครื่องชั่งสปริงที่ผ่านการทดสอบหมวด๓การให้คำรับรอง ข้อ ๑๔ให้ผู้รับใบอนุญาตประทับหรือแสดงเครื่องหมายคำรับรองตามแบบชว. ๑๐๔ ที่เครื่องชั่งสปริงที่มีลักษณะตามข้อ ๖ และข้อ ๗และผ่านการตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องชั่งสปริงตามหมวด ๒ แล้วเท่านั้นโดยประทับหรือแสดงเครื่องหมายคำรับรองไว้ที่ตำแหน่งที่ป้องกันการแก้ไขหรือดัดแปลงความเที่ยงของเครื่องชั่งสปริงข้อ ๑๕ให้ผู้รับใบอนุญาตออกหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัดดังนี้(๑)กรณีใช้หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัด ตามแบบ ชว. ๑๐๘ ผู้รับใบอนุญาตต้องทำทะเบียนการใช้หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัดโดยระบุเลขลำดับประจำเครื่องและหมายเลขของหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัดให้ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนในแต่ละวันที่ทำการตรวจสอบและให้คำรับรอง(๒) กรณีใช้หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัดตามแบบ ชว. ๑๐๖ ผู้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการ ดังนี้(ก) แสดงรายละเอียดต่างๆของหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัดให้ครบถ้วนและถูกต้องทุกแห่ง(ข)ลงนามในหนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัด(ค) ประทับวันที่ตรวจสอบและให้คำรับรองที่หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัดให้ถูกต้องครบถ้วนทุกฉบับข้อ ๑๖ให้รายงานผลการตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริงตามแบบชว.ตร. ๐๐๗ ท้ายระเบียบนี้ แล้วแจ้งสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขาพร้อมกับรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดตามระเบียบสำนักงานกลางชั่งตวงวัดว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งตวงวัดพ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙ประกาศณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ยรรยงพวงราชอธิบดีกรมการค้าภายใน[เอกสารแนบท้าย]๑.แบบรายงานผลการตรวจสอบและให้คำรับรองเครื่องชั่งสปริง (ชว ตร ๐๐๗)(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ๙มกราคม ๒๕๕๑[๑] ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๒๐๕ ง/หน้า ๔๐/๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐