ประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัดประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัดเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบความสอดคล้องกันของส่วนชั่งน้ำหนักและส่วนส่งผ่านน้ำหนักพ.ศ.๒๕๖๐[๑] ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป และมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นระบบดิจิทัล (เครื่องชั่งรถยนต์) พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อกำหนดข้อปฏิบัติให้ผู้ใช้เครื่องชั่งรถยนต์รวมถึง ผู้ผลิต ผู้ซ่อมเครื่องชั่งรถยนต์ ถือปฏิบัติให้เกิดความเป็นธรรมในทางการค้าแก่ผู้เกี่ยวข้องกับการชั่งทุกฝ่ายนั้นเพื่อให้การตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไป และมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นระบบดิจิทัล(เครื่องชั่งรถยนต์) เป็นไปด้วยความถูกต้อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา๖ แห่งพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๔ (๒) ของประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้นไปและมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นระบบดิจิทัล (เครื่องชั่งรถยนต์) พ.ศ. ๒๕๕๙ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีกรมการค้าภายใน ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ ๑ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปข้อ ๒ ในประกาศนี้เครื่องชั่ง หมายความว่าเครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ ๒๐เมตริกตันขึ้นไป และมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นระบบดิจิทัล (เครื่องชั่งรถยนต์)ส่วนชั่งน้ำหนัก หมายความว่าส่วนที่ทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากส่วนส่งผ่านน้ำหนักเป็นค่าน้ำหนักส่วนส่งผ่านน้ำหนัก หมายความว่า โหลดเซลล์ส่วนรับน้ำหนัก หมายความว่า แท่นชั่งข้อ ๓ให้ผู้ผลิตกำหนดรายละเอียดทางเทคนิคหรือคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องชั่ง ส่วนชั่งน้ำหนักและส่วนส่งผ่านน้ำหนัก ดังนี้(๑) เครื่องชั่ง (WI) ต้องแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้(ก) ชั้นความเที่ยง (Accuracy class)(ข) พิกัดกำลังสูงสุดของเครื่องชั่ง (Maximum capacity) Max(ค)ค่าขั้นหมายมาตรารับรองของเครื่องชั่ง e(Verification scale interval)(ง)จำนวนส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Number of load cells) N(จ) อัตราส่วนทดน้ำหนัก (Reduction ratio) R(ฉ)น้ำหนักคงที่เริ่มต้นบนส่วนรับน้ำหนัก DL(Deal load of load receptor)(ช) ช่วงการตั้งค่าศูนย์ (Initial zero - setting range) IZSR(ซ) ค่าแก้สำหรับน้ำหนักที่ไม่สม่ำเสมอ NUD(Correction for non - uniform distributed load)(ฌ) ค่าทดน้ำหนัก (Additive tare) T+(ญ) ขอบเขตอุณหภูมิการใช้งาน (Temperature range) Tmin / Tmax(ฎ) ความยาวสายสัญญาณ (Cable length of connecting cable) L(ฏ) พื้นที่หน้าตัดสายสัญญาณ (Cross section of wire) Aโดยกำหนดให้อัตราส่วนทดน้ำหนัก และน้ำหนักคงที่เริ่มต้นมีคุณสมบัติดังนี้อัตราส่วนทดน้ำหนัก (Reduction ratio) (R) คืออัตราส่วนของแรงที่กดลงบนส่วนส่งผ่านน้ำหนักต่อแรงที่กดลงบนส่วนรับน้ำหนักน้ำหนักคงที่เริ่มต้นบนส่วนรับน้ำหนัก (Deal load of load receptor) (DL) คือ น้ำหนักของส่วนรับน้ำหนักและโครงสร้างที่กดลงบนส่วนส่งผ่านน้ำหนักค่าแก้สำหรับน้ำหนักที่ไม่สม่ำเสมอ (Correction for non - uniform distributed load) (NUD) แบ่งออกได้เป็น ๓ ประเภท๑)เครื่องชั่งที่มีการใช้อัตราส่วนทดน้ำหนัก (R≠๑)และมีส่วนส่งผ่านน้ำหนักตัวเดียว NUD = ๐% ของพิกัดกำลังสูงสุดของเครื่องชั่ง๒) เครื่องชั่งแบบทั่วไป NUD = ๒๐% ของพิกัดกำลังสูงสุดของเครื่องชั่ง๓) เครื่องชั่งแบบรถยก (Fork lift) NUD = ๕๐% ของพิกัดกำลังสูงสุดของเครื่องชั่ง(๒) ส่วนชั่งน้ำหนัก (IND) ต้องแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้(ก) ชั้นความเที่ยง (Accuracy class)(ข) จำนวนขั้นหมายมาตราตรวจรับรองสูงสุด nind(Max. number of verification Scale intervals)(ค) ค่าแรงดันไฟฟ้ากระตุ้นที่ส่งไปยังส่วนส่งผ่านน้ำหนัก Uexc(Load cell excitation voltage)(ง)ค่าแรงดันสัญญาณไฟฟ้าต่ำสุดที่รับเข้ามาจากส่วนส่งผ่านน้ำหนัก Umin(Minimum input voltage)(จ)ค่าแรงดันสัญญาณไฟฟ้าต่ำสุดที่รับเข้ามาจากส่วนส่งผ่านน้ำหนัก ∆uminต่อค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรอง(Min. input voltage per verification scale interval)(ฉ) ค่าความต้านทานต่ำสุด/สูงสุดของโหลดเชลล์ RLmin / RLmax(Min./max. load cell impedance)(ช) ขอบเขตอุณหภูมิการใช้งาน (Temperature range) Tmin / Tmax(ซ) จำนวนสายสัญญาณ (Cable connection)(ฌ) อัตราส่วนสูงสุดระหว่างความยาวต่อพื้นที่หน้าตัด (L/A)max(Max. value of cable length per wire cross section)(๓) ส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (LC) ต้องแสดงรายละเอียด ดังต่อไปนี้(ก) ชั้นความเที่ยง (Accuracy class)(ข) พิกัดกำลังสูงสุดของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก(Maximum capacity) Emax(ค)ค่าน้ำหนักเริ่มต้นต่ำสุดของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก Emin(Minimum dead load)(ง)ค่าสัญญาณส่งออกของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Rated output) C(จ)จำนวนขั้นหมายมาตราตรวจรับรองสูงสุดของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก nLC(Max. number of verification Scale intervals)(ฉ)ค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองต่ำสุดของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก vmin(Minimum load cell verification interval)(ช) อัตราส่วน Emax / vmin Y(ซ) อัตราส่วน Emax / (๒ x DR) Z(ฌ)ความต้านทานของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก RLC(Input resistance of one load cell)(ญ) ขอบเขตอุณหภูมิการใช้งาน (Temperature range) Tmin / Tmaxข้อ ๔ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการตรวจสอบความสอดคล้องกันของเครื่องชั่ง ส่วนชั่งน้ำหนักและส่วนส่งผ่านน้ำหนักดังนี้(๑)ชั้นความเที่ยงของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (LC) และส่วนชั่งน้ำหนัก (IND) ต้องเทียบเท่าหรือดีกว่าชั้นความเที่ยงของเครื่องชั่ง(WI) (Accuracy class of LC & IND equal or better accuracy class of WI)ชั้นความเที่ยงอ้างอิงWIIIIIIIIIIIOIML R ๗๖INDIIIIIIIII , IIIIOIML R ๗๖LCABCC , DOIML R ๖๐(๒) ขอบเขตอุณหภูมิการใช้งานของเครื่องชั่ง(WI) ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตอุณหภูมิการใช้งานของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (LC) และส่วนชั่งน้ำหนัก (IND) ตามสมการTmin (LC & IND) ≤ Tmin (WI)Tmax (LC & IND) ≥ Tmax (WI)(๓)จำนวนขั้นหมายมาตราตรวจรับรองสูงสุดของส่วนชั่งน้ำหนัก (nind) จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนขั้นหมายมาตราตรวจรับรองของเครื่องชั่ง (n) ตามสมการnind ≥ n = Max / e(๔)ค่าพิกัดกำลังสูงสุดของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Emax) จะต้องสอดคล้องกับค่าพิกัดกำลังสูงสุดของเครื่องชั่ง (Max) ตามสมการQ x Max xR / N ≤ Emaxโดยที่ Q = (Max + DL +IZSR + NUD + T+) / MaxMax = พิกัดกำลังสูงสุดของเครื่องชั่ง(Maximum capacity)DL = น้ำหนักคงที่เริ่มต้นบนส่วนรับน้ำหนัก (Deal load of load receptor)IZSR = ช่วงการตั้งค่าศูนย์(Initial zero-setting range)NUD = ค่าแก้สำหรับน้ำหนักที่ไม่สม่ำเสมอ (Correction for non - uniform distributed load)T+ = ค่าทดน้ำหนัก (Additive tare)R = อัตราส่วนทดน้ำหนัก (Reduction ratio)N = จำนวนส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Number of load cells)(๕)จำนวนขั้นหมายมาตราตรวจรับรองสูงสุดของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (nLC) จะต้องมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนขั้นหมายมาตราตรวจรับรองของเครื่องชั่ง (n) ตามสมการnLC ≥ n = Max / e(๖)น้ำหนักคงที่เริ่มต้นบนส่วนรับน้ำหนัก (DL) จะต้องสอดคล้องกับค่าน้ำหนักเริ่มต้นต่ำสุดของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก(Emin) ตามสมการDL x R / N ≥ Eminโดยที่ DL = น้ำหนักคงที่เริ่มต้นบนส่วนรับน้ำหนัก (Deal load of load receptor)R = อัตราส่วนทดน้ำหนัก (Reduction ratio)N = จำนวนส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Number of load cells)Emin = ค่าน้ำหนักเริ่มต้นต่ำสุดของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก(Minimum dead load)(๗) ขั้นหมายมาตรารับรองของเครื่องชั่ง(e) จะต้องสอดคล้องกับค่าขั้นหมายมาตราต่ำสุดของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (vmin) ตามสมการe x R / √N ≥ vmin = Emax / Yโดยที่ e =ค่าขั้นหมายมาตราตรวจรับรองของเครื่องชั่ง (Verification scale interval)R = อัตราส่วนทดน้ำหนัก (Reduction ratio)N = จำนวนส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Number of load cells)Emax = พิกัดกำลังสูงสุดของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Maximum capacity)Y = อัตราส่วน Emax / vmin(๘)ค่าแรงดันสัญญาณไฟฟ้าต่ำสุดของเครื่องชั่ง (U) จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับค่าแรงดันสัญญาณต่ำสุดของ(Minimum input voltage) (Umin) ตามสมการU = C x Uexc x R x DL / (Emax x N) ≥ Uminโดยที่ C = ค่าสัญญาณส่งออกของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Rated output)Uexc = ค่าแรงดันไฟฟ้ากระตุ้นที่ส่งไปยังส่วนส่งผ่านน้ำหนักR = อัตราส่วนทดน้ำหนัก (Reduction ratio)DL = น้ำหนักคงที่เริ่มต้นบนส่วนรับน้ำหนัก (Deal load of load receptor)Emax = พิกัดกำลังสูงสุดของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Maximum capacity)N = จำนวนส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Number of load cells)Umin = ค่าแรงดันสัญญาณไฟฟ้าต่ำสุดที่รับเข้ามาจากส่วนส่งผ่านน้ำหนัก(๙)ค่าแรงดันสัญญาณไฟฟ้าต่ำสุดต่อค่าขั้นหมายมาตรารับรองของเครื่องชั่ง (∆u) จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับค่าแรงดันสัญญาณไฟฟ้าต่ำสุดต่อค่าขั้นหมายมาตรารับรอง(∆umin) ตามสมการ∆u = C x Uexc x R x e / (Emax x N) ≥ ∆uminโดยที่ C = ค่าสัญญาณส่งออกของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Rated output)Uexc = ค่าแรงดันไฟฟ้ากระตุ้นที่ส่งไปยังส่วนส่งผ่านน้ำหนักR = อัตราส่วนทดน้ำหนัก (Reduction ratio)e = ค่าขั้นหมายมาตรารับรองของเครื่องชั่ง (Verification scale interval)Emax = พิกัดกำลังสูงสุดของส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Maximum capacity)N = จำนวนส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Number of load cells)∆umin = ค่าแรงดันสัญญาณไฟฟ้าต่ำสุดที่รับเข้ามาจากส่วนส่งผ่านน้ำหนักต่อค่าขั้นหมายมาตรารับรอง(๑๐) ค่าความต้านทานของโหลดเชลล์ (RLC) จะต้องสอดคล้องกับขอบเขตค่าความต้านทานต่ำสุดหารด้วยค่าความต้านทานสูงสุดของโหลดเชลล์(RLmin / RLmax) ตามสมการRLmin ≤ RLC / N ≤ RLmaxโดยที่ N = จำนวนส่วนส่งผ่านน้ำหนัก (Number of load cells)(๑๑)อัตราส่วนสูงสุดระหว่างความยาวต่อพื้นที่หน้าตัดของส่วนชั่งน้ำหนัก (L/A)max จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับอัตราส่วนสูงสุดระหว่างความยาวต่อพื้นที่หน้าตัดของเครื่องชั่ง(L/A) ตามสมการ(L/A) ≤ (L/A)maxข้อ ๕ ให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเครื่องชั่งตรวจสอบความสอดคล้องกันของเครื่องชั่ง ส่วนชั่งน้ำหนักและส่วนส่งผ่านน้ำหนัก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจสอบความสอดคล้องกันของเครื่องชั่งส่วนชั่งน้ำหนักและส่วนส่งผ่านน้ำหนักในข้อ๔ ตามแบบรายงานการตรวจสอบความสอดคล้องกันของเครื่องชั่ง ส่วนชั่งน้ำหนักและส่วนส่งผ่านน้ำหนักที่กำหนดท้ายประกาศนี้ข้อ ๖ให้ผู้ผลิตหรือผู้ซ่อมเครื่องชั่งยื่นแบบรายงานการตรวจสอบความสอดคล้องกันของเครื่องชั่ง ส่วนชั่งน้ำหนักและส่วนส่งผ่านน้ำหนัก พร้อมใบคำขอตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่ง ณ สำนักงานกลางชั่งตวงวัดหรือสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดที่มีเขตอำนาจในท้องที่ที่เครื่องชั่งติดตั้งประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐นันทวัลย์ ศกุนตนาคอธิบดีกรมการค้าภายใน[เอกสารแนบท้าย]๑. รายงานการตรวจสอบความสอดคล้องกันของเครื่องชั่งส่วนชั่งน้ำหนัก และส่วนส่งผ่านน้ำหนักตามประกาศสำนักงานกลางชั่งตวงวัดเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบความสอดคล้องกันของส่วนชั่งน้ำหนักและส่วนส่งผ่านน้ำหนักพ.ศ. ๒๕๖๐(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)พิมพ์มาดา/อัญชลี/จัดทำ๒๑กันยายน ๒๕๖๐นุสรา/ตรวจ๒๓กันยายน ๒๕๖๐[๑] ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๒๙ ง/หน้า ๓๕/๑๙ กันยายน ๒๕๖๐